Brochure for ferroscan instrument\nSpeichernBedienungsanleitung PS 200_de für später speichern\n140 Ansichten35 Seiten\nDemonstration & Trainig\nFerroscan PC Software V 4.0\nLesen Sie die Bedienungsanleitung vor der\nimmer beim Gert auf.\nGeben Sie das Gert nur zusammen mit der\nBedienungsanleitung an andere Personen\n-WARNUNGWeist auf eine mgliche Gefahr hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod fhren kann, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.\n-VORSICHTWeist auf eine mgliche Gefahr hin, die zu leichten Krperverletzungen oder zu Sachschden fhren kann, wenn\n-HINWEISFr Anwendungshinweise und andere ntzliche Informationen.\n PS 200 S Scanner\n PSA 60 Tasche\n PS 200 M Monitor\n PSA 91 Speicherkarte\n PSA 92 Datenkabel\n PSA 93 Kopfhrer Set\n PSA 61 Tasche\n PSA 62 Traggurt\n2 PSA 80 Akku-Paket\n2 PUA 80 Ladegert\nPSA 10/11 Referenzraster\n PUA 70 Markierstift\n PSA 90 PC-Software\n PS 200 Koffer\n Die Zahlen verweisen jeweils auf Abbildungen. Die\nAbbildungen zum Text finden Sie auf den ausklappbaren Seiten. Halten Sie diese beim Studium der Anleitung\nIm Text dieser Bedienungsanleitung bedeutet das Gert\nimmer das Ferroscan PS 200.\nOrt der Identifizierungsdetails auf dem Gert\nsind auf dem Typenschild des Gerts angebracht. bertragen Sie diese Angaben in Ihre Bedienungsanleitung\nund beziehen Sie sich bei Anfragen an unsere Vertretung oder Servicestelle immer auf diese Angaben.\nPS 200 S Scanner\nPS 200 M Monitor\nDas PS 200 Ferroscan-System dient zur Ortung, Tiefenbestimmung und Durchmesserabschtzung von Armierungseisen.\nDas Gert kann fr verschiedene Detektierungsanwendungen fr Betonarmierungen eingesetzt werden. Der\nangewendete Detektiermodus hngt von der Anwendung ab. Diese fllt im Wesentlichen in eine der folgenden Kategorien:\nVermeiden von Armierungseisentreffen beim Bohren\nPosition und Durchmesser\nder armierungseisen bestimmen fr Lastkontrollen\nImagescan oder Block\nDas System funktioniert so, dass der Scanner direkt\nber die Oberflche des Bauwerks bewegt wird. Die\ngesammelten Daten werden im Scanner gespeichert,\nbis sie auf den Monitor bertragen werden knnen. Der\nMonitor wird verwendet, um grosse Datenmengen zu\nspeichern und die Daten zur Anzeige zu bringen. Zudem\nkann er fr die Auswertung verwendet werden. Die Daten\nknnen auch in den PC heruntergeladen werden. Die\nPC-Software bietet fortgeschrittene Bewertungsoptionen und die Mglichkeit, schnell vollstndige Berichte\nauszudrucken, sowie die Daten zu archivieren.\nDer Scanner wird senkrecht zu den Armierungseisen\nber die Oberflche bewegt. Die Position und Tiefe der\nArmierungseisen kann bestimmt und auf der Oberflche\nDer Scanner wird wie in 2.3.1 Quickscan-Detektion angegeben verwendet. Die Daten werden jedoch aufgezeichnet,\nwhrend sich der Scanner ber die Oberflche bewegt.\nDiese Daten werden hierauf auf den Monitor bertragen,\nwo sie ausgewertet werden knnen und sich die mittlere berdeckung bestimmen lsst. Wenn die Daten in\nden PC heruntergeladen werden, knnen sie ausgewertet\nsowie archiviert und als Bericht ausgedruckt werden.\nErweiterte Auswertungsoptionen bieten die Mglichkeit,\nQuickscans zu importieren und automatisch auszuwerten.\nAm interessierenden Bereich wird mit dem mitgelieferten Klebeband ein Referenzraster befestigt. Nach dem\nWhlen des Imagescan-Modus im Scanner werden die\nReihen und Spalten des Rasters aufgrund der Anweisungen am Display abgetastet. Die Daten werden auf den\nMonitor bertragen, wo das Bild zur Anzeige gebracht\nwerden kann. Die Position der Armierungseisen kann mit\nder Oberflche in Bezug gebracht werden. Zudem lassen sich an jeder Stelle der Durchmesser und die Tiefe\nWenn die Daten in die PC-Software heruntergeladen\nwerden, knnen sie wie im Monitor ausgewertet werden, wobei zustzlich eine Reihe von Punkten zusammen mit Tiefe und Durchmesser aufgezeichnet und archiviert werden. Berichte knnen ausgedruckt werden.