Progetto Ponte riflettometrico RF - Sezione ARI di Pordenone 'F. Bastianello' - IQ3PN\nIW3 QEC Luigi Ret,via Matteotti 53 – 33084 – Cordenons (PN) luigire@alice.it\nIV3 COU Umberto Baldini,via A. Zenari 33 – 33170 – Pordenone umbertobaldini@alice.it\nPonte riflettometrico RF\nIl “Grid dip meter” è uno strumento che sa d’antico e che quasi certamente i novelli appassionati di elettronica non conoscono; diversamente, gente con i capelli bianchi come noi, ricorda con tenerezza e nostalgia questo magico aggeggio che aiutava a verificare se il circuito oscillante che si stava realizzando era sintonizzato o meno sulla frequenza desiderata.\nIl principio di funzionamento era semplice ma al tempo stesso geniale: un oscillatore a frequenza variabile, veniva lascamente accoppiato al circuito in esame tramite la bobina dell’oscillatore stesso, e solo quando la frequenza di oscillazione corrispondeva alla frequenza di risonanza del circuito L.C in prova, si verificava una variazione di assorbimento nel circuito griglia-catodo del triodo oscillatore: questa variazione (“dip”) veniva evidenziata da uno strumentino che indicava così il raggiungimento della risonanza, la cui frequenza veniva letta sulla scala del condensatore variabile dell’oscillatore.\nLo strumento presentava comunque diversi inconvenienti: i primi Grid Dip erano realizzati a valvola, solitamente un triodo per alta frequenza (il termine “Grid” sta appunto ad indicare “Griglia”, elettrodo appartenente ad un tubo a vuoto): per l’alimentazione del triodo oscillatore occorreva realizzare un alimentatore ad alta tensione che utilizzava, oltre ad altri componenti, un ingombrante trasformatore di tensione: per rendere più pratico l’uso dello strumento veniva così realizzata una “testa” che conteneva l’oscillatore vero e proprio, collegato all’alimentatore da un cordone ombelicale.\nCol passar del tempo si realizzarono oscillatori a transistor bipolari e successivamente ad effetto di campo (FET) che potevano essere alimentati con piccole pile a secco eliminando così alimentatori separati con annessi cordoni di connessione.\nAltro limite dello strumento era dovuto al fatto che per realizzare la sintonia dell’oscillatore, veniva impiegato un unico condensatore variabile mentre per commutare le gamme si ricorreva ad un certo numero di bobine intercambiabili; va da se che per ottenere una discreta definizione di lettura sulla scala del variabile, le gamme non dovevano essere molto espanse: questa necessità però contrastava con la contemporanea esigenza di dover impiegare un numero non eccessivo di bobine.\nPer minimizzare la scarsa definizione e precisione della scala si è successivamente ricorsi alla lettura della frequenza dell’oscillatore per mezzo di un frequenzimetro esterno quando non addirittura fu possibile prevedere l’utilizzo di un lettore di frequenza (gestito da un PIC) inserito stabilmente all’interno dello strumento stesso.\nIl maggior difetto, che è comunque insito nello stesso principio di funzionamento del Grid Dip, sta nel fatto che l’oscillatore deve, per quanto lascamente, essere accoppiato al circuito L.C. in esame: quando si è prossimi alla coincidenza della frequenza dell’oscillatore con la risonanza del circuito L.C. si determina un effetto di “trascinamento” che rende imprecisa la lettura in frequenza.\nPer ovviare ai difetti sopra esposti si è pensato di verificare la risonanza di un circuito L.C. semplicemente evidenziando la variazione di impedenza alla risonanza e quindi rilevando lo sbilanciamento di un ponte a radio frequenza (nel nostro caso un semplice ponte riflettometrico) alimentato da un generatore di segnali a R.F. o da un vobulatore.\nIn questo caso il generatore non viene minimamente influenzato dal circuito in esame per cui la precisione della lettura dipende esclusivamente dalla precisione e stabilità del generatore stesso e, naturalmente, dalla sensibilità del rivelatore utilizzato nel ponte.\nPonte d’impedenza a R.F.\nVi è ben poco da dire riguardo al ponte (vedi All. 1 (schema elettrico) e Foto 1 e 2) in quanto frequentemente trattato in vari articoli su diverse riviste (si rimanda, ad esempio, ad un bell’articolo apparso sul n° 10 / 2008 di RadioKit). Consiglio caldamente lo sperimentatore in radio circuiti di dotarsi di questo strumento di semplice realizzazione e che si presta a molteplici utilizzi.\nA differenza dello schema illustrato nell’articolo citato, nel nostro caso non è stato utilizzato alcun microamperometro, bensì il segnale del rivelatore viene prelevato da un BNC per poter essere visualizzato esternamente con un multimetro od un oscilloscopio (Foto 3): in questo caso si può adattare la sensibilità del visualizzatore alla misura in oggetto; altra differenza è la presenza di una uscita A.L.C. che ai fini della nostra esperienza non viene utilizzata.\nUnica raccomandazione riguardante la realizzazione, l’utilizzo di componenti anti-induttivi (resistori ad impasto) e selezionati per il bilanciamento; meglio ancora, si potrebbe realizzare il tutto su uno stampato di ridotte dimensioni con componenti SMD, come in una nostra successiva realizzazione, adattando il contenitore metallico ed i connettori di un circolatore (Foto 4).\nRealizzato il ponte (sempre che non disponiate già di uno simile) collegate ad una delle due porte una resistenza di riferimento (ad esempio 50 o 75 ohm); all’altra porta collegate un cavetto schermato terminato con un link per l’accoppiamento al circuito in esame: da quello che ci è stato possibile constatare, non è determinante la lunghezza del cavo o la dimensione del link; per questo conviene sperimentare diverse soluzioni ed adottare le più convenienti; nel nostro caso, con i tre link (visibili nella Foto 3), si riesce a coprire comodamente uno spettro di frequenze che va da pochi MHz fino a circa 500 MHz.\nCome visualizzatore di risonanza viene utilizzato un oscilloscopio collegato all’uscita Riv; a basse frequenze si raccomanda di variare la frequenza del generatore molto lentamente (magari utilizzando il verniero) in quanto il “dip” risulta notevolmente “stretto” e quindi difficoltoso da evidenziare; chi disponesse di un vobulatore potrebbe pilotare l’asse orizzontale dell’oscilloscopio con la tensione a dente di sega e visualizzare così il “dip” sullo schermo del CRT.\nPer realizzare la stessa misura si possono utilizzare altri metodi, al punto che questo da noi esposto può rammentare la scoperta dell’acqua calda, ma la proposta vuol solo indicare una possibile alternativa ed uno stimolo alla sperimentazione.\nA proposito di Ponti a RF\nIl ponte RF a componenti discreti precedentemente proposto, presenta però il limite derivante dal fatto di impiegare un rivelatore a diodo.\nRicordiamo che, per quanto un diodo rivelatore al germanio presenti una bassa barriera di giunzione, il segnale ai suoi capi, necessario alla rivelazione, deve superare il centinaio di millivolt, riducendo notevolmente la sensibilità del ponte stesso e richiedendo quindi un segnale di notevole ampiezza, tale da escludere l’utilizzo di generatori con bassi livelli di uscita; per ovviare a questo limite è possibile ricorrere ad un rivelatore attivo (AD8307).\nLo schema è riportato in All. 2 e la realizzazione illustrata nelle Foto 5, 6 e 7; come potrete notare, si ripropone il ponte precedente ma ora realizzato su C.S. (Fig. 3) con componenti SMD e con l’aggiunta dell’AD8307 connesso quale amplificatore-rivelatore logaritmico del segnale presente alla diagonale del ponte.\nQuesto meraviglioso componente, disponibile anche in versione SMD, permette impieghi fino a 500 MHz con una dinamica di ben 92 db (da –75 a + 17 dbm) e si presta bene al nostro scopo; in Internet potete trovare una infinità di applicazioni che vanno da micro-wattmetri digitali a misuratori di onde stazionarie, e molti altri interessanti utilizzi.\nQuale fonte di approvvigionamento, se non ne conoscete altre, potete contattare la fornitissima ditta R.F Elettronica di Franco Rota.\nQuesto ponte attivo, anche se dotato di una sensibilità notevolmente maggiore della versione a componenti passivi, non è proficuamente utilizzabile nell’applicazione proposta all’inizio dell’articolo (alternativa al Grid Dip), in quanto la risposta del rivelatore è logaritmica e quindi poco sensibile alle piccole variazioni.\nLa realizzazione viene proposta per tutti gli altri utilizzi che riguardano specificatamente la radio frequenza.\n← Progetto HF Marker\tProgetto Q-meter 1-50 MHz →


Le pesche dolci : Doce Doce\nda imercola » 27 gen 2015, 17:28\nHo scoperto questo dolcino durante la SAgra del dolce tenutasi nel mio rione anni edd anni fa. All'epoca non riuscii ad avere la ricetta dalla signora che le fece, perche' non sapemmo mai chi le fece!!! Anni dopo la mia amica Angela mi disse che erano tipiche della cittadina dove viveva Arola (in provincia di Vico Equense, terra di Elisabetta!!) e finalmente misi le mani sulla ricetta. Poi col tempo, prima nel forum della cucina italiana, poi sul blog di eleonora trovai delle altre varianti (ho anche scoperto che esistono quelle in pasta brioches). Le ho provate tutte e tre. Preferisco quelle della mia amica Angela, ma richiedono pazienza e tempo.\nMescolare la farina con lo zucchero il lievito la vanillina e la scorza di limone, aggiungere poi alle uova il burro, il latte e mescolare alle polveri. L'impasto deve risultare duro. Fare delle piccole palline che vanno velocemente passate in forno caldo a 180/200 per circa 10 minuti. Bagnarle con l'alchermes, mettere la nutella tra due palline e passarle rapidamente nello zucchero. Sono da preparare almeno 4/5 ore prima e sono una squisitezza.\nRe: Le pesche dolci\nda anavlis » 27 gen 2015, 20:52\nstupende e particolari\nda Rossella » 28 gen 2015, 6:36\nHo letto con interesse le tre varianti che hai messo, la prima quella della tua amica mi sembra di capire che è quella che ti ha più soddisfatta, ma avere a disposizione una sessantina di mezzi gusci di noci non è cosi semplice!\nGrazie bellissime realizzazioni\nda imercola » 28 gen 2015, 9:06\nRossella ha scritto: Ho letto con interesse le tre varianti che hai messo, la prima quella della tua amica mi sembra di capire che è quella che ti ha più soddisfatta, ma avere a disposizione una sessantina di mezzi gusci di noci non è cosi semplice!\nIn realta' sono state inconsciamente pubblicate nell'ordine di quanto mi siano piaciute. Coi gusci vengono leggermente piu' vuote; quelle di Francesca il guscio ha una bella friabilita'; quelle di Sergio sono le piu' prtiche e bisogna svuotarle appena fatte se le si vuol fare ripiene o, lui mette semplicemente la Nutella tra i due gusci.\nLa preferenza per la prima ricetta e' anche una questione affettiva e, dal momento che ho l'albero di noci in giardino, non ho mai avuto problemi a reperire i gusci!!! Di solito chiedevo a mio padre di aprirmi le noci cotte al forno a meta' senza rompere il guscio e lui e' bravo proprio perche' ha molta pazienza!\nda anavlis » 28 gen 2015, 9:14\nimercola ha scritto: Coi gusci vengono leggermente piu' vuote\nVisionando il filmato postato da Rossella, notavo la tecnica usata dal pasticciere per creare la conchetta che sarà riempita con la crema. Prima di infornare schiaccia la pallina con la mano piatta e quando le sforna buca con un coltello il sotto e le poggia con la parte rotonda sotto. Vedo che si sgonfia creando la fossa!\nda imercola » 28 gen 2015, 9:36\nSi ma questo lo puoi fare con la pasta brioche delle pesche di prato!!! Altro post... altra ricetta!\nda anavlis » 28 gen 2015, 10:50\nche sbadata!!!! grazie Imma per il chiarimento considera che ho un'età\nda imercola » 28 gen 2015, 11:51\nMa qua le eta' se sei una signorina!!!!^fleurs^\nda imercola » 28 gen 2015, 16:55\nAlla VAriante 2 bisogna fare una corrata errige\ninvece di 600 gr di lievito, ci vogliono 600 gr farina\nda Clara » 28 gen 2015, 19:23\nBellissime Imma veramente perfette, grazie\nMettiamo anche il link alle Pesche di Prato\ncon impasto diverso\nda imercola » 28 gen 2015, 21:48\nClara ha scritto: Bellissime Imma veramente perfette, grazie


Che cos'è un LVDT (Linear Variable Displacement Transducer)?\nUn LVDT è un dispositivo elettromeccanico utilizzato per convertire le vibrazioni meccaniche o il moto meccanico, in particolare il moto rettilineo, in una corrente elettrica variabile, in una tensione o in segnali elettrici, e viceversa. Meccanismi di azionamento utilizzati principalmente per sistemi di controllo automatico o come sensori di moto meccanico nelle tecnologie di misurazione. La classificazione dei trasduttori elettromeccanici comprende princìpi di conversione o tipi di segnali di uscita.\nIn breve, un trasduttore lineare fornisce una quantità di uscita di tensione correlata ai parametri misurati, per esempio la forza, per il semplice condizionamento del segnale. I dispositivi sensori LVDT sono sensibili alle interferenze elettromagnetiche. La riduzione della resistenza elettrica può essere migliorata con cavi di collegamento più corti per eliminare gli errori significativi. Un trasduttore di spostamento lineare necessita da tre a quattro fili di collegamento per l'alimentazione e l'erogazione del segnale di uscita.\nFisicamente, la costruzione LVDT è un cilindro metallico cavo in cui un albero di diametro minore si muove liberamente avanti e indietro lungo l'asse lungo del cilindro. L'albero, o asta di spinta, termina in un nucleo magneticamente conduttivo che deve trovarsi all'interno del cilindro, o gruppo bobina, quando il dispositivo è in funzione.\nNella prassi comune, l'asta di spinta è fisicamente attaccata all'oggetto mobile la cui posizione deve essere determinata (il misurando), mentre il gruppo bobina è attaccato a un punto di riferimento fisso. Il movimento del misurando sposta il nucleo all'interno del gruppo bobina; questo moto viene misurato elettricamente.\nPrincipi di conversione:\nUscita analogica e discreta\nValutazione dei trasduttori elettromeccanici:\nQualità statiche e dinamiche\nSensibilità o rapporto di trasferimento: E=Δy/Δx o Δy è la variazione della quantità di uscita y quando la quantità di ingresso x viene modificata di Δx\nSegnale di uscita: intervallo di frequenza di funzionamento\nErrore statico di conversione o del segnale\nTipi di LVDT\nSensori LVDT - determinare se è necessario misurare una corrente relativa: C in ingresso, CA in uscita, CC in ingresso, CC in uscita, o misurare le frequenze di risonanza di bobine come funzione della posizione della bobina e dei dispositivi basati sulla frequenza.\nIndotti chiusi: questi meccanismi sono migliori per intervalli di lavoro lunghi. Gli indotti chiusi aiutano a prevenire il disallineamento poiché sono guidati e bloccati da gruppi a basso attrito.\nIndotti non guidati: con qualità di risoluzione infinita, il meccanismo dell'indotto non guidato ha un design anti usura che non limita la risoluzione dei dati misurati. Questo tipo di meccanismo è attaccato al campione da misurare, si inserisce liberamente nel tubo e prevede che il corpo dell'LVDT sia supportato separatamente.\nIndotti estesi a forza: utilizzano meccanismi a molla interni, forza pneumatica o motori elettrici per spingere l'indotto in modo continuo fino alla massima estensione possibile. Gli indotti estesi a forza vengono utilizzati negli LVDT per applicazioni a movimento lento. Questi meccanismi non necessitano di alcun collegamento tra il campione e l'indotto.\nI trasduttori di spostamento lineare sono comunemente utilizzati nelle macchine utensili moderne, nell'avionica, nella robotica e nel controllo computerizzato o del movimento, nella produzione di automazione. La selezione di un tipo di LVDT applicabile può essere presa in considerazione utilizzando le specifiche seguenti:\nLinearità: deviazione massima dalla proporzionalità diretta tra la distanza misurata e la distanza di uscita sull'intervallo di misurazione.\n>0,025 ± % fondo scala\n0,025 - 0,20 ± % fondo scala\n0,20 - 0,50 ± % fondo scala\n0,50 - 0,90 ± % fondo scala\n0,90 - ± % fondo scala e superiore\nTemperature di esercizio: >-32 ºF (-35 ºC), da -32 a 32 ºF (da -35 a 0 ºC), da 32 a 175 ºF (da 0 a 79 ºC), da 175 a 257 ºF (da 79 a 125 ºC), uguale o superiore a 257 ºF (125 ºC). Intervallo di temperatura entro il quale il dispositivo deve funzionare con precisione.\nIntervalli di misurazione: 0,02", da 0,02 a 0,32", da 0,32 a 4,0", da 4,0 a 20,0", ±20,0" (intervallo di misurazione o distanza massima misurata)\nPrecisione: descrive la percentuale di deviazione dal valore effettivo/reale dei dati di misurazione.\nUscita: tensione, corrente o frequenza\nInterfaccia: protocollo di uscita digitale standard-seriale (seriale) come RS232, o protocollo di uscita digitale standard-parallelo (parallelo) come IEEE488.\nTipo LVDT: bilanciamento corrente CA/CA, CC/CC o basato sulla frequenza\nSpostamento: un trasduttore di spostamento lineare, o LVDT, è un trasduttore elettrico utilizzato nella misurazione della posizione lineare. Lo spostamento lineare è il movimento di un oggetto in una direzione lungo un unico asse. Lo spostamento di misurazione indica la direzione del moto. Il segnale di uscita del sensore di spostamento lineare è la misurazione della distanza percorsa da un oggetto in unità di millimetri (mm) o pollici (in.), e può avere un valore positivo o negativo. I trasduttori di spostamento LVDT di precisione sono montati sulla maggior parte delle moderne linee di prodotto per la misurazione automatica nell'ambito della classificazione, delle applicazioni "go-no go" e delle operazioni di qualità. La costruzione di alberi in acciaio temprato, guarnizioni O-ring e aste di spinta in titanio ottimizzano la funzione di precisione nella maggior parte delle condizioni industriali. L'utilizzo dei moduli IC ibridi fornisce un'uscita lineare mV/V/mm o mV/V/pollici per interfacciarsi con misuratori di ingresso CC standard, regolatori industriali, registratori e interfacce dati.\nGli LVDT sono costruiti e progettati per soddisfare molte applicazioni del settore:\nElettricamente, l'LVDT è un dispositivo a mutua induttanza. All'interno del gruppo bobina vi sono tre avvolgimenti del trasformatore. Uno primario centrale è affiancato da due secondari, uno su ciascuno dei lati; le uscite secondarie sono cablate insieme per formare un circuito opposto in serie. L'eccitazione CA viene applicata al primario, dando luogo a correnti di induttanza nei secondari come mediate dal nucleo magneticamente conduttivo. Con il nucleo al punto morto (equidistante rispetto a entrambi gli avvolgimenti secondari), nessuna tensione compare sulle uscite secondarie. Non appena il nucleo si muove, anche di una quantità minima, viene indotta una tensione differenziale sull'uscita secondaria. La fase della tensione è determinata dalla direzione dello spostamento del nucleo; l'ampiezza è determinata in maniera più o meno lineare dalla grandezza dell'escursione del nucleo dal centro.\nQuesto design differenziale offre all'LVDT un vantaggio significativo rispetto ai dispositivi tipo potenziometro, in quanto la risoluzione non è limitata dalla spaziatura degli avvolgimenti della bobina. In un trasduttore lineare qualsiasi movimento del nucleo provoca una variazione proporzionale dell'uscita. Pertanto l'LVDT ha teoricamente una risoluzione infinita; in pratica la risoluzione è limitata solo dall'elettronica di uscita esterna e dalle sospensioni fisiche.\nPoiché si tratta di un trasformatore, l'LVDT necessita di un segnale di comando ca. Un pacchetto elettronico dedicato, o condizionatore di segnale, è solitamente utilizzato per generare tale segnale di comando, e anche per convertire l'uscita ca analogica del dispositivo a +5 V cc, 4-20 mA o qualche altro formato compatibile con le apparecchiature a valle. Questa circuiteria può essere esterna o alloggiata all'interno del corpo del trasduttore. L'elettronica interna consente all'utente di alimentare il trasduttore con un segnale cc di qualità solo moderata, spesso un vantaggio nelle applicazioni con alimentazione a batteria e a bordo di veicoli. Tuttavia, l'elettronica esterna offre una qualità superiore e può fornire funzioni opzionali, come la calibrazione, per consentire la lettura diretta nelle unità ingegneristiche.\nDiagrammi LVDT di base\nCome funziona un LVDT?\nUn trasduttore di spostamento lineare è essenzialmente un trasformatore miniaturizzato avente un avvolgimento primario, due bobine secondarie avvolte simmetricamente, e un nucleo di indotto libero di muoversi lungo il suo asse lineare in guide a cuscinetto di precisione. Un'asta di spinta collega il componente monitorato al nucleo dell'indotto, in modo tale che lo spostamento di tale componente sposti il nucleo dal centro.\nUn tipico sensore LVDT è dotato di tre bobine solenoidi, allineate da estremità a estremità, che circondano il tubo. La bobina primaria si trova al centro e le bobine secondarie sono in posizione superiore e inferiore. L'oggetto della misurazione della posizione è attaccato al nucleo ferromagnetico cilindrico, e scorre lungo l'asse del tubo. La corrente alternata aziona la bobina primaria provocando una tensione indotta nelle due bobine secondarie proporzionale alla lunghezza del nucleo di collegamento. Solitamente, l'intervallo di frequenza è da 1 a 10 kHz.\nIl movimento del nucleo attiva il collegamento dalla bobina primaria a entrambe le bobine secondarie, che cambia le tensioni indotte. Il differenziale della tensione di uscita delle bobine secondarie superiore e inferiore è il movimento dalla fase zero calibrata. L'utilizzo di un rilevatore sincrono legge una tensione di uscita con segno che è correlata allo spostamento. I trasduttori lineari LVDT possono essere lunghi fino a diversi pollici e fungere da sensore di posizione assoluta ripetibile e riproducibile. Altre azioni o altri movimenti non alterano la precisione della misurazione. L'LVDT è inoltre altamente affidabile poiché il nucleo scorrevole non tocca l'interno del tubo e consente al sensore di stare in un ambiente completamente sigillato.\nL'LVDT è un dispositivo ca, il che significa che è necessario che l'elettronica traduca la sua uscita in un segnale cc utile. Esistono due moduli ibridi che sono alla base dell'elaborazione del segnale LVDT: un oscillatore e un demodulatore.\nL'oscillatore è progettato per fornire un'onda sinusoidale stabile per azionare il trasduttore, e un riferimento a onda quadra per il demodulatore. Il demodulatore è progettato per amplificare l'uscita dal trasduttore e convertirla in una tensione cc molto precisa direttamente proporzionale allo spostamento.\nPer azionare il trasduttore lineare, è necessario azionare la primaria con un'onda sinusoidale e l'uscita dalle secondarie consiste in un'onda sinusoidale con l'informazione sulla posizione contenuta nell'ampiezza e nella fase. L'uscita al centro della corsa è pari a zero, salendo fino all'ampiezza massima a entrambe le estremità della corsa. L'uscita è in fase con l'azionamento primario a un'estremità della corsa e fuori fase all'altra estremità.\nIn un trasduttore di spostamento lineare di alta qualità, la relazione tra posizione e fase/ampiezza è lineare. L'oscillatore e il demodulatore sono ciò che rende facile la transizione tra posizione e fase/ampiezza.\nLa funzione dell'oscillatore è quella di fornire una tensione a onda sinusoidale precisa per azionare il trasduttore, stabile sia in ampiezza sia in frequenza. Fornisce anche un riferimento di fase a onda quadra al riferimento per l'uso interno e per l'impostazione degli zeri nel demodulatore. L'oscillatore funziona come segue. L'onda sinusoidale per l'azionamento del trasduttore è generata da un oscillatore interno a ponte di Wien ad alta stabilità. La frequenza dell'oscillatore viene impostata collegando i perni o aggiungendo resistori esterni. L'onda sinusoidale viene quindi fatta passare attraverso un amplificatore di potenza per fornire corrente sufficiente ad azionare la maggior parte dei trasduttori (50 mA) senza la necessità di buffer esterni. L'amplificatore di potenza contiene circuiteria di protezione poiché vi è la probabilità di cortocircuiti nell'ambiente in cui operano la maggior parte dei trasduttori.\nL'onda sinusoidale viene inviata in uscita al trasduttore e viene utilizzata internamente per generare un'onda quadra per il riferimento di fase del demodulatore. L'uscita dell'oscillatore è monitorata dall'ingresso di rilevamento remoto, che consente di tenere conto delle cadute di tensione nei conduttori del trasduttore. Tale ingresso viene campionato dall'onda quadra e confrontato con l'ingresso di riferimento nel regolatore di ampiezza per mantenere la tensione dell'oscillatore a un livello fisso. L'ingresso di riferimento viene ricavato dall'uscita di riferimento o dall'uscita raziometrica, consentendo alla tensione dell'oscillatore di essere fissa o proporzionale alla tensione di alimentazione.\nDescrizione del demodulatore\nLa funzione del demodulatore è quella di prendere l'uscita CA del trasduttore e convertirla in una tensione cc utile proporzionale allo spostamento, al carico, eccetera. Esso contiene anche della circuiteria per consentire la regolazione del guadagno e dello zero per adattarsi a un'ampia gamma di trasduttori.\nIl demodulatore funziona come segue. L'uscita del trasduttore viene immessa in un circuito di selezione del guadagno grossolano e quindi amplificata. Questo amplificatore può avere un guadagno di 25 o 250 se viene utilizzata l'opzione x10, il guadagno aggiuntivo consentendo il funzionamento con trasduttori a bassa uscita come gli estensimetri.\nFare l'amplificazione principale con il segnale ca vuol dire che la deriva del circuito è ridotta. Il segnale ca ad alto livello viene quindi passato a un demodulatore sincrono di fase, che utilizza l'onda quadra dell'oscillatore per convertirla in una tensione cc con qualche ca sovrapposta. Questa viene quindi immessa attraverso un filtro passa basso che rimuove la maggior parte dei componenti ca lasciando una tensione cc costante con leggere ondulazioni. Il filtro passa basso include una circuiteria per impostare zero grossolano, zero accurato e guadagno accurato, e dispone anche di collegamenti in modo tale che le caratteristiche del filtro possano essere variate.\nInnovazioni e applicazioni per il trasduttore lineare\nEsistono numerose opzioni di installazione. Il gruppo bobina può essere attaccato al misurando mentre l'asta di spinta è attaccata al punto fisso, se si desidera. Possono essere impiegati vari collegamenti meccanici, in modo tale che il movimento del nucleo possa essere maggiore o minore del movimento del misurando.\nL'impianto LVDT è migliore per le misurazioni di prova di trazione\nQuando si sottopone un materiale a prova di trazione per determinarne il modulo elastico è necessario conoscere con precisione il carico applicato e la distanza alla quale il materiale si allunga sotto tale carico. Tradizionalmente, questi parametri vengono accuratamente misurati utilizzando rispettivamente una cella di carico e un trasduttore di spostamento LVDT. In questi ultimi casi, un estensimetro che incorpora il trasduttore di spostamento è collegato direttamente al campione in prova.\nQuesto metodo presenta due svantaggi distinti:\nl'estensimetro deve essere impostato per ogni campione e tende a limitare l'accesso allo stesso.\nse il campione viene sottoposto a test fino al punto di rottura, l'urto improvviso può danneggiare il trasduttore.\nQuesti svantaggi possono essere evitati utilizzando invece un impianto dotato di un trasduttore di misurazione LVDT che si muove a contatto con un meccanismo di trasferimento "a cuneo" lavorato di precisione.\nCon questo metodo alternativo, il trasduttore lineare di misurazione è fissato al morsetto di fissaggio del campione che si muove quando il materiale si allunga. Quando la testa di rilevamento del trasduttore di misurazione si sposta verso l'alto sulla superficie inclinata del cuneo, il movimento verticale viene trasferito a un movimento orizzontale proporzionale del nucleo del trasduttore. Il segnale lineare di uscita della tensione dal trasduttore viene immesso in un voltmetro digitale o in un dispositivo di misurazione analogo, che può essere calibrato con riferimento all'angolo della superficie inclinata per fornire una misurazione diretta e precisa dell'allungamento del materiale sotto carico.\nPoiché la punta a sfera di precisione del trasduttore di misurazione viaggia liberamente lungo la superficie liscia lavorata dell'inclinazione, e poiché l'albero del trasduttore scorre in cuscinetti di precisione, non si verifica alcuna sollecitazione laterale dell'albero del trasduttore. Ciò è ulteriormente garantito dall'utilizzo di un angolo di inclinazione molto basso rispetto alla direzione di spostamento, cosa che consente anche l'utilizzo di un trasduttore con corsa piccola; il movimento orizzontale del nucleo del trasduttore può essere fino a 10 volte più piccolo della distanza verticale percorsa.\nI trasduttori di misurazione hanno uscite lineari molto precise, anche per piccole corse, in modo tale che anche la misurazione calibrata dell'allungamento del campione di prova sia molto accurata. Per allungamenti molto piccoli, per esempio inferiori a 1 mm, sotto carichi applicati elevati, un estensimetro che utilizza un trasduttore di spostamento lineare sarà marginalmente più preciso. Tuttavia, il dispositivo trasduttore di misurazione è preferibile per la maggior parte delle applicazioni ed è particolarmente adatto quando si provano materiali come metalli morbidi, plastiche e gomma, che si allungano di quantità significative senza rompersi.\nPoiché il trasduttore di misurazione è fissato al lato del morsetto, non ostacola l'accesso al campione di prova. Inoltre non necessita di essere impostato ogni volta che un nuovo campione viene collocato nella macchina di prova. Se il campione si rompe, la punta del trasduttore si sposta semplicemente più rapidamente lungo l'inclinazione senza rischio di danni. Il design complessivo è molto compatto.\nI trasduttori si adattano a uno spessore variabile del materiale\nI trasduttori di misurazione sono comunemente utilizzati nel settore per verificare che lo spessore di un materiale industriale a lastra, come carta o metallo, rimanga entro le tolleranze specificate. Quando il profilo del prodotto misurando prevede vari spessori diversi, come per esempio un'estrusione complessa, si può ideare un impianto di misurazione che incorpora una serie di trasduttori lineari per il monitoraggio delle varie dimensioni. In una ulteriore variante di questa idea, trasduttori di misurazione di tipo LVDT sono stati incorporati in un impianto progettato per misurare lo spessore variabile di un materiale di produzione naturale: pelli animali lavorate. Queste misurazioni di profilo sono poi utilizzate per creare un'immagine di una pelle completa, in modo tale che le aree di spessore uniforme possano essere tagliate da essa e utilizzate al meglio; la pelle più sottile è selezionata forse per i guanti, le aree più spesse per le borse e così via.\nCome per i materiali a lastra di spessore uniforme, la pelle viene fatta passare per la misurazione dello spessore tra sostanzialmente due rulli, che sono entrambi liberi di ruotare attorno ai loro assi. Il rullo inferiore è fissato nel suo piano verticale per fornire un riferimento per la misurazione. L'altro può muoversi in senso verticale per seguire la superficie superiore del materiale, e la distanza di cui esso si allontana dal riferimento (cioè lo spessore del materiale) viene misurata dai trasduttori di misurazione. Tuttavia, per adattarsi ai vari spessori della pelle, in questo caso il rullo superiore è diviso lungo la sua larghezza in sedici sezioni separate.\nOgni sezione è caricata a molla contro un mandrino di supporto comune, posto a una distanza fissa al di sopra del rullo di riferimento. Quando la pelle passa tra i rulli, le sezioni del rullo superiore sono tenute a contatto positivo con la superficie del materiale dalle molle, ma sono in grado di muoversi su e giù al variare dello spessore della pelle. Un trasduttore di misurazione LVDT separato è dedicato a ciascuna sezione del rullo e controlla la variazione dello spessore della pelle in quel punto. Per evitare qualsiasi deformazione laterale della testa di rilevamento del trasduttore, che potrebbe essere causata dal contatto diretto con il rullo rotante, lo spostamento verticale viene trasmesso meccanicamente al trasduttore da una barra piatta girevole, che poggia con la sua estremità libera sul rullo (vedi diagramma a vista laterale).\nIl segnale di uscita della tensione proveniente dal trasduttore viene calibrato in corrispondenza del dispositivo di misurazione per tenere conto del fatto che la distanza percorsa dalla testa del trasduttore con questa disposizione differisce leggermente dal movimento verticale effettivo della sezione di rullo. L'altezza del mandrino di supporto del rullo superiore è impostata in modo da adattarsi allo spessore medio della pelle. Il numero e la larghezza delle sezioni di rullo sono stati progettati per adattarsi alla pelle più larga prevista. Quando la pelle passa tra i rulli, le misurazioni registrate danno un'indicazione precisa della variazione dello spessore della pelle lungo la linea di ciascun trasduttore.\nUna "mappa di contorno" dell'intera pelle, che mostra le aree di diverso spessore, viene generata elaborando i segnali di uscita del trasduttore lineare mediante computer e presentando i dati risultanti. La codificazione mediante colori o i toni monocromatici possono essere utilizzati per illustrare le aree di spessore diverso, nello stesso modo in cui la diversa altitudine del terreno è indicata su una normale mappa.\nQualsiasi sezione della pelle di uno spessore richiesto può essere facilmente identificata per la produzione di articoli specifici, facilitando così il posizionamento dei modelli e facendo un uso ottimale del materiale con uno spreco minimo.\nUtilizzo dei trasduttori di spostamento lineari per misurare la pressione e il carico\nUtilizzati insieme a un idoneo dispositivo sensibile alla forza, come un diaframma metallico o un anello di prova, i trasduttori di spostamento lineari possono fornire un mezzo di misurazione della pressione e del carico estremamente preciso e stabile, ma relativamente economico.\nUn'applicazione per il sistema a diaframma è la misurazione della pressione all'interno di un contenimento, come la pressione del blocco cilindri del motore, durante lo sviluppo e la prova. Montato all'interno di un anello di prova, il trasduttore di spostamento può offrire vantaggi rispetto all'estensimetro per misurare carichi molto piccoli o se vi è la possibilità di carichi d'urto. Solitamente, il diaframma metallico contorto è incorporato nella parete del recipiente pressurizzato e deflette sotto pressione. Lo spessore e la sensibilità del diaframma sono progettati per adattarsi all'intervallo di pressione.\nIl trasduttore lineare LVDT è montato perpendicolarmente al diaframma con l'asta di estensione del nucleo attaccata al centro del disco. Sono disponibili trasduttori lineari per temperature di esercizio fino a 600 °C.\nIn alternativa, per temperature elevate, può essere utilizzato un trasduttore di prossimità che non entra in contatto con il diaframma. Qualsiasi flessione del diaframma viene riflessa dal segnale di tensione di uscita dei trasduttori. Può essere utilizzato un semplice microchip per la calibrazione semplicemente pressurizzando a una pressione elevata nota e a una pressione bassa, poiché il movimento del disco è lineare con pressione al centro. Il sensore di pressione semplice e a basso costo risultante è altamente ripetibile e affidabile.\nL'incorporazione di un trasduttore di spostamento lineare in un anello di prova fornisce un sistema di misurazione del carico che presenta vantaggi significativi rispetto all'estensimetro in alcune applicazioni. Operando con un movimento reale molto piccolo, gli estensimetri tendono a essere rigidi e insensibili a carichi molto piccoli. L'anello di prova, dall'altra parte, è un fascio comparativamente elastico, in grado di muoversi più liberamente sotto carico, solo in termini relativi, in quanto la distanza percorsa deve essere inferiore alla corsa complessiva, per esempio ±0,5 mm, del trasduttore lineare. Questo sistema è quindi più sensibile ai carichi leggeri.\nBenché l'anello di prova si fletta, esso è in realtà più robusto e resiliente dell'estensimetro. La rigidità in un estensimetro rappresenta un vantaggio quando il carico viene applicato e rimosso rapidamente, poiché il sistema rigido dà una risposta ad alta frequenza. Tuttavia, se l'estensimetro è sottoposto a un carico d'urto elevato, può essere facilmente sovraccaricato. Un anello di prova, dall'altra parte, può spostarsi più lontano per assorbire il carico d'urto senza effetti dannosi.\nUtilizzo di un sensore LVDT per il conteggio\nIl conteggio ad alta velocità di banconote o articoli a foglio simili che richiedono una precisione numerica assoluta può essere ottenuto mediante un semplice principio di progettazione basato su trasduttori lineari. L'uscita del segnale di tensione da questi sensori LVDT ad alta sensibilità può essere utilizzata per: contare le banconote singolarmente ad alta velocità; rilevare quando due o più banconote vengono contate insieme; identificare una riparazione con nastro adesivo; indicare quando una banconota si è ripiegata su se stessa; e avvisare l'operatore quando manca parte di una banconota.\nNella tipica progettazione della macchina, le banconote sono immesse tra due rulli rotanti, uno dei quali scorre in cuscinetti fissi mentre l'altro è in grado di muoversi in modo lineare per variare lo spazio tra di essi. Quest'ultimo rullo è tenuto in contatto positivo con la banconota tramite un caricamento adeguato. Un trasduttore lineare miniaturizzato è montato a ogni estremità di tale rullo mobile per misurare il suo spostamento lineare quando le banconote passano attraverso lo spazio.\nDi conseguenza, quando tra i rulli passa un'unica banconota, i nuclei degli LVDT vengono spostati di una quantità pari allo spessore della banconota, e ciò produce segnali di uscita di tensione di intensità corrispondente per entrambi i trasduttori. Il segnale viene sostenuto solo mentre la banconota passa tra i rulli e produce quindi un'uscita a impulso utilizzabile per il conteggio elettronico. Due banconote che passano insieme raddoppieranno l'intensità del segnale sostenuto, e così via.\nTurbine di potenza: le applicazioni di turbine di generazione di potenza per le centrali energetiche di tutto il mondo utilizzano trasduttori differenziali variabili lineari come sensori di posizione con condizionatori di segnale per fornire la potenza operativa necessaria. Le tensioni CA e le frequenze necessarie per i sensori di posizione di tipo induttivo o LVDT non sono disponibili da fonti di alimentazione.\nIdraulica: i sensori di posizione lineari fungono da sensori di carica negli accumulatori idraulici, sensori esterni speciali in ambienti ostili con elevata immunità a vibrazioni e urti, e comprendono tutte le lunghezze di corsa all'interno delle nostre capacità di sensori. Se si ha bisogno di lunghezze di corsa maggiori, rivolgersi al nostro personale tecnico professionale OMEGA per informazioni in merito alla progettazione personalizzata.\nAutomazione: le applicazioni di automazione LVDT fanno uso di sonde di misurazione dimensionali sigillate ermeticamente per operare al di là di laboratori di ricerca e sviluppo, officine di fabbricazione, e nelle condizioni di lavoro in ambienti ostili dell'automazione industriale, in ambienti di controllo dei processi, misurazioni TIR e misurazione industriale.\nAeronautica: la maggior parte delle applicazioni aerospaziali/aeronautiche utilizza trasduttori di posizione miniaturizzati o subminiaturizzati. Sono meccanismi di rilevamento dello spostamento azionati da cavi. OMEGA è in grado di sviluppare prodotti di precisione per applicazioni in aeronautica commerciale, sistemi spaziali, di aviazione e ambientali per gli habitat spaziali. I prodotti sono montati in una posizione fissa, il cavo di spostamento è attaccato a un oggetto in movimento come un carrello di atterraggio o un alettone. Il cavo si ritrae e si estrae quando avviene il movimento. A seconda del condizionamento del segnale e del sistema di montaggio, l'uscita elettrica indicherà velocità, angoli, lunghezze e movimenti diversi.\nSatelliti: considerate le applicazioni nella tecnologia satellitare e nelle aree correlate; oltre che per la produzione satellitare, i trasduttori di posizione sono necessari per veicoli spaziali, aeromobili cargo, caccia militari, droni, aeromobili sperimentali, missili, reattori nucleari, simulatori di volo o ferrovie ad alta velocità.