\nAm interessierenden Bereich werden mit dem mitgelieferten Klebeband Papierraster befestigt. Nach dem Whlen\ndes Blockscan-Modus wird der Benutzer aufgefordert,\nden ersten abzutastenden Bereich zu whlen. Hierauf\nwird ein Imagescan durchgefhrt. Nach Beendigung des\nImagescans wird der Benutzer aufgefordert, den nchsten abzutastenden Bereich zu whlen. Dieser Bereich\nmuss an den vorhergehenden Bereich anschliessen. Den\nRaster bewegen und hierauf wie vorher abtasten. Dieser\nVorgang kann fr bis zu 3 3 Imagescans wiederholt\nwerden. Die Daten werden auf den Monitor bertragen.\nDie Imagescans werden automatisch zusammengefgt,\num ein grsseres Bild zu erhalten. Die Anordnung der\nArmierungseisen kann ber einen weiten Bereich dargestellt werden. Einzelne Imagescans knnen ausgewhlt\nwerden, um sie zu zoomen und das Bild auszuwerten.\nEin komplettes PS 200 Ferroscan-System besteht aus den folgenden Teilen:\nPSA 60 Tasche\nPSA 91 Speicherkarte\nTasche fr Scanner\nMultimedia-Karte (min. 32 MB)\nPSA 92 Datenkabel\nPSA 93 Kopfhrer/\nPSA 61 Tasche\nPSA 62 Traggurt\nPSA 80 Akku-Paket\nPUA 80 Ladegert\nPSA 10 Referenzraster\nPUA 70 Markierstift\nPSA 90 PC-Software\nPS 200 Koffer\nUSB-Kabel, 2 m/6 ft lang\nTasche fr Monitor\nGurt zum Tragen von Scanner und Monitor in den Taschen\nNiMH-Akku-Paket fr Scanner oder Monitor\nLadegert fr das PSA 80 Akku-Paket\nNetzkabel fr PUA 80 Ladegert. *\n10 Raster. Einheiten in mm\n3M Scotch-Band 399 E, Baumwollband Betonabdeckung. Lokal bei\n3M-Lieferanten nachzubestellen. Von Hilti nicht als Ersatzteil erhltlich.\nSatz von 12 Markierstiften\nPC-Software fr den PS 200 Ferroscan auf CD-ROM\nKunststoffkoffer mit Einsatz fr das PS 200 Ferroscan-System\nPSA 10 Referenzraster-Satz\nPUA 70 Markierstift-Satz\n5 Raster - mm\n12 rote Markierstifte\nMultimedia-Karte (32 MB)\nUSB-Kabel zum Herunterladen der Daten\nUmfassend PS 200 S Scanner, PSA 80 Akku-Paket,\nPSA 60 Tasche, PSA 63 Handschlaufe und Bedienungsanleitung\nFr PS 200 S Scanner\nZum Tragen von PS 200 S Scanner und PS 200 M\nUmfassend PS 200 M Monitor, PSA 80 Akku-Paket,\nPSA 61 Tasche und Bedienungsanleitung\nFr PS 200 M Monitor\n377656 PSA 60 Tasche\n305144 PSA 63 Handschlaufe\n377658 PSA 62 Traggurt\n377657 PSA 61 Tasche\n305143 PSA 93 Kopfhrer/Mikrofon-Garnitur\n377660 PS 200 Bedienungsanleitung\n377663 PS 200 Bedienungsanleitung\n377659 PS 200 Koffer\n377472 PSA 80 Akku-Paket\nDeutsch, Englisch, Franzsisch, Italienisch, Spanisch\nMit Einsatz fr das PS 200-System\nFr PS 200 S Scanner oder PS 200 M Monitor\nZum Laden des PSA 80 Akku-Pakets\n* Die Artikelnummer hngt vom Land ab, wo der Artikel bestellt wird\nDie Rder des Scanners knnen vom Anwender ersetzt werden.\n305152 PSW 200 S 1 Radsatz\n4 Rder fr den PS 200 S Scanner, zusammen mit einem\nAnleitung zum Wechseln der Rder siehe Kapitel 8.\n10C bis +50C\n20C bis +60C\nDie folgenden Bedingungen mssen erfllt sein, um\nzuverlssige Messwerte zu erhalten:\nBetonoberflche glatt und eben\nArmierungseisen nicht korrodiert\nArmierung liegt parallel zur Oberflche\nBeton enthlt keine Zuschlagstoffe oder Bestandteile\nArmierungseisen liegen auf 5 genau senkrecht\nDie Armierungseisen sind nicht geschweisst\nBenachbarte Eisen haben einen hnlichen Durchmesser\nBenachbarte Eisen liegen gleich tief\nGenauigkeitsangaben gelten fr die oberste Lage\nKeine Streinflsse von usseren Magnetfeldern\noder naheliegenden Gegenstnden mit magnetischen\nDie Eisen haben eine relative magnetische Permeabilitt von 85-105\nDie Rder des Scanners sind sauber und frei von\nSand oder hnlichen Verschmutzungen\nAlle 4 Rder des Scanners laufen auf dem zu messenden Objekt\nDie Armierungseisen entsprechen einer der folgenden Normen (je nach der auf der Unterseite des\nOriginal-Koffers angegebenen Artikel-Nummer des\nPS 200 Ferroscan-Systems):\nASTM A 615 /\nUrsprung/Anwendbarkeit der Norm\n4.2.1 Detektions- und Messbereich und\nMinimaler Eisenabstand 36 mm zum Feststellen einzelner Eisen oder Eisenabstand:berdeckung (s:c) 2:1, je\nnachdem, welcher Wert grsser ist. Fr eine Tiefenmessung ist eine Mindesttiefe von 10 mm erforderlich.\nMinimaler Eisenabstand vom Startpunkt der Messung\n(z.B. vom Rand des Messrasters): 30 mm.\na. Imagescan und Blockscan\nEisendurchmesser (DIN 488)\nSchock (Gert im Koffer)\nVibration (nicht im Betrieb)\n-WARNUNGWenn eine oder mehrere dieser Bedingungen nicht erfllt\nsind, kann die Genauigkeit beeintrchtigt werden.\nDas Verhltnis Eisenabstand:berdeckung (s:c) setzt\nder Feststellung einzelner Eisen oft Grenzen.\n-ANMERKUNGFr das PUA 80 Ladegert siehe die PUA 80 Ladegert\n#4 2 2\n#5 2 2\n#6 2 2\n#7 2 2\n#8 2 2\n#9 2 2\n#10 2 2\n#3 0.1 0.1\n#4 0.1 0.1\n#5 0.1 0.1\n#6 0.1 0.1\n#7 0.1 0.1\n#8 0.1 0.1\n#9 0.1 0.1\n#10 0.1 0.1\n#11 0.1 0.1\nDer Wert gibt die typische Genauigkeit der Tiefenmessung (Abweichung vom effektiven Wert) in mm bzw.\nO: Eisen ist in dieser Tiefe feststellbar, es wird jedoch\nkeine Tiefe berechnet\nX: Eisen kann in dieser Tiefe nicht festgestellt werden\nImagescan - Eisendurchmesser nicht bekannt\n#7 3 3\n#8 3 3\n#9 3 3\n#10 3 3\n#11 3 3\nDer Wert gibt die typische Genauigkeit der Tiefenmessung\n(Abweichung vom effektiven Wert) in mm bzw. Zoll< an.\nX : Eisen kann in dieser Tiefe nicht festgestellt werden\nDer Eisendurchmesser ist bekannt.\n#3 0.05 0.05 0.1\n#4 0.05 0.05 0.1\n#5 0.05 0.05 0.1\n#6 0.05 0.05 0.1\n#7 0.05 0.05 0.1\n#8 0.05 0.05 0.1\n#9 0.05 0.05 0.1\n#10 0.05 0.05 0.1\n#11 0.05 0.05 0.1\n#5 1 1\n#10 1 1\n#11 1 1\n#3 0.1 0.1 0.1\n#4 0.1 0.1 0.1\n#5 0.1 0.1 0.1\n#6 0.1 0.1 0.1\n#7 0.1 0.1 0.1\n#8 0.1 0.1 0.1\n#9 0.1 0.1 0.1\n#10 0.1 0.1 0.1\n#11 0.1 0.1 0.1\n4.2.2 Genauigkeit der Bestimmung des Eisendurchmessers\n1 Norm-Durchmesser, wenn Eisenabstand:berdeckung\n2 : 1. Die Durchmesserbestimmung ist mglich bis\n60 mm Tiefe.\n4.2.3 Genauigkeit der Eisen-Ortung\nRelative Messung der Eisen-Mitte (alle Betriebsarten):\nTypisch 3 mm bzw. typisch 0,1 Inch in Bezug auf die\ngemessene Position, wenn Eisenabstand:berdeckung\n(mit PSA 80 Akku-Paket)\nMinimale Betriebsdauer mit\n9 Imagescans plus bis zu 30 m\n(max. 10 Scans)\nLCD / 50 37 mm\n128 64 Pixel\n128 132 132 mm\nmax. Speicherkartengrsse: 512 MB\nMin. 150 Imagescans oder 75 Quickscans (total 2250 m), plus bis zu\n15 Minuten Sprachdaten bei 32 MB.\nLCD / 115 86 mm\n320 240 Pixel / 16 Graustufen\n264 152 57 mm\nTypisch 8 Stunden\nLithium / typisch 10 Jahre\n< 16 s fr 9 Bilder, < 2 s fr 1 Bild\nTypisch 0,5 m\nNach 5 Min. nach Bettigung letzter Taste\n4.4 Daten PSA 80 Akku-Paket\nMin. Anzahl Ladezyklen Typisch 500\nDas Gert nie in einem Bereich verwenden, in dem\nSorgen Sie dafr, dass der Koffer beim Transport gengend gesichert ist und keine Verletzungsgefahr besteht.\nNeben den sicherheitstechnischen Hinweisen in den einzelnen Kapiteln dieser Bedienungsanleitung sind folgende Bestimmungen jederzeit strikt zu beachten.\n5.2 Bestimmungsgemsse Verwendung\nDas Gert ist fr die Ortung von Armierungseisen in Beton\nund die Messung der Tiefe und Abschtzung des Durchmessers der obersten Lage der Armierung in bereinstimmung mit den im Abschnitt aufgefhrten technischen Daten bestimmt.\n5.3.1 Elektromagnetische Vertrglichkeit\nObwohl das Gert die strengen Anforderungen der einschlgigen Richtlinien erfllt, kann Hilti die Mglichkeit\nnicht ausschliessen, dass das Gert\nandere Gerte (z.B. Navigationseinrichtungen von Flugzeugen oder Medizinalgerte) strt oder\ndurch starke Strahlung gestrt wird, was zu Funktionsstrungen fhren kann. In diesen Fllen oder bei\nUnsicherheiten mssen Kontrollmessungen durchgefhrt werden.\nEs knnen gefhrliche Situationen auftreten, wenn das\nGert entweder nicht bestimmungsgemss oder von\nnicht ausgebildetem Personal falsch eingesetzt wird.\nnur Original-Hilti-Zubehre und -Zusatzgerte.\nManipulationen oder Vernderungen am Gert sind\nBeachten Sie die Angaben zu Betrieb, Pflege und Instandhaltung in der Bedienungsanleitung.\nMachen Sie keine Sicherheitseinrichtungen unwirksam,\nund entfernen Sie keine Hinweis- und Warnschilder.\nLassen Sie das Gert nur durch eine Hilti-Servicestelle reparieren.