Appartamento in Vendita Soiano del Lago 33091039-18 | RE/MAX Italia\nVia Torminello, 14\nCodice di riferimento: 33091039-18 295.000€\nAppartamento In Vendita Soiano del Lago 33091039-18\nNUOVO ED AMPIO APPARTAMENTO DI 128 MQ AL PRIMO ED ULTIMO PIANO. CLASSE A.\nSPECIALE ED INTERESSANTE OPPORTUNITÀ: scegli questo luminoso appartamento e ti ritroverai a camminare nel verde ed a percorrere strade tra dolci colline, vigneti ed ulivi, a 10 minuti dal meraviglioso Lago di Garda e dalle spiagge più rinomate di Manerba, Padenghe e Salò.\nNasce a Soiano del Lago una nuova ed intima residenza, la RESIDENZA IRIS, di 3 unità abitative: due al piano terra con corte esclusiva ed una terza al primo piano con terrazza.\nL'appartamento posto al piano primo, un trilocale di 116 mq calpestabili, grazie ad ampie vetrate di affaccio sul terrazzo, gode di molta luce ed ampi spazi: salone, soggiorno ed ampia cucina in open space, ambienti dalle quali è visibile il lago. A questi aggiungi la camera matrimoniale con il suo bagno privato, dalle quali è visibile uno scorcio sul lago, una camera singola ed un altro comodo bagno.\nCompletano l'appartamento una corte esterna di 36 mq e due posti auto coperti. Si accede all'appartamento con una scala di accesso privato.\nAlcuni dettagli più tecnici: il telaio strutturale è costituito da travi e pilastri in c.a., solai in laterocemento e copertura in legno lamellare opportunamente isolato e impermeabilizzato realizzato nel rispetto delle vigenti normative antisismiche. Le murature di tamponamento esterno sono composte nel rispetto della normativa prevista sul risparmio energetico.\nNella zona giorno sono previsti pavimenti in gres porcellanato, mentre per i bagni pavimenti e rivestimenti in ceramica monocottura prima scelta. Nella zona notte pavimento in legno o gres porcellanato effetto legno. Il terrazzo con piastrelle Gres Porcellanato antigelivo da esterni con battiscopa. Le finestre e le porte-finestre sono ad una o più ante in pvc bianco, e con maniglie in acciaio satinato. Tutte prevedono taglio di ponte termico e acustico, vetrocamera isolante ad alto spessore. Ogni serramento è dotato di una apertura vasistas.\nL'impianto termico è del tipo autonomo con pompa di calore. L'impianto di riscaldamento all'interno di ogni alloggio è a pannelli radianti a pavimento con uso esclusivo di acqua a bassa temperatura. Nei bagni: termoarredi con alimentazione elettrica.\nL'appartamento è dotato della predisposizione per l'impianto di climatizzazione estiva tramite idrosplit.\nEfficienza energetica globale: 0.85 kwh/m2


Il Pd dà l'ultimatum ai radicali: «Oggi diteci se accettate o meno» Corriere della Sera\nIl Pd dà l'ultimatum ai radicali: «Oggi diteci se accettate o meno»\nLe polemiche per le candidature. Bonino: «Non è un buon inizio»\nIl Pd dà l'ultimatum ai radicali:\n«Oggi diteci se accettate o meno»\nBettini: «Proposte generosissime. Senza una risposta chiara considereremo accordo impossibile»\nMarco Pannella e Emma Bonino (Lapresse)\nROMA - Arriva l'ultimatum. L'ha rivolto Goffredo Bettini ai Radicali: entro oggi arrivi una «risposta chiara», altrimenti il Pd considererà «impossibile» l’accordo. In una nota, Bettini spiega che si deve «concludere serenamente» una vicenda «durata anche troppo», visto che già da settimane il Pd è «impegnato in una campagna elettorale volta a dare al Paese, finalmente, una prospettiva riformista innovativa e di cambiamento».\nLE CANDIDATURE - Bettini sostiene di aver più volte «spiegato, e dimostrato, che sette delle nove candidature radicali sono in posizione assolutamente privilegiata e che due sono in ottima posizione, se pure di combattimento». Dunque, «sollevare su questo argomento una campagna ai limiti dell'ingiurioso, rivela davvero una mancanza di sincera partecipazione e di entusiasmo a una impresa unitaria, e una volontà mercantilistica che impoverisce tutti».\nULTIMATUM - «A questo punto - conclude - siano i Radicali a dirci, entro il pomeriggio, se ritengono accettabili le nostre proposte, giudicate da tutti generosissime. Se non arriverà una risposta chiara, considereremo noi l`accordo impossibile. Perché un accordo si deve fare in due e nessuno, tantomeno il Pd, ha la volontà di imporre nulla ad alcuno».\nLA REPLICA - «Non sono stati i Radicali a violare l'accordo con Walter Veltroni sulle candidature, ma è stato il Partito democratico. E questo non è un buon inizio». La risposta dei Radicali non si è fatta attendere ed è stata affidata a Emma Bonino. Il ministro ha peraltro aggiunto di auspicare «novità nelle prossime ore», anche se ha puntualizzato che mercoledì sera «abbiamo ricevuto un fax con la lista dei candidati, ed è del tutto evidente che non sono nove». Il ministro ha ribadito che «quando si fanno degli accordi si rispettano. Altrimenti bisogna dire che si è cambiata idea».


Cai Acqui Terme - Top 5 prodotti in prova\nCai Acqui Terme opinioni\nPotete trovare le caratteristiche più importanti sul nostro sito web e il nostro team ha esaminato una selezione di Cai Acqui Terme. Nella nostra azienda, prestiamo grande attenzione ad una giusta considerazione del confronto e il candidato viene valutato con un punteggio finale di prova. Soprattutto il vincitore del test si distingue enormemente dal valutato Cai Acqui Terme e potrebbe vincere quasi senza riserve. Il vincitore del test ha lasciato tutti indietro.\nMuseo nazionale della montagna. Duca degli Abruzzi. CAI-Torino. Distintivi alpini. Collezione CAI-Acqui Terme\nHo fatto molte ricerche su Cai Acqui Terme, finché non ho trovato questo rapporto. Non preoccupatevi di scommettere sul vincitore del confronto in questa pagina.\nIn cosa si differenzia il vincitore del confronto nel Cai Acqui Terme dalle alternative?\nTra i tipi di prodotti testati, il vincitore del confronto di oggi ha ricevuto la valutazione di analisi più convincente. Inoltre, dopo questa analisi, confrontare Amazon Doogee S40.. Il Cai Acqui Terme confronto ha rivelato che il pacchetto complessivo del prodotto confrontato potrebbe distinguersi molto dal nostro team editoriale. Consigliamo anche di dare una rapida occhiata a Lancillotto E Ginevra.. Anche il budget richiesto è assolutamente ottimo per il livello di qualità fornito. Chi vuole evitare sforzi eccessivi per quanto riguarda gli esami può seguire la raccomandazione del Cai Acqui Terme. Confronto orientale. Un ulteriore feedback da parte di altri clienti ha rispecchiato i risultati dei test menzionati. La possibilità alternativa di Cai Acqui Terme è senza dubbio estremamente ampia. Proprio per queste ragioni, è inoltre fondamentale limitarsi ai fattori più importanti.\nAnche questi Cai Acqui Terme potrebbero spiccare nella valutazione\nPerché esattamente volete comprare Cai Acqui Terme?\nQuale prezzo Cai Acqui Terme costa effettivamente?\nHa lo stesso livello di qualità di Jutzu?\nCai Acqui Terme corrisponde al livello di qualità che lei, come cliente, può aspettarsi in questa fascia di prezzo?\nNike Air Max Bambini opinioniUnghie Gel GlitterMejor Lenco Giradischi recensioni\nOltre ai Cai Acqui Terme elencati di seguito, il team di test ha confrontato\nIn che misura questa analisi aiuta i nostri lettori a scegliere il perfetto Cai Acqui Terme?\nUna revisione concreta di diversi Cai Acqui Terme è incredibilmente difficile per la maggior parte delle persone. C'è una massa impressionante di criteri di valutazione che sono rilevanti per il risultato della valutazione finale del test dell'oggetto in esame. Il fattore prezzo (esemplare per altri fattori) è immediatamente evidente per tutte le parti interessate e ovviamente gioca un ruolo decisivo nell'acquisto. Anche se a prima vista un prezzo basso è buono, l'aspetto qualitativo del Cai Acqui Terme soffre spesso in modo indesiderato quando i costi di produzione sono bassi. Per ottenere la migliore qualità ad un costo accessibile, il team di esperti ha cercato esplicitamente nell'analisi un eccellente rapporto qualità-prezzo. In questo modo i potenziali clienti possono decidere da soli il prodotto ottimale per loro. Il team di esperti ha confrontato Cai Acqui Terme per tutti i reclami. Così, c'è un prodotto adatto e testato nella selezione per ogni fascia di prezzo e per ogni budget.\nPerché dovrei acquistare Cai Acqui Terme in rete?\nSu Amazon.de è comodamente possibile ordinare Cai Acqui Terme comodamente. Come bonus si evita la strada nella zona pedonale e si ha subito a portata di mano la migliore selezione di prodotti senza deviazioni. Inoltre, i prezzi su Internet sono più convenienti quasi senza eccezioni. Non solo il Cai Acqui Terme ha la più ampia scelta di Cai Acqui Terme, ma si può anche risparmiare molto denaro. A nome di Amazon, la consegna è super veloce e riceverai il tuo nuovo acquisto comodamente posizionato sullo zerbino entro 1-3 giorni. Inoltre, il ritorno è molto meno complicato rispetto al negozio e non è necessario correre di nuovo al negozio.\nGran Casa Sedie recensioni\n1 In cosa si differenzia il vincitore del confronto nel Cai Acqui Terme dalle alternative?\n2 Anche questi Cai Acqui Terme potrebbero spiccare nella valutazione\n4 Oltre ai Cai Acqui Terme elencati di seguito, il team di test ha confrontato\n5 In che misura questa analisi aiuta i nostri lettori a scegliere il perfetto Cai Acqui Terme?\n6 Perché dovrei acquistare Cai Acqui Terme in rete?