\nFr speziell kritische Situationen, wo die Messresultate Auswirkungen auf die Sicherheit und Stabilitt des\nBauwerks haben, die Resultate immer durch ffnen\ndes Bauwerks und direkte Kontrolle von Position, Tiefe und Durchmesser der Armierung an wichtigen Stellen berprfen.\nBeim Bohren an oder in der Nhe einer Stelle, wo das\nGert ein Eisen angezeigt hat, nie tiefer bohren als die\nangegebene Tiefe des Eisens.\n5.3 Sachgemsse Einrichtung des Arbeitsplatzes\nHalten Sie das Arbeitsumfeld frei von Gegenstnden,\nan denen Sie sich verletzen knnten.\nHalten Sie beim Arbeiten andere Personen, insbesondere Kinder, vom Wirkungsbereich fern.\nVermeiden Sie eine ungnstige Krperhaltung.\nTragen Sie rutschfestes Schuhwerk und sorgen Sie\njederzeit fr einen sicheren Stand.\nVermeiden Sie bei Arbeiten auf Leitern eine abnormale Krperhaltung. Sorgen Sie fr sicheren Stand und\nhalten Sie jederzeit das Gleichgewicht.\nVerwenden sie das Gert nur innerhalb der definierten\nKontrollieren Sie mit einer Person, die qualifiziert ist,\nob es an einer bestimmten Stelle sicher ist, zu bohren,\nbevor Sie mit dem Anbohren beginnen.\nberprfen Sie das Gert vor dem Gebrauch auf eventuelle Beschdigungen. Falls das Gert beschdigt ist,\nlassen Sie es durch eine Hilti-Servicestelle reparieren.\nNach einem Sturz oder anderen mechanischen Einwirkungen mssen Sie die Genauigkeit des Gerts\nPrfen Sie sicherheitshalber die Genauigkeit vor jedem\nWenn das Gert aus grosser Klte in eine wrmere\nUmgebung gebracht wird oder umgekehrt, sollten Sie\ndas Gert vor dem Gebrauch anklimatisieren lassen.\nObwohl das Gert gegen den Eintritt von Feuchtigkeit\ngeschtzt ist, sollten Sie das Gert vor dem Versorgen\nim Transportkoffer trockenwischen.\nVermeiden Sie einen Kurzschluss am Akku-Paket. Ein\nKurzschluss kann einen Brand verursachen.\nStellen Sie sicher, dass die Aussenflchen des AkkuPakets sauber und trocken sind, bevor Sie das AkkuPaket zum Ladevorgang in das Ladegert einfhren.\nVerwenden Sie nur die in dieser Bedienungsanleitung\nAm Ende ihrer Lebensdauer mssen die Akku-Pakets\nFr den Transport oder eine lngere Lagerung des Gerts\ndas Akku-Paket aus dem Gert nehmen. Vor dem erneuten Einsetzen das Akku-Paket auf Anzeichen von Lecks\nund Schden kontrollieren.\nUm Umweltschden zu vermeiden, mssen Sie das\nGert und das Akku-Paket gemss den jeweilig glti\ngen landesspezifischen Richtlinien entsorgen. Wenden\nSie sich im Zweifelsfall an Hilti.\n-WARNUNGAus defekten Akku-Paketen kann eine tzende Flssigkeit austreten. Vermeiden Sie den Kontakt mit dieser\nFlssigkeit. Ist es zu einem Hautkontakt gekommen,\nwaschen Sie die Kontaktstelle mit viel Seife und Wasser. Bei einem Kontakt der Flssigkeit mit den Augen\nsplen Sie die Augen sofort mit Wasser und konsultieren Sie anschliessend einen Arzt.\n5.5 Anforderungen an den Benutzer\nDas Gert ist fr den professionellen Benutzer bestimmt.\nDas Gert darf nur von autorisiertem, eingewiesenem\nPersonal bedient, gewartet und instand gehalten werden. Dieses Personal muss speziell ber die auftretenden Gefahren unterrichtet sein.\nArbeiten Sie stets konzentriert. Gehen Sie berlegt vor\nund verwenden Sie das Gert nicht, wenn Sie unkonzentriert sind.\nDas Gert nicht verwenden, wenn es in irgendwelcher\nWeise defekt zu sein scheint.\nBei Unsicherheit ber ein Detektierungsresultat, sich\nvor dem weiteren Vorgehen an einen Hilti-Spezialisten\nBeachten Sie alle Warn- und Hinweismeldungen des\nScanners und des Monitors.\n5.6 Bei der Verwendung des Gerts zu beachtende\nDie Genauigkeit des Gerts immer kontrollieren, bevor\nmit dem Arbeiten begonnen wird, wenn die Messresultate Auswirkungen auf die Sicherheit und Stabilitt\ndes Bauwerks haben. An einem Armierungseisen messen, dessen Ort, Tiefe und Durchmesser bekannt sind,\nund die Resultate mit den Genauigkeitsspezifikationen\nDen PS 200 S Scanner nicht verwenden, wenn die\nRder sich nicht frei drehen lassen oder Zeichen von\nAbnutzung zeigen. Wenden Sie sich fr Angaben zur\nReparatur an Hilti. Zudem knnen Sie die Rder reinigen oder ersetzen - siehe Abschnitt 8.\nberprfen Sie die Gerteeinstellungen vor Gebrauch.\nScanner nur leicht auf Messoberflche andrcken.