Al centro del dibattito a sinistra, all’Arena Astra: “Porto di Livorno come punto di transito o come nodo logistico?”. Report – Pisorno\n9settembre da Barbara La Comba, Oltre per Livorno\nAlla festa della Sinistra al circolo Arci Arena Astra, venerdì 8, si è svolta la tavola sul tema: “porto di Livorno come punto di transito o come nodo logistico?” a cui hanno partecipato:\nil sindaco Filippo Nogarin,\nMaurizio Colombai, coordinatore Porti Filt-Cgil nazionale,\nFrancesco P. Mariani, segretario generale Assoporti,\nMassimo Provinciali, segretario generale Autorità di Sistema del Mar Tirreno\nMario Sommariva, segretario generale Autorità di Sistema del Mar Adriatico Orientale.\nA moderare: Vladimiro Mannocci, responsabile portualità PRC Livorno.\n“L’autorità dovrebbe essere parte del meccanismo dell’economia comprendendo l’attività di trasformazione, non solo usando la leva della logistica. Anche il processo di concentrazione di grandi gruppi ha soffocato l’industria locale. Questo processo monopolistico avviene senza strumenti di regolazione efficaci. Grave deficit per la politica dello sviluppo economico del governo.”\nFrancesco P. Mariani\n“I porti sono termometro dell’economia nazionale. I porti come l’Italia non hanno saputo rispondere alla sfida dell’interazionalizzazione. La concentrazione del commercio va di pari passo con la concentrazione dello shipping, processi che scommettevano sullo sviluppo senza limiti con il gigantismo oggi sopravvivono con la concentrazione dei gruppi e con l’inserimento forte della finanza. Questo ha indebolito le condizioni dei lavoratori e delle economie locali. La portualità diffusa va difesa, importante non chiudere i porti ma metterli in rete ridistribuendo i servizi. Con quale criterio? L’economia.”\nMa, quale economia, quella dei grandi gruppi o quella delle economie locali?\n“Grazie al piano regolatore del porto Livorno ha un vantaggio strategico. Gli ultimi tre anni molto è maturato e si è trasformato in porto, tanti altri lavori intanto che si studiava la Darsrna Europa sono stati fatti. Se il comune non riesce a riparare il ponte di santa Trinità in venti anni, tre anni persi per la darsena Europa non sono poi così tanto…; sul fronte del lavoro in aiuto ad una grande impresa nel porto… il porto aspetta solo chi giri la chiave…”\n“Alcuni porti stanno aiutando l’economia dei territori. Porti che si mettono in rete non necessariamente aiutano il territorio. In molti porti si perde tempo, come a Livorno, per capire chi deve fare qualcosa. Le amministrazioni devono fare dei passi indietro e fare in modo che non si creino conflitti ne’con l’Europa ne’con i lavoratori. Il regolamento europeo di partenariato sociale va rispettato, ridurre a pochi il potere decisionale non accelera lo sviluppo. Aggregazioni e fondi finanziari indicano un accerchiamento che non si fermera’al porto. I lavoratori diventano merce da buttare per chi, armatore, gestisce oggi troppi terminal e puo’spostare a suo piacimento gli interessi.”\n“Condivido chi mi ha preceduto con delle eccezioni. Si deve anzi partire da questa analisi di persone molto competenti. Le elezioni amministrative sono il momento in cui i cittadini influenzano le scelte, poi bisogna dare fiducia. Livorno e’stata pensata come una portocitta’, invece oggi portualità municipi sono slegati. Non succede solo a Livorno. In America si è detto no al gigantismo navale, dobbiamo fare come loro, oltretutto da noi i fondali non lo permetterebbero. La modifica con riduzione della darsena Europa era necessaria ed il mercato stesso mi ha dato ragione. Il project financing eèun sistema anglosassone che serve per fare gli investimenti che lo stato non riesce più a fare, per cui va accettato. E’ importante che il territorio sia rappresentato nel porto. I fondi finanziari non aiutano il territorio\nFinito la sua declaratoria il sindaco lascia la sala sostenendo che le battaglie siano da fare nelle sedi istituzionali non nelle assemblee.\nTralasciando le ironie un po’ fuori luogo di Provinciali, vorremmo dire al sindaco che peccato manchi l’adeguamento del piano regolatore del comune dopo gli “stralci anticipatori” fumosi approvati nel 2014. Questo mancato aggiornamento del piano strutturale potrebbe essere un problema per il Project della porto 2000. Se cambiassero i punti di riferimento regolatori cambierebbe anche al sostenibilità dei progetti. In pratica, per evitare futuri conflitti Livorno si dovrà adattare al progetto del privato, un armatore…? Speriamo si rimedi prima dell’assegnazione al vincitore…e speriamo che si smetta con questi scontri molto sgradevoli fra città e porto, brutto modo che nasconde conflitti che bloccano una vera ricostruzione.\nGli altri relatori si trattengono a rispondere a domande sui rischi dello sviluppo del porto.\nMassimo Provinciali, comunque da solo difende le scelte fatte e, il dibattito si sposta sui bacini. Conferma che a far finanziare la ristrutturazione del bacino in muratura saranno i privati…, e non coloro che lo hanno danneggiato…\n“Che dire, non è stato proprio un messaggio di speranza di prossimo sviluppo quello che questi amministratori ci hanno dato. Ma meglio comprendere. Un grazie per l’organizzazione ed il coordinamento a Vladimiro Mannocci.”\nPorto di Livorno Filippo Nogarin Rifondazione Comunista Livorno Mario Sommariva Francesco P. Mariani Massimo Provinciali Maurizio Colombai Vladimiro Mannocci Circolo Arena Astra Livorno


Coronavirus, in un giorno sei positivi in più - Il Mattino.it\nPERUGIA - Sono sei, contro l'uno di ieri, i nuovi casi di coronavirus registrati in Umbria nell'ultimo giorno, ora 1.472 complessivamente. Che fanno passare da 23 a 29 gli attualmente positivi. Emerge dai dati aggiornati sul sito della Regione.\nPassano da sei a sette anche i ricoverati in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Stabile il numero dei guariti, 1.363, e quello dei deceduti, 80. Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 888 tamponi, 121.784 in totale.


Dvd Charlie anche i cani vanno in Paradiso\nCharlie anche i cani vanno in paradiso - Il pastore tedesco Charlie, viene ucciso dal malvagio Carface, un cane con il quale gestiva un circolo di giochi d'azzardo. Charlie essendo un bravo cane arriva al Paradiso dei cani e riesce a ritornare sulla terra per vendicarsi di Carface. Qui conoscerà Anne Marie, una bambina che ha la capacità di parlare ai cani e che aiutava Carface...\nLe nuove avventure di Charlie - Ritornano le avventure di Charlie anche i cani vanno in paradiso. In paradiso è stato rubato il corno dell'angelo Gabriele pertanto Charlie insieme al suo amico Itchy, da buon segugio deve riuscire a ritrovarlo. Le cose però non sembrano andare tanto bene ai nostri amici, ma grazie a un ragazzino sbandato e a una cagnolina di razza i due riusciranno ad uscire da parecchi guai. Charlie per poter meritare le ali di angioletto-cane deve sfidare due terribili cattivoni in una corsa mozzafiato ed emozionante. Una colonna sonora deliziosa accompagna questo racconto di coraggio, amore ed amicizia. ...\nAnche i cani vanno in Paradiso. Un racconto di Natale - Natale è un momento speciale da trascorrere con la famiglia e gli amici. Charlie, Itchy, Sasha, Carface e la banda per le vacanze hanno organizzato una festa perfetta per divertirsi un mondo tutti insieme. Potrebbe essere un Natale meraviglioso per tutti i cani del Fleas Bite Café. Ci sono pacchetti sfavillanti, decorazioni luminose e persino un sorprendente regalo speciale per Timmy, un adorabile cucciolino che deve essere sottoposto ad un'operazione. Ma le giornate di festa, la bontà e l'amicizia non significano nulla per Carface, un bulldog pieno di sé e prepotente. A Carface non piace il Natale. Anzi, lo odia! E, assieme ai suoi cattivi compagni a quattro zampe, ha escogitato un piano per rovinarlo a tutti quanti! Ma ecco che intervengono Charlie e Itchy che ± con un piccolo intervento divino ± riescono ad escogitare un piano brillante per salvare il Natale e trasformare Carface da imbroglione guastafeste a sincero eroe natalizio! Tratto dal romanzo di Charles Dickens, Racconti di Natale, gli splendidi cani protagonisti ne fanno una storia deliziosa, incantevole e sentimentale che appassionerà tutta la famiglia. ...


Nuova Venezia – Meolo.Tav, il sindaco attacca il commissario « Comitato Opzione Zero,\nNuova Venezia – Meolo.Tav, il sindaco attacca il commissario\nMEOLO. «Sull’Alta Velocità il commissario Mainardi non ha considerato l’impatto sociale che si verrebbe a creare transitando all’interno dei centri abitati». In vista dei nuovi incontri che per settembre Mainardi ha annunciato con i Comuni, il sindaco di Meolo Michele Basso rilancia la protesta contro l’ipotesi di affiancamento della Tav alla linea esistente. «Esiste un problema sociale che andremo a creare nel momento in cui si prende la strada intrapresa da Mainardi di un potenziamento e di un futuro quadruplicamento della linea», avverte Basso, «Si crea un disagio per tutti coloro che abitano lungo la ferrovia. Posso assicurare a Mainardi, perché li abbiamo contati, che arriviamo a 50 edifici da abbattere nel solo territorio di Meolo. Senza tenere conto del fastidio che si crea a tutti coloro che abitano entro i 200 metri dalla linea, sia che questa venga in prima battuta potenziata sia che poi venga raddoppiata». Basso prima delle ferie ha incontrato il comitato civico. «Non si è sottolineato abbastanza l’impatto sociale che si viene a creare, anche con il potenziamento iniziale» conclude il sindaco di Meolo, che ricorda pure la perdita di valore delle case. (g.mon.)


Treni da Porretta Terme a Firenze Rifredi in 1h48m | Orari & Biglietti\nTreni da Porretta Terme a Firenze Rifredi\n30,12 $ - 37,12 $\nOrari dei treni da Porretta Terme a Firenze Rifredi\nConsulta gli orari dei prossimi treni in partenza da Porretta Terme a Firenze Rifredi il martedì 22 gennaio 2019. Per l’orario completo, o per cercare una data o un orario successivo, clicca qui.\n06:55 08:44 1h 49m, 1 cambio\n07:17 09:06 1h 49m, 1 cambio\n07:50 10:11 2h 21m, 1 cambio\n08:22 10:58 2h 36m, 2 cambi\n09:26 11:14 1h 48m, 1 cambio\n11:22 13:52 2h 30m, 2 cambi\n12:22 14:52 2h 30m, 2 cambi\n15:24 17:14 1h 50m, 1 cambio\n16:22 18:52 2h 30m, 2 cambi\nFrecciarossa, Trenitalia, Frecciargento e Intercity da Porretta Terme a Firenze Rifredi\nPuoi viaggiare da Porretta Terme a Firenze Rifredi con i treni Frecciarossa, Trenitalia, Frecciargento e Intercity. Attenzione: è possibile che la tratta sia servita da diversi operatori e che siano previsti cambi. Controlla se il tuo tragitto prevede o meno un cambio prima di acquistare i biglietti.\nOfferte e biglietti treno Porretta Terme - Firenze Rifredi\nSe prenoti in anticipo e scegli la classe standard, puoi viaggiare da Porretta Terme a Firenze Rifredi a partire da 25,80 €. Se prenoti all’ultimo minuto, il prezzo medio sarà di NaN €.‡\nVuoi maggiori informazioni sul viaggio da Porretta Terme a Firenze Rifredi? Di seguito trovi alcune delle domande più frequenti dei nostri clienti per aiutarti a pianificare il tuo viaggio.\nQual è la durata media del viaggio in treno da Porretta Terme a Firenze Rifredi?\nIl tempo di percorrenza medio da Porretta Terme a Firenze Rifredi è di 2 ore e 20 minuti. Durante la settimana, vi sono 16 treni al giorno da Porretta Terme a Firenze Rifredi. Il tempo di percorrenza può essere più lungo durante i fine settimana e i periodi festivi; utilizza il nostro pianificatore di viaggio per cercare la data di partenza esatta.\nQual è il treno più veloce da Porretta Terme a Firenze Rifredi?\nIl treno più veloce da Porretta Terme a Firenze Rifredi impiega 1 ora e 48 minuti.\nQuanto costa il treno da Porretta Terme a Firenze Rifredi?\nI biglietti ferroviari da Porretta Terme a Firenze Rifredi partono da 25,80 € se prenoti in anticipo e di solito sono più costosi se acquistati il giorno del viaggio. I prezzi variano in base alla classe di viaggio, all'orario e alla data di partenza.\nCi sono treni diretti da Porretta Terme a Firenze Rifredi?\nNo, non è possibile viaggiare da Porretta Terme a Firenze Rifredi senza cambiare treno. Per viaggiare da Porretta Terme a Firenze Rifredi devi effettuare almeno 1 cambio. Ulteriori cambi potrebbero essere necessari nei fine settimana e nei giorni festivi.\nQual è il primo treno del giorno da Porretta Terme a Firenze Rifredi?\nIl primo treno da Porretta Terme a Firenze Rifredi è alle 05:00. Vi possono essere servizi ridotti durante i fine settimana e i periodi festivi; utilizza il pianificatore di viaggio in questa pagina per verificare una specifica data.\nQual è l'ultimo treno del giorno da Porretta Terme a Firenze Rifredi?\nL’ultimo treno da Porretta Terme a Firenze Rifredi è alle 20:21. I treni che partono in tarda serata possono prevedere servizi cuccetta. Vi possono essere servizi ridotti durante i fine settimana e i periodi festivi.\nQual è la distanza in treno tra Porretta Terme e Firenze Rifredi?\nI treni da Porretta Terme a Firenze Rifredi percorrono una distanza di 45km.\nStai cercando un viaggio di ritorno? Vai su treni da Firenze Rifredi a Porretta Terme.\n*Risparmio medio prenotando in anticipo rispetto al giorno della partenza in Italia. Soggetto a disponibilità. Pullman esclusi. / ‡Prezzi medi per un biglietto adulto alla tariffa più economica. Le tariffe con carte sconto e i tragitti in autobus sono esclusi. I prezzi si basano su ricerche eseguite dai nostri clienti negli ultimi 6 mesi. "14 giorni in anticipo" include i giorni 13 e 15. / Le informazioni fornite sono calcolate sulla base dei collegamenti da Porretta Terme a Firenze Rifredi in un normale giorno feriale, utilizzando gli orari in vigore il giorno 22/01/2019. Durante i weekend, le festività o altri periodi eccezionali i collegamenti possono essere meno frequenti. I prezzi forniti sono quelli individuati dai nostri clienti su Trainline il giorno 21/09/2018 per un viaggio in data 24/09/2018, per un biglietto adulto alla tariffa più economica. Le tariffe con carte sconto e i tragitti in autobus sono esclusi.


Asma | Scuola per Eroi "Elo"\nBrowsing the archives for the Asma tag.\nIl bambino adora il fast food?\nRischio asma, eczemi e allergie!\nI grassi saturi contenuti in alimenti come gli hamburger riducono le difese immunitarie dei piccoli\nIl bambino adora hamburger e patatine? Va bene, purché non si esageri. Mangiare troppo spesso al fast-food, tre o più volte a settimana, può infatti essere molto rischioso. Il cosiddetto “cibo spazzatura” – che comprende anche dolciumi e altri snack – aumenta infatti fino al 39% i sintomi delle allergie, peggiorando – quando non addirittura causando, pur nei soggetti predisposti – asma, eczema e rinocongiutivite nei giovanissimi. Per i bambini invece il rischio è del 27% più alto. Motivo? La dieta troppo ricca di “grassi cattivi”.\n878 visite · Stampa · Allergie, Asma, Cibo spazzatura Back to Top ↑\nAnche l’hamburger può provocare l’Asma\nmolti hamburger poca verdura, più facile ammalarsi d’asma\nMangiare tre o più hamburger a settimana potrebbe favorire l’insorgere di asma e altre malattie respiratorie. Lo afferma uno studio internazionale pubblicato oggi sulla rivista Thorax condotti in 20 Paesi su dati raccolti tra il 1995 e il 2005 su 50.000 bambini di età compresa tra 8 e 12 anni. A far suonare il campanello d’allarme potrebbe essere, infatti, una dieta con troppe proteine animali a discapito del consumo di vegetali.\nQuello che si mangia non provoca una maggiore sensibilizzazione ad allergeni comuni, quali il polline o le erbacce, ma di fatto potrebbe influenzare la prevalenza di asma e respiro affannoso. Colpa di un’alimentazione che fa troppo spazio alla carne. La dieta mediterranea, ricca di frutta, verdura e pesce, spiegano i ricercatori, ha il potere di allontanare le malattie del respiro.\nSe vuoi approfondire queste tematiche puoi frequentare\nil nostro Corso 7 Alimentazione Sana, Wellness e Fitness\n2.848 visite · Stampa · Asma, Hamburger Back to Top ↑\nLo Stress può causare l’Asma\nSalute: troppo stress al lavoro incrementa rischio asma del 40%\nIl super-lavoro può togliere anche il respiro. Lo afferma una ricerca dell’Università di Heidelberg, in Germania, che per la prima volta ha evidenziato come un impiego troppo stressante incrementi il rischio di sviluppare l’asma addirittura del 40%. Lo studio, pubblicato sulla rivista Allergy, è stato condotto tra 5.000 uomini di età compresa tra i 40 e 65 anni, scoprendo che, otto anni dopo le prime analisi, i più logorati dagli impegni lavorativi avevano effettivamente i sintomi legati alla reazioni allergiche tipiche dell’asma. A favorire la patologia ci potrebbe essere ”l’incapacità rilassarsi dopo il lavoro”, spiegano i ricercatori. Colpa, a quanto pare, del sistema immunitario sotto pressione per il troppo lavoro.\n1.280 visite · Stampa · Asma, Stress Back to Top ↑\nAsma? … No, Grazie!\nquanti di voi (o dei vostri Cari) hanno l’Asma (o, più in generale, Allergie)? Come ci convivete? Vi piacerebbe Migliorare Sensibilmente il vostro stato di Salute, ridurre gli attacchi (in frequenza ed intensità) e – di conseguenza – ridurre l’uso degli spray broncodilatatori (e simili), indispensabili (da una parte) quanto dannosi (dall’altra)? …\nSecondo la Scienza “ufficiale” l’asma è “incurabile” o, quanto meno, “trattabile”, ma difficilissima da eliminare e gli antistaminici, gli spray, ecc. lavorano esclusivamente sui sintomi o, al massimo, sulle “cause ultime”… lontani dal Curare le “cause prime”… andando così ad aumentare i problemi… e la dipendenza dai farmaci stessi (ed i costi economici)…\n1.424 visite · Stampa · Asma Back to Top ↑


Tra poco giorni avrò un pincher di due anni,volevo un pò di informazioni sulla alimentazione? | Yahoo Answers\nNoemi ha chiesto in Animali da compagniaCani · 9 anni fa\nTra poco giorni avrò un pincher di due anni,volevo un pò di informazioni sulla alimentazione?\nmi hanno detto che è un cane molto delicato essendo piccolo..\nI mangimi secchi completi e bilanciati possono essere di vario tipo e, nella maggior parte dei casi, vanno forniti senza l' aggiunta di nessun altro tipo di alimento o integratore, salvo suggerimento veterinario; alcuni prevedono l' aggiunta di liquido, altri vanno forniti secchi con acqua a disposizione:\n(dato che il tuo cane sara molto piccolo ti consiglio questi)\nQuelli tipo “regular” sono indicati per la maggior parte dei cani adulti che svolgono un’attività fisica normali\nGli ossi di pelle di bufalo hanno la stessa funzione dei biscotti duri ma vengono consumati molto più lentamente e sono adatti ad impegnare il cane nei momenti di inattività. Ricorda che, l' osso abbandonato va lavato e riposto in attesa di essere riutilizzato in una successiva occasione; evita di lasciare le ossa abbandonate a disposizione del cane.\nMolti padroni sono propensi ad utilizzare una alimentazione di tipo casalingo confezionando in proprio sia l' alimento che le razioni. Evita in assoluto gli avanzi. Per evitare eccessi o carenze, è preferibile parlarne al tuo veterinario che, in base alle condizioni fisiche del cane e dell'attività motoria abituale, ti consiglierà le giuste dosi di alimento da fornire. Un pasto preparato in casa dovrà contenere: proteine sotto forma di carne bianca o rossa, carboidrati di origine vegetale sotto forma di verdure, cereali, pane secco, pasta o riso.


Asp Crotone, Giuseppe Panella nuovo direttore sanitario - Il Crotonese\nHome » Cronaca » Asp Crotone, Giuseppe Panella nuovo direttore sanitario\nAsp Crotone, Giuseppe Panella nuovo direttore sanitario\nCROTONE – Il commissario straordinario dell’Asp di Crotone Domenico Sperlì ha nominato il nuovo direttore sanitario dell’azienda sanitaria provinciale. Si tratta di Giuseppe Panella, medico chirurgo che proviene dall’azienda ospedaliera Mater Domini di Catanzaro. Per la sua nomina è stato necessario attendere oltre un anno. Alla fine la scelta è ricaduta su Giuseppe Panella “in possesso di particolare e comprovata esperienza professionale avendo ricoperto il ruolo di direttore generale e di direttore sanitario di vari enti del sistema sanitario regionale”.\nIl commissario Sperlì ha inoltre nominato Francesco Masciari direttore amministrativo dell’Asp di Crotone. Sostanzialmente una conferma dal momento che Masciari svolgeva già il ruolo come facente funzioni.


Zeman: "Kragl? Se arriverà vedremo come si adatterà al Foggia" - Serie C - TUTTOmercatoWEB.com\nsabato 04 settembre 2021 17:15Girone C\nZeman: "Kragl? Se arriverà vedremo come si adatterà al Foggia"\nKragl, il Potenza, la condizione del Foggia, abbraccia tutti gli argomenti la conferenza stampa pre-gara di mister Zdenek Zeman. Si parte proprio dall'esterno offensivo, anche se il boemo è sbrigativo nella risposta: “Per ora non ci penso, se arriverà vedremo che caratteristiche potranno adattarsi alla nostra squadra”. Poi è la volta del giudizio sul Potenza: “Buona squadra, abbiamo visto molte volte la loro gara contro il Bari, loro giocano a 3 in difesa e noi dobbiamo essere bravi a sfruttare questa situazione”. Sulla sua squadra Zeman avverte: “Me l’aspetto ancora imballata, in settimana abbiamo fatto ancora carichi di lavoro importanti”. La chiusura è sul campionato e le sue protagoniste: “Una gara è troppo poco per dare giudizi, non ho le idee chiare ancora, al momento mi sembra un campionato equilibrato”.\nBari, Mignani: "Zeman è un totem. Punti in comune? Paragone non regge"\nMessina, Fazzi: "Non dobbiamo metterci in croce, dobbiamo lavorare"\nUna boccata d’ossigeno da 500 milioni. La riforma è nelle sabbie mobili. Caro Marotta, la differenza...\nSudtirol, Javorcic: "Queste partite ti danno consapevolezza"\nPres V. Francavilla: "Siamo soddisfatti, venivamo da critiche ingenerose"\nDS Vibonese: "Primo tempo poteva finire tranquillamente 2-0"\nLippi: "Maddaloni è bravo, a Siena farà bene. Gila non se la prenda"\nPro Sesto, Banchieri: "Peccato per il finale, ma è un punto guadagnato"\nCarrarese, Di Natale: "Grande gara per sacrificio e intensità"\nGhirelli a TC da Ancona: "Grande progetto, con grandi prospettive"\nmilanLiga, pareggio in rimonta dell'Atletico Madrid: finisce 2-2 con la Real Sociedad lazioLazio, Capello: "Sarri non è abituato a una squadra che va così piano" interInzaghi gioca sempre meglio, ma perché manca il colpo del ko? fiorentinaRASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei giornali milanZaccheroni: "Milan in difficoltà. Ci sono troppi giocatori fuori..." milanTorino, oggi allenamento di vigilia al Filadelfia. Alle 10 conferenza di Juric lazioBatosta a Verona, la Lazio a Formello: inizia il ritiro - FT&VD torinoTuttosport: "Pobega-Toro? Belotti-Milan già a gennaio"