\nBewehrungseisen, welche unterhalb der obersten\nBewehrungsschicht liegen, knnen nicht immer detektiert werden.\nEntfernen Sie alle metallischen Teile wie Ringe, Anhnger usw. vor einer Messung.\n6.1 PSA 80 Akku-Paket\nBeide Akku-Pakete mit den PUA 80 Ladegerten laden.\nEine vollstndige Anleitung ber das Laden befindet sich\nin der Bedienungsanleitung des PUA 80 Ladegerts. Vor\nder ersten Inbetriebnahme mssen die Akkus 14 Stunden geladen werden.\n6.1.1 Einsetzen und Herausnehmen des Akku-Pakets\nDarauf achten, dass das Akku-Paket richtig wie unten\ngezeigt auf den Scanner oder den Monitor ausgerichtet\nScanner: Bei gegen sich gerichteter Akku-Endkappe\nmuss die grosse Nut am Akku-Paket links sein.\nDas Akku-Paket so weit wie mglich in die ffnung schieben. Die Endkappe im Uhrzeigersinn drehen, bis sie einschnappt.\nZum Herausnehmen des Akku-Pakets die Endkappe so\nweit wie mglich im Gegenuhrzeigersinn drehen. Das\nAkku-Paket aus dem Scanner oder Monitor ziehen.\nMonitor: Bei gegen sich gerichteter Akku-Endkappe\nmuss die grosse Nut am Akku-Pack rechts sein.\n-VORSICHTDas Akku-Paket muss sich ohne weiteres in den Scanner oder Monitor einschieben lassen. Beim Einsetzen\ndes Akku-Pakets in den Scanner oder Monitor keine Kraft\naufwenden, da dadurch das Akku-Paket sowie der Scanner oder Monitor beschdigt werden knnen.\n-WARNUNGDas Akku-Paket im Betrieb, oder wenn der Monitor eingeschaltet ist, nicht herausnehmen. Dabei knnen Daten\nverloren gehen. Das Akku-Paket nur herausnehmen,\nwenn der Monitor abgeschaltet ist.\n6.2 PSA 91 Speicherkarte\nDie Speicherkarte in den Schlitz auf der Rckseite des\n-VORSICHTAchten Sie auf den richtigen\nEinsatz der Karte.\nZum Herausnehmen der Speicherkarte kurz darauf\ndrcken. Die Karte wird im Schlitz freigegeben und kann\nleicht gefasst und herausgenommen werden.\nObwohl die Speicherkarte vom Typ der Multimedia-Karte ist, variieren die Normen zwischen den einzelnen Herstellern. Um die Datensicherheit und -integritt sicherzustellen, sollten Multimedia-Karten von Hilti verwendet werden. Daten knnen unwiederbringlich verloren\ngehen, wenn andere Multimedia-Karten als die von Hilti gelieferten verwendet werden.\n-WARNUNGDie Speicherkarte im Betrieb, oder wenn der Monitor\neingeschaltet ist, nicht herausnehmen. Dadurch knnen\nDaten verloren gehen. Die Speicherkarte nur herausnehmen, wenn der Monitor abgeschaltet ist.\n-HINWEISWenn die Speicherkarte herausgenommen ist, schaltet\nder Monitor automatisch auf einen internen Speicher\nvon 3 MB um. Daten werden automatisch in diesem\nSpeicher in einem Projekt mit dem Namen Prj00001\ngespeichert, bis sie in den PC heruntergeladen werden,\noder bis eine Speicherkarte in den Monitor eingesetzt\nwird. Wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist und der\nMonitor eingeschaltet wird, werden alle Daten im internen\nSpeicher automatisch auf die Speicherkarte bertragen.\n7.1 Mitnahme und Verwendung des Systems\nDer Scanner lsst sich zum reinen Abtasten ohne Monitor verwenden, oder der Monitor kann in der PSA 61 Tasche\nam PSA 62 Traggurt mitgenommen werden. Die erste\nMglichkeit ist von Vorteil, wenn an schwer zugnglichen\nStellen gearbeitet wird und eine maximale Mobilitt erforderlich ist, wie zum Beispiel auf einem Gerst oder einer\nLeiter. Wenn der Speicher des Scanners voll ist (9 Imagescans, 1 vollstndiger Blockscan oder 30 m Quickscan\nsind aufgezeichnet worden) muss sich der Benutzer zum\nMonitor begeben, um die Daten herunterzuladen. Der Monitor kann sich in der Nhe befinden (z.B. an der Basis des\nGersts, in einem Fahrzeug, im Baustellenbro usw.).\nWenn der Benutzer beabsichtigt, mehr Scans durchzufhren als im Speicher des Scanners Platz haben, und vermeiden will, immer wieder zum Monitor gehen zu mssen, kann er den Monitor am Traggurt oder mitglelieferten Schulterriemen mitnehmen.\n-VORSICHTDie Temperatur im Innern eines an der Sonne stehenden Fahrzeugs kann ohne weiteres die maximal zulssige Lagertemperatur fr den PS 200 bersteigen. Einige Komponenten des PS 200 knnten Schaden nehmen,\nwenn das Gert Temperaturen von mehr als 60 C bzw.