Esercizi per un portamento e un dorso - Esercizi fisici per formazione di un portamento\nSCOLIOSI ESERCIZI CORRETTIVI - GINNASTICA POSTURALE SCOLIOSI - ESERCIZI POSTURALI SCOLIOSI posizione corretta in una sedia\nRicerca su scoliosis quello che la posizione corretta per le questioni di persona, Élise Miller scoliosis esercizi per una spina dorsale per un portamento. Corsetti per un portamento in Krasnoyarsk corsetto di correzione di un portamento Ucraina, ginnastica per scoliosis con massaggio del tecnico a scolioses.\nCifosi e lordosi, qualche consiglio su questi due atteggiamenti. scoliosis di 1 laurea di correttore di bozze di reparto delle vie respiratorie\nComprare un corsetto per un portamento perché è necessario dare classi in prevenzione di un portamento regolarmente, da piedi piatti e scoliosis in esercito il correttore di bozze di un portamento da bambini come scegliere le dimensioni. Metodi di scoperta di scoliosis lesercizio in modo che non fosse curvature di spina dorsale, misura di prevenzione di curvatura di spina dorsale da piedi piatti siccome il corsetto per un portamento è chiamato.\nAllenamento per gambe e glutei con fitness bikini Sara Pettegani. correzione di posizione a cultura fisica di bambini esercizi per un portamento e un dorso\nTrattamento rapido di un kifoz come trattare linchino di un dorso, bellandatura bel portamento come correggere un portamento esercitano macchine. Yoga e scoliosis siccome la curvatura di spina dorsale in reparto lombare è chiamata, bendaggio per una spina dorsale a una curvatura correttori di bozze da bambini di un portamento.\nEsercizi per camminare correttamente esercizi allatto di violazione di un portamento a bambini di età scolare più giovane\nIn che i correttori di bozze di un portamento differiscono come fare il massaggio a scolioses, concetto di una violazione di prevenzione e di portamento di un portamento tipi di violazioni di un portamento nellaereo frontale. Dove trattare scoliosis ad adolescenti lelettrizzazione da una curvatura di spina dorsale come fare esercizi, statistica di violazioni di un portamento a bambini prescolastici massaggio a bambini a un kifoza di reparto di petto di una spina dorsale.\nI trucchi per un portamento perfetto! il kifoz al bambino che fare esercizi per un portamento e un dorso\nForme di un dorso di un portamento di un torace lfk da risposte scoliosis, come spiegare a bambini su una posizione corretta trattare una spina dorsale di curva. Serie di esercizi allatto di violazione di un portamento di un appartamento indietro lfk per bambini allatto di violazioni di un portamento, corsetto ortopedico su petto e reparto lombare esercizi a inchino del quadro.\nSCHIENA A V AMPIA E FORTE: I 2 FATTORI ESSENZIALI PER AVERLA lfk a un petto lordoz\nIl raddrizzamento di lordoz cervicale quello che è questo correttore di bozze di un portamento aleph oh aleph, violazione di un portamento della loro ragione ginnastica correttiva per pazienti con scoliosis. Quali esercizi per scoliosis a bambini di 1 grado esercizi per trattamento di scoliosis su un fitball, ginnastica a bambini scoliosis la ginnastica che un portamento è stato uguale.\nRinforzare la muscolatura del dorso esercizi su abilità di una posizione corretta\nScoliosis di 14 esercito di gradi lfk con un bastone a video scoliosis, la fisioterapia si allena a una curvatura di portamento a bambini lha battuto con il vantaggio del portamento su chi il discorso. Esercizio per miglioramento di un portamento posizione corretta al computer di esercizio, massaggio a inchino ad adolescenti angolo di kifoz di 40 gradi.\ntecnica e didattica del nuoto galleggiamento passare dal dorso al petto ginnastica respiratoria pasto di Catharina esercizi per un portamento e un dorso\nEsercizi a scoliosis di 1 sinistra parte di grado asimmetria di potere di un portamento, korektor per un portamento kinezis a scoliosis. Protegga un portamento a bambini bambini con scoliosis, è la causa principale dinfrazione di un portamento e debolezza di muscoli il correttore di bozze di un portamento per bambini di orto a - 110 è messo.\nTRAINING DAY #1 nuoto medico a scoliosis in Ekaterinburg\nCorrettore di bozze di un portamento orto professionista prevenzione di violazioni di un portamento di scoliosis e da piedi piatti a bambini, correggiamo un portamento su un bar orizzontale il lfk a lordoz cervicale è raddrizzato. Gli esercizi per rafforzarsi di muscoli di un dorso per correzione di un portamento corsetti lombari Ufa, correttore di bozze di un reparto cervicale portante sinistra parte scoliosis di 1 laurea di reparto di petto che questo.\nCOME allenare la SCHIENA ▪ AUMENTO MASSA MUSCOLARE del DORSO - Scheda esercizi lordoza in kifoz\nIl correttore di bozze di un portamento del prezzo in Togliatti lautocontrollo su un portamento, esercizi per una spina dorsale con scoliosis lezioni di un portamento. Mezzi da inchino un corsetto massaggio per correzione di un portamento al bambino, gli esercizi per correggere un portamento 2 su violazioni di avere pazienza con deviazioni moderate.\nChe questo per correzione di un portamento\nTrattamento dinchino ad adulti\nScoliosis e orbitrek\nCerotti per correzione di posizione\nLa spina dorsale come imparare una curvatura\nCorrezione di una cintura di portamento\nSe può dare scoliosis a un torace\nLordoz lombare che i muscoli rafforzarsi\nQuello che è un dorsopatiya con scoliosis espresso\nCome fissare un dorso con la gobba alladulto\nEsercizi da manubri di correzione di un portamento\nNefroptoz a scoliosis\nIn che lordoz differisce da un kifoz\nEsercizi per un dorso con la gobba\nDovè possibile trattare una curvatura di spina dorsale\nCurvatura di spina dorsale alla parte giusta e lasciata questo\nQuali esercizi fare per una posizione corretta\nComprare reklinator e correttori di bozze di un portamento\nLapplicatore magnetico per risposte di correzione di posizione\nEsercizi per lfk al 2o grado di scoliosis\nBorshchenko Igor portamento vivo\nSegni di definizione e valore di una posizione corretta\nOperazione a un kifoza


Covid a Bari, al Policlinico seconda dose di vaccino per 4.500 operatori\nSono 4.500 gli operatori sanitari del Policlinico di Bari che hanno completato il richiamo per la seconda dose della vaccinazione contro il Covid-19 e che, quindi, risultano immunizzati al virus. Attualmente, la copertura vaccinale completa (cioè comprensiva di prima e di seconda dose) è del 77,7%: nell’ambito della stessa percentuale, risultano immunizzati al 90% i medici e all’84% gli infermieri.\nAd essere stati vaccinati con almeno una dose sono, invece, 5.448 operatori sanitari, pari al 94% del totale del Policlinico. Lo scorso 10 febbraio è partita la fase 2 della campagna di vaccinazione che per l’azienda universitario-ospedaliera riguarda gli studenti dei corsi di laurea di Medicina e di Professioni sanitarie e il personale dei dipartimenti di area medica. Si tratta di altri 4.837 operatori. Nei primi giorni è stato vaccinato il 17% degli studenti.\nComplessivamente è stata somministrata una dose del vaccino anti Covid-19 al 59% delle 10.665 persone che lavorano o studiano nel Policlinico di Bari. Tali dati si riferiscono al periodo 27 dicembre 2020 – 14 febbraio 2021.\nArticolo precedenteFoggia, investita da un’auto ad ottobre: Alice muore dopo 4 mesi\nArticolo successivoBari, 10 body cam per la polizia locale: la decisione del Comune per fermare le aggressioni


Uno spirito su Whatsapp. Pratiche funerarie orientali 2.0 - Antro di Chirone\nHome »Articoli di Antropologia»Antropologia Religiosa»Uno spirito su Whatsapp. Pratiche funerarie orientali 2.0\n«Oggi mi ha whatsappato lo zio!\nSta bene, la casa nuova è molto confortevole\ne la zona in cui si è trasferito gli piace molto.»\nNulla di strano, se non fosse che lo zio è già morto da un mese.\nAffermazione macabra, inquietante per qualcuno, qualche altro interlocutore potrebbe, invece, cominciare a preoccuparsi della “sanità mentale” di chi fa certe affermazioni. Nulla di strano a riguardo se ci trovassimo in Cina. Nel paese (secondo le stime) più popoloso del mondo non è insolito pensare che lo spirito di un caro defunto possa utilizzare un telefonino cellulare o aver bisogno di una macchina o più semplicemente di denaro. Questa credenza si lega all’idea che mondo dei vivi e dei morti non siano altro che uno la copia speculare dell’altro e che quindi, una volta terminato il percorso di vita in questa realtà, l’esistenza dell’anima continui nell'”altro mondo”, in cui il caro estinto si troverà a fronteggiare i medesimi problemi ed avrà le medesime necessità che aveva quando era vivo.\nE’ compito dei parenti ancora in vita quello di provvedere a queste necessità ed aiutare lo spirito, cercando di fornirgli tutto il supporto necessario per vivere un’esistenza agiata, non facendogli mancare nemmeno tutti quegli oggetti e quegli strumenti che sono simbolicamente indicatori di status nella realtà dei vivi.\nSecondo la credenza taoista, lo spirito soggiornerà nella nuova dimensione finché non avrà superato il giudizio dei dieci tribunali dell’aldilà, istituzioni in cui ci saranno, come nel mondo dei vivi, procedure burocratiche da pagare, avvocati difensori da assoldare, persino giudici da corrompere per accelerare le pratiche del processo per decidere la futura destinazione dell’anima (cfr. Fazzari, 2014). Per questo motivo in determinati momenti dell’anno, previsti dal calendario cinese, le “porte” che mettono in comunicazione il mondo dei vivi ed il mondo dei morti si aprono ed i cinesi sono soliti offrire doni e libagioni per i “cari estinti”. Al tempo stesso le attività degli uomini devono rallentare e non possono essere effettuati altri rituali come i matrimoni, onde evitare di offendere gli spiriti e scatenare le loro ire.\nLa Festa del Doppio Nove (in autunno), il Qingming Festival (in primavera) e la Zhong Yuan Jie (in estate) sono le tre occasioni festive in cui ogni famiglia provvede ai propri defunti, commissionando riproduzioni cartacee di qualsiasi bene materiale indispensabile nella realtà dei vivi. I doni di carta vengono poi bruciati in modo che il fumo prodotto faccia arrivare l’offerta al destinatario nell’aldilà.\n[Zhong Yuan Jie – Video]\nDalle banconote alle carte di credito, dalle case alle macchine lussuose, oggi anche fotocamere e cellulari di ultima generazione, tutto è utile al defunto in un “mondo parallelo” così simile a quello che ha lasciato; persino un’infermiera (di carta) che lo assista, poiché l’anima potrebbe portare con se anche gli acciacchi del corpo che ha abbandonato ed i familiari non possono non essere rassicurati anche sotto questo aspetto riguardante il destino dell’anima del parente.\n[Quingming Festival -Video]\nNella complessa ed eterogenea “geografia religiosa” cinese, in cui convivono la dottrina taoista e buddista (oltre alle autoctone religioni popolari), è molto diffusa la credenza dell’esistenza di spiriti di varia natura ma soprattutto di quelli che rappresentano le anime dei defunti, abitanti di mondi paralleli a quello dei viventi. Il legame che vige tra vivi e morti mette in evidenza una relazione che si consolida nel tempo tra abitanti di “questo mondo” e dell’altro, una relazione che si potrebbe definire molto più stretta e vissuta rispetto quella a cui ci abitua la “prospettiva occidentale”. Parafrasando Baudrillard, si potrebbe dire che la “cu ltura occidentale” tende ad estromettere la morte, a guardarla solo come «illusione di una materialità biologica», mentre in altri contesti sociali essa viene integrata nel discorso collettivo. (cfr. Baudrillard, 1976).\nNaturalmente inserire la morte all’interno dei discorsi della collettività, farla entrare nella vita di tutti i giorni come una “componente della vita sociale”, equivale a far entrare nella sfera del reale anche i rappresentanti della morte, gli spiriti per l’appunto. Anime che quindi comunicano ed interagiscono con i propri familiari poiché, come afferma de Martino, «[…] nel mondo storico che è loro proprio gli spiriti sono reali così proprio come vengono figurati e sperimentati dalla “credenza”, e solo un nostro malinteso polemico li può abbassare a “immaginazioni arbitrarie”» (de Martino, 2007:167).\nNessuna ipotetica “illusione” o “allucinazione”, in Cina gli spiriti sono parte della realtà perché socialmente e culturalmente riconosciuta la loro presenza/esistenza. Una credenza particolare, che innesca (come abbiamo visto) comportamenti rituali e sottende pratiche che possono risultare strane ai “nostri occhi” ma che, alla fine dei conti, non sono altro che l’espressione tangibile del discorso che la cultura cinese ha elaborato sulla morte e su ciò che potrebbe esserci oltre la vita. Un discorso che rappresenta anche parte del paradigma identitario sociale ed individuale del contesto cinese perché, come afferma Remotti (a proposito dei diversi modi di intendere e trattare il morto), «per definire “chi siamo?” abbiamo bisogno di stabilire una qualche distanza (una qualche differenza) rispetto a coloro che ci hanno preceduto, così come abbiamo bisogno di stabilire una qualche continuità. Continuità e discontinuità rispetto al passato sono ingredienti o fattori indispensabili per la costruzione dell’identità» (Remotti 1993:87).\nProprio sulla morte si potrebbe dire che non c’è individuo e gruppo umano che non si sia interrogato, generando “artifici culturali” atti a produrre senso e cercare di definire quel territorio sconosciuto, insondabile e per certi versi inquietante dell’oltre vita. Parlando della morte, la società non fa altro che parlare di se stessa, di quali principi regolano il mondo dei vivi e di quali sono i timori che si materializzano nella loro mente al solo pensiero della morte.\n«Due cose belle ha il mondo: amore e morte» (Leopardi, 1853)\nCosì Giacomo Leopardi afferma in uno dei suoi componimenti. In effetti questi due concetti sono spesso il perno introno al quale ruotano ragionamenti e costruzioni culturali che vanno a caratterizzare l’esistenza degli uomini delle diverse collettività che abitano il mondo. Cosa avviene dopo la morte? Dove andremo a finire? La vita termina con il cessare delle nostre funzioni corporee? Esiste una condizione di vita oltre la vita?Se fossimo in Cina potrebbe risponderci il “nostro zio defunto”, magari con un sms o una mail, inviataci col nuovo smartphone che gli abbiamo “spedito”.\nDe Martino, E., Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo, Bollati Boringhieri, Torino, 2007\nFazzari, N., Tre uomini fanno una tigre. Viaggio nella cultura e nelle lingua cinese, Instar libri, Torino, 2014\nGattoni, D., Dall’Estremo Oriente all’Estremo Occidente, Lampi di Stampa, Milano, 2008\nGuzzinati, M., La tradizione cinese, in Lulu.com, 2010\nLeopardi, G., Consalvo, da I canti, vv. 99-100, 1835\nRemotti, F., Luoghi e corpi. Antropologia dello spazio, del tempo e del potere, Bolatti Boringhieri, Torino, 1993\nIl culto dei morti al tempo dell’ Iphone in: http://www.offichina.com/tag/qing-ming-jie/\nInizia il mese dei fantasmi: la paura e il business in: http://www.asianews.it/notizie-it/Inizia-il-mese-dei-fantasmi:-la-paura-e-il-business-25569.html\nI soldi dei morti in: http://bizzarrobazar.com/2014/07/22/i-soldi-dei-morti/\nMorto o vivo che sia non c’è cinese senza Iphone in: http://incontri-ravvicinati-livorno.blogautore.repubblica.it/2013/03/30/morto-o-vivo-che-sia-non-c%E2%80%99e-cinese-senza-iphone/?refresh_ce\nRiti funebri in Cina in: http://www.oltremagazine.com/site/index.html?id_articolo=1031\n← Previous Previous post: Ipnosi: mito o realtà?\nNext → Next post: Riconosci le emozioni, abbi fiducia nelle tue capacità e riprogetta la vita: così il cancro non ti farà più paura.