\n158 F ausgesetzt wird.\n7.2 Bedienung des Scanners\n7.2.1 Tastatur und Display\nZum Vor- oder Rckwrtsbewegen\nzwischen Optionen oder Werten.\n2 Besttigungs- Zum Besttigen eines Wertes oder\n4 Abbruchtaste Zum Annullieren einer Eingabe oder\nZurckbewegen um einen Bildschirm.\n5 AufzeichZum Starten/Stoppen einer Aufnungstaste zeichnung.\n1 Men-Bereich. Funktionen, die mit Hilfe der Pfeiltasten und der Besttigungstaste gewhlt werden knnen.\n2 Status-Information - Informationen wie Akku-Ladezustand, Speicher-Status.\n3 Variabler Bereich - Hier werden Benutzer-FeedbackInformationen angzeigt, z.B. Messmodus, Eisentiefe, Abtastfortschritt usw.\n7.2.2 Ein- und Ausschalten\nZum Ein- oder Ausschalten des Scanners die Ein/AusTaste drcken und kurz gedrckt halten.\nDer Scanner kann nur ausgeschaltet werden, wenn er\nsich im Hauptmen befindet.\nDas Gert startet immer mit dem Hauptmen. Von hier\naus werden alle Abtastfunktionen und Einstell-Optionen\ngewhlt. Der Akku-Ladezustand wird oben am Bildschirm\nzusammen mit dem Speicher-Status angezeigt. Die verschiedenen Abtastarten und Einstellmens werden links\nam Bildschirm als Piktogramme angezeigt. Mit den Pfeiltasten kann man sich zwischen diesen Optionen bewegen.\nMit der Besttigungstaste wird die gewhlte Option besttigt.\nQuickscan: Die restliche Speicherkapazitt fr die Quickscan-Aufzeichnung wird oben am Bildschirm (je nach\ndem Gerte-Typ und der eingestellten Masseinheit) in\nMetern oder Fuss angezeigt.\nImagescan: Die Anzahl der Imagescans im Scanner bis\nzum Maximum von 9 wird oben am Bildschirm angezeigt.\nEinstellungen: Zum Einstellen der einzelnen Parameter\nund Lschen aller Daten im Speicher.\nDieses Men wird verwendet, um die allgemeinen Parameter einzustellen und die Daten im Speicher des Scanners zu lschen.\nNach dem Eintreten in das Einstell-Men erscheint der\nMit den Pfeiltasten kann man sich zwischen den Optionen bewegen. Mit der Besttigungstaste wird die gewhlte Option besttigt, und durch Bettigen der Abbrechtaste\nkehrt man zum Hauptmen zurck.\n7.2.4.1 Einstellen der Hintergrundbeleuchtung des\nEinstellen der Hintergrundbeleuchtung. Die Pfeiltasten\nverwenden, um zu den einzelnen Optionen zu gelangen.\nMit der Besttigungstaste die gewnschte Option whlen,\nund die Abbrechtaste drcken, um zum Einstell-Men\nBlockscan: Die Anzahl der Imagescans im Scanner bis\nWenn sich Daten im Speicher befinden, ist der Balken\nbeim Disketten-Symbol aufgefllt. Wenn nicht, ist er\nHintergrundbeleuchtung automatisch. Sie wird nach\n5 Minuten ohne Bettigung einer Taste ausgeschaltet\nund beim nchsten Tastendruck wieder eingeschaltet\n-WARNUNGDies kann ein Verlust von Daten bedeuten. Daten, die\nnicht auf den Monitor bertragen worden sind, werden\n7.2.4.2 Einstellen der Lautstrke\nEinstellen der Lautstrke des akustischen Signals beim\nMessen. Die Pfeiltasten verwenden, um zu den einzelnen Optionen zu gelangen. Mit der Besttigungstaste\ndie gewnschte Option whlen, und die Abbrechtaste\ndrcken, um zum Einstell-Men zurckzukehren.\nDie Pfeiltaste nach unten drcken, gefolgt von der Besttigungstaste, um zu lschen, oder der Abbrechtaste, um\nzum Einstell-Men zurckzukehren.\n7.2.4.3 Einstellen der Masseinheit\nEinstellen der fr die Messungen verwendeten Masseinheit. Nur an nach den USA gelieferten Gerten verfgbar. Die Pfeiltasten verwenden, um zu den einzelnen\nOptionen zu gelangen. Mit der Besttigungstaste die\ngewnschte Option whlen, und die Abbrechtaste drcken,\num zum Einstell-Men zurckzukehren..\nMetrisch (je nachdem, mm oder m)\nQuickscan kann verwendet werden, um schnell die Position und Tiefe von Armierungseisen festzustellen, die\nhierauf auf der Oberflche markiert werden. Dieser Vorgang wird Quickscan-Detektion genannt.\nAls andere Mglichkeit knnen die Daten aufgezeichnet\nund im Monitor oder mit der PC-Software ausgewertet\nwerden. Auf diese Weise lsst sich auf einfache Weise\ndie mittlere berdeckung der Armierung ber lange\nStrecken der Oberflche bestimmen. Dieser Vorgang\nwird Quickscan-Aufzeichnung genannt.\n-VORSICHTDer Scanner erfasst nur Armierungseisen, die senkrecht\nzur Bewegungsrichtung liegen. Eisen, die parallel zur\nBewegungsrichtung sind, werden nicht erfasst. Deshalb\nsicherstellen, dass das Objekt sowohl in horizontaler als\nauch in vertikaler Richtung abgetastet wird.\nFr Eisen, die schrg zur Bewegungsrichtung liegen, wird\neventuell eine falsche Tiefe berechnet.\nDen Scanner einschalten. Automatisch wird zuerst das\nZoll (Fuss, wo zutreffend)\n7.2.4.4 Lschen der Daten\nLscht alle im Scanner gespeicherten Daten und ist nur\nzugnglich, wenn sich Daten im Speicher befinden.\nIm Hauptmen Quickscan whlen. Es folgt die Aufforderung, den Scanner abzugleichen.\nDarauf achten, dass der Scanner fern von allen Gegenstnden gehalten wird, besonders solchen, die aus Metall\nbestehen oder metallhaltig sind, und die Besttigungstaste drcken. Der Scanner gleicht sich ab. Es erscheint\nDas Armierungseisen liegt in der Mittellinie des Scanners\nund kann auf der Oberflche mit einem PUA 70 Markierstift markiert werden. Die Genauigkeit der Tiefenmessung\nkann erhht werden, wenn der Armierungseisen-Durchmesser eingegeben wird, wenn dieser bekannt ist. Siehe\n-WARNUNGEin Abgleich zu nahe an einem metallischen Gegenstand\nkann zu falschen oder irrefhrenden Messungen fhren.\nSich vergewissern, dass sich der Scanner in einem Abstand\nvon mindestens 0,5 m von einem metallischen Gegenstand befindet, bevor er abgeglichen wird. Falls Unsicherheiten in Bezug auf irgendeine Messung bestehen,\nsich vor dem weiteren Vorgehen an Hilti oder einen\nDieses Symbol kann erscheinen, wenn der Scanner ber\ndie Oberflche bewegt wird. Es zeigt an, dass der Scanner\nzu schnell bewegt wird, um alle erfassten Signale zu verarbeiten. Die maximale Geschwindigkeit betrgt 0,5 m/s.\nWenn das Symbol whrend einer Quickscan-Detektion\nerscheint, die Besttigungstaste drcken und die Messung\nwiederholen. Whrend einer Quickscan-Aufzeichnung die\nBesttigungstaste drcken. In diesem Fall muss der Aufzeichnungsvorgang vom Ausgangspunkt oder vom letzten Markierungspunkt aus wiederholt werden.\n1 Tiefe der Armierungseisen\n2 Zurckgelegter Messweg\n4 Einstellungen: Mindesttiefe, Eisendurchmesser,\nZum Aufzeichnen der Position und Tiefe aller detektierten\nArmierungseisen den Scanner an die Oberflche anlegen\nund die Aufzeichnungstaste drcken. Am Display erscheint\nein Disketten-Symbol, was bedeutet, dass der Scanner die\nDaten aufzeichnet. Den Startpunkt mit einem PUA 70 Markierstift markieren. Den Scanner ber die Oberflche bewegen. Armierungseisen, die senkrecht zur Bewegungsrichtung liegen, werden erfasst und automatisch aufgezeichnet. Sich vor Beginn der Aufzeichnung vergewissern, dass\ndie Einstellungen richtig gesetzt sind.\nDen Scanner ber die Oberflche bewegen. Armierungseisen, die senkrecht zur Bewegungsrichtung liegen, werden erfasst. Mit der Bewegung des Scanners\nnimmt der zurckgelegte Messweg zu.\nBei der Annherung an ein Armierungseisen nimmt die\nSignalstrke zu, wobei am Display Tiefenwerte erscheinen knnen. Wenn sich der Scanner ber der Mitte eines\nLeuchtet die rote LED auf,\nein akustisches Signal ertnt,\nerreicht der Signalstrke-Balken ein Maximum,\nwird die Tiefe angezeigt (min. Wert der Tiefenanzeige\n= Mitte des Eisens).\n-WARNUNGVor einer Quickscan-Aufzeichnung immer einen Imagescan durchfhren, um\ndie Richtung der obersten Lage der Armierung festzustellen,\ndie Gefahr des Messens auf Stossstellen von Eisen zu\ngegebenenfalls sofort zu sehen, dass sich im Beton\neisenhaltige Materialien befinden, welche die Genauigkeit des Resultats beeintrchtigen knnen.\n-VORSICHTDie Aufzeichnungstaste erst drcken, wenn sich der\nScanner an der Stelle befindet, wo die Abtastung beginnen soll. Andernfalls knnen sich falsche oder irrefhrende Messwerte ergeben.\nEin Messweg von bis zu 30 m kann aufgezeichnet werden, bevor die Daten auf den Monitor heruntergeladen\nwerden mssen. Es ist auch mglich, mehrere separate Strecken (max. 10) aufzuzeichnen, die zusammen\nmaximal 30 m ausmachen.