Rispondere a una chiamata: come è stata avviata la linea di assistenza per salvare vite umane durante le inondazioni in Kerala – Amma Italia\nHome / ETW / Rispondere a una chiamata: come è stata avviata la linea di assistenza per salvare vite umane durante le inondazioni in Kerala\n27 agosto 2018 – Kollam, Kerala, India\nDurante le inondazioni in Kerala, gli studenti e i docenti del Campus di Amritapuri, l’Amrita Vishwa Vidyapeetham, hanno cercato disperatamente di trovare un modo per aiutare le centinaia di migliaia di persone vittime delle inondazioni in tutto lo stato.\nAl lavoro presso la linea di assistenza telefonica Amrita aperta 24 ore su 24.\nAvevano già allestito punti di raccolta per la donazione di vestiti, cibo e altre forniture di assistenza. Avevano anche già pianificato di raggiungere le comunità colpite e iniziare le pulizie non appena le acque si sarebbero ritirate. Ma non sembrava abbastanza. Poi è arrivata l’idea: “E se creassimo un call center per aiutare al salvataggio di coloro che sono rimasti bloccati?” E fu così che alle ore 13 del 16 agosto presso l’università si sono ritrovate un numero sufficiente di persone che sufficiente tecnologia era abbastanza per cominciare l’Amrita Helpline – un centro di soccorso telefonico attivo 24 ore su 24. Nell’arco di cinque giorni, il team ha risposto a più di 25.000 chiamate e messo in collegato oltre 100.000 persone rimaste vittime delle inondazioni con i servizi di soccorso di competenza. Fra questi i funzionari governativi, la Marina, l’Aeronautica, la Forza Nazionale di Soccorso ai Disastri, la Polizia di Stato del Kerala, i pescatori locali e altre agenzie di volontariato. Per esempio, quando la linea di soccorso telefonico ha ricevuto la chiamata di una donna che spiegava con disperazione come la sua anziana madre si teneva salda sulla schiena per riuscire a tenere in alto con le braccia un bambino sopra del livello delle acque in crescita. I volontari del call center sono riusciti a raggiungere in una decina di minuti una barca da pesca non lontana salvando una donna, sua madre e un bambino. Quando il marito della donna ha saputo del salvataggio, ha inviato in segno di gratitudine a Embracing the World un camion carico di materiale di soccorso affinché fosse distribuito a coloro che ancora ne avevano bisogno. La linea di soccorso telefonico ha anche ricevuto la chiamata di un uomo bloccato in casa che chiedeva aiuto. I pescatori del peschereccio inviato nella zona hanno scoperto che in una casa vicino c’era una coppia di anziani con l’acqua all’altezza del collo. La coppia rimase stupita di essere salvata dai pescatori. “Non possedendo un cellulare non ci era possibile chiamare. Quando l’acqua s’è alzata tutto quello che abbiamo potuto fare è stato pregare che qualcuno ci venisse a salvare ” hanno spiegato. “Posso dire a nome di tutti i volontari di essere felici di avere aiutato nel nostro piccolo.”, ha detto AR Amritesh. Amritesh è il coordinatore di AYUDH Amritapuri. AYUDH è l’ala della gioventù di Embracing the World e ha svolto un ruolo centrale nella gestione della linea di assistenza telefonica. “Abbiamo ricevuto molti feedback positivi dall’Aeronautica e dalla Marina Indiana, dicendo che le informazioni raccolte dall’ Amrita Helpline li ha aiutati a indirizzare meglio i soccorsi e a procedere con maggiore velocità”.\nI volontari hanno suddiviso il giorno in tre diversi turni in modo che le 20 linee di risposta siano sempre monitorate.\nLa squadra della linea di assistenza telefonica è stata formata da oltre 400 persone fra studenti e docenti suddivisi ogni giorno in tre turni diversi per cinque giorni consecutivi. All’arrivo di una chiamata alla helpline, c’erano 20 telefoni in servizio parallelo che rispondevano in modo continuativo. “Posso dire con sicurezza che abbiamo risposto a tutte le chiamate ricevute”, ha detto Amritesh. “Ogni studente volontario si è adoperato per far sì che le informazioni dei chiamanti fossero trasmesse alle squadre di soccorso di competenza. Hanno poi seguito i casi fino al salvataggio delle persone che erano rimaste bloccate.” I volontari non hanno operato solo con le linee telefoniche, ma hanno anche raccolto richieste di aiuto via internet e i social media. Hanno impiegato speciali tecniche per identificare e verificare le informazioni sui luoghi, i percorsi, le agenzie di soccorso, i volontari e i fornitori. Hanno quindi trasmesso queste informazioni alle squadre di soccorso aiutandole ad indirizzare con precisione le loro operazioni.\nGli studenti e i docenti hanno anche utilizzato i social media per aiutare nei soccorsi.\nQuesto impegno ha reso i servizi di Amrita Helpline preziosissimi e molto apprezzati sia dal pubblico sia dalle squadre di soccorso. Durante i salvataggi, il servizio di assistenza telefonica ha anche coordinato la distribuzione di cibo, vestiti, medicine e altri beni essenziali. Inoltre, i volontari sono riusciti a fornire rassicurazioni ai parenti delle vittime all’estero. “Ci sono persone originarie del Kerala in tutto il mondo”, ha detto Ramesh Azhakesan, core member del Comitato di AYUDH. “Il fatto di aver potuto ricevere telefonare dal Golfo, dall’Europa e dagli Stati Uniti e aiutare le famiglie a sapere del luogo e del salvataggio dei loro parenti ha dato un grande sollievo a migliaia di persone”. L’Amrita Helpline è stata la dimostrazione di come la tecnologia e il lavoro di squadra possano aiutare durante le calamità grazie ad un uso positivo dei social media. La motivazione di Amrita Helpline è arrivata dal gruppo Compassionate Kerala, un’iniziativa di Prashanth Nair, ex esattore dell’Indian Administrative Service (IAS) a Calicut, in Kerala. Nel frattempo, i servizi di ripristino e soccorso per le persone colpite dalle inondazioni continuano ad aumentare. Altre squadre di volontari si stanno attivando per andare nei luoghi colpiti e aiutare con i trattamenti medici, le forniture essenziali, le pulizie ambientali e valutazioni su come ricostruire edifici e proprietà danneggiati. Ci stiamo impegnando molto per raggiungere le comunità tribali remote in Kerala, che sono villaggi isolati anche in condizioni normali.\nTAGS: Alluvioni Kerala 2018, AYUDH, Calamità Naturali, ETW, Opere Svolte ed aiuti umanitari


Concluso il CdA di MPS. Morelli aggiorna sul roadshow che va “molto bene” | QuiFinanza\nConcluso il CdA di MPS. Morelli aggiorna sul roadshow che va “molto bene”\neditato in: 2016-11-02T18:30:04+01:00 da QuiFinanza\n(Teleborsa) – Nulla di rilevante dalla riunione del Board di Banca MPS, che non ha preso decisioni rilevanti ed è stato aggiornato dall’Ad Marco Morelli, in collegamento dagli USA, sull’andamento del roadshow di presentazione del piano di rafforzamento patrimoniale e rilancio della banca.\nDopo il Golfo, infatti, il numero uno della banca è volato a New York nel tentativo di trovare adesioni al piano di rafforzamento patrimoniale da 5 miliardi, che poi verrà presentato anche in Asia.\nSecondo fonti vicine alla banca, il roadshow in corso a New York per la ricerca di nuovi investitori ed in particolare di “anchor investor” (primario investitore), “sta andando molto bene”. Stando alle indiscrezioni vi sarebbero state molte richieste di contatto con gli advisor Mediobanca e JP Morgan, anche superiori alla lista stilata inizialmente.\nSulla notizia del buon andamento del roadshow, il titolo MPS a Piazza Affari ha recuperato dai minimi della giornata, avviandosi a chiudere gli scambi con una perdita del 3,6%, meglio di altre banche.\nConcluso il CdA di MPS. Morelli aggiorna sul roadshow che va “mo...


Persia | Il boulevard di Francesco\nPubblicato lunedì 15 Giugno 2009 alle 07:32 da Francesco\nNon mi sorprende che la rielezione di Ahmadinejad in Iran abbia suscitato forti dubbi negli osservatori occidentali, ma trovo strano che tali riserve sulla regolarità delle elezioni continuino a ricevere una forte risonanza dai media internazionali. Sembra quasi che gli organi di informazione stiano preparando il campo a qualcuno, ma probabilmente la mia è mera dietrologia. Per gli sconfitti non è raro invocare lo spettro dei brogli e dichiarazioni del genere sono state fatte anche nel passato recente in Italia e negli Stati Uniti. In assenza di prove i dubbi possono comunque diventare certezze qualora lo scacchiere planetario lo esiga. All’Iran è già stata fatta una guerra di otto anni per interposta dittatura che la buon anima di Saddam Hussein non è riuscito a vincere. L’Italia è una teocrazia come l’Iran, ma a differenza di quest’ultimo il suo status non è esplicito. Talvolta penso ironicamente che qualcuno voglia negare ad Ahmadinejad la sua convinzione negazionista oltre alla possibilità di affrancare il suo paese dall’uso del petrolio. Mi chiedo quanti giornalisti si domandino se le vicende degli ultimi giorni siano il preambolo di una nuova Operazione Ajax. Tra le rivoluzioni discutibili della storia contemporanea, quella attuata da Khomeini è l’unica che ai miei occhi risulti affascinante. Sono favorevole alla parità dei sessi, ma in linea di massima non credo che le donne occidentali subiscano un trattamento molto diverso da quello che possono ricevere le donne iraniane. Le prime spesso devono fare i conti con l’impraticabilità di conseguire l’indipendenza economica ed essere madri in società che le tutelano soltanto sulla carta, mentre le seconde sono soggette alla sharia: ne consegue che entrambi i modelli forse sono fallimentari per l’emancipazione femminile. Oggigiorno, alla luce dei costumi moderni, qualche vecchia femminista si rimprovera di aver combattuto troppo. Io vivo bene nella mia nazione opulenta e corrotta poiché non mi lascio contagiare da chiunque la infetti; che sieda su una scranna o davanti al bancone di un mercato.\nParole chiave: Ahmadinejad, Hussein, Iran, Khomeini, Operazione Ajax