\nZum Stoppen der Aufzeichnung die Aufzeichnungstaste erneut drcken. Das Ende einer abgetasteten Strecke\nmit einem PUA 70 Markierstift markieren.\n-WARNUNGDen Scanner erst von der Oberflche wegnehmen, wenn\ndie Aufzeichnung gestoppt oder eine Marke gesetzt worden ist. Andernfalls knnen sich falsche oder irrefhrende\nMesswerte ergeben. Fr Angaben ber das Setzen einer\nMarke siehe Abschnitt 7.2.5.4\nDie Daten knnen auf den Monitor bertragen werden.\nEinstellen der Mindesttiefe\nWenn der Wert auf 0 eingestellt wird, wird diese Funktion deaktiviert und erscheint wie oben gezeigt. Die\ngewnschte Mindesttiefe mit den Pfeiltasten eingeben\nund die Einstellung mit der Besttigungstaste besttigen. Das Gert kehrt zum Hauptmen zurck.\nDiese Einstellung sollte verwendet werden, wenn der\nArmierungseisen-Durchmesser bekannt ist. Dadurch\nkann die Genauigkeit der Tiefenmessung erhht werden.\nMit den Pfeiltasten die Eisendurchmesser-Funktion\nwhlen und die Besttigungstaste drcken.\nDie Quickscan-Einstellungen befinden sich auf der linken Seite des Displays. Sie knnen vorgenommen werden, bevor eine Aufzeichnung stattfindet. Die Pfeiltasten\nund die Besttigungstaste verwenden, um zu den Einstellungen zu gelangen.\nDiese Einstellung wird verwendet, wenn eine Oberflche\nabgetastet wird und dabei speziell Armierungseisen\ngesucht werden, die innerhalb einer bestimmten Mindesttiefe liegen. Wenn zum Beispiel die Mindestberdeckung 40 mm betragen soll, den Wert auf 40 mm einstellen (fr Qualittssicherungsmessungen zustzliche\n2 mm hinzufgen, um Genauigkeitseinschrnkungen zu\nbercksichtigen). Das Audiosignal ertnt und die LED\nleuchtet nur auf, wenn Armierungseisen festgestellt worden sind, die weniger tief als 40 mm unter der Oberflche sind.\nMit den Pfeiltasten die Mindesttiefe-Funktion whlen\nund die Besttigungstaste drcken.\nWenn kein Eisendurchmesser gewhlt wird, berechnet\nder Scanner die Tiefe so, wie wenn der mittlere Eisendurchmesser der entsprechenden Normreihe eingestellt\nASTM A 615 / A 615M-01b\n-HINWEISDer vorher eingestellte Eisendurchmesser wird im Scanner gespeichert, wenn dieser abgeschaltet wird. Darauf\nachten, den richtigen Eisendurchmesser einzugeben,\nwenn der Scanner wieder in Gebrauch genommen wird.\nDiese Einstellung wird verwendet, um die Richtung einzugeben, in der die Quickscan-Aufzeichnung erfolgt.\nObschon sie keinen direkten Einfluss auf die nachher im\nMonitor oder in der PC-Software erhaltenen Messwerte hat, trgt sie dazu bei, die resultierende Karte und die\nTiefenwerte mit der effektiven Oberflche des Bauwerks\nin bereinstimmung zu bringen. Die Messrichtung wird\nmit jeder Abtastung mitabgespeichert.\nDie Abtastrichtung whlen und die Besttigungstaste\n7.2.5.4 Setzen einer Marke\nBeim Aufzeichnen knnen die Oberflchen vieler Bauwerke Hindernisse enthalten, die es verunmglichen,\ndie Abtastung aufzuzeichnen, ohne den Scanner von der\nOberflche abzuheben. Solche Hindernisse knnen Pfeiler oder Sulen in einer Wand, Trffnungen, Dehnungsfugen, Ecken usw. sein.\nWenn ein solches Hindernis angetroffen wird, kann eine\nMarke gesetzt werden. Dadurch wird die Abtastung unterbrochen und dem Benutzer die Mglichkeit geboten, den\nScanner ohne weiteres von der Oberflche wegzunehmen, nach dem Hindernis wieder anzusetzen und mit\ndem Abtasten fortzufahren. Die Marke kann ferner angeben, wo sich gewisse Gegenstnde innerhalb einer Abtastung befinden, wodurch zustzliche Informationen erhalten werden, um den Bezug zwischen den Abtastdaten\nund der effektiven Oberflche des Bauwerks herzustellen.\nImagescan wird verwendet, um ein Bild der Anordnung\nder Armierungseisen zu erstellen. Die Tiefe und der\nDurchmesser der Armierungseisen knnen bestimmt\nZuerst muss ein Referenzraster an der Wand befestigt\nwerden. Das mitgelieferte Klebeband verwenden. Dieses Band klebt besonders gut auf Beton und kann von\nHand in der bentigten Lnge von der Rolle gerissen\nwerden. Fr die meisten Oberflchen gengt zum Befestigen des Rasters ein 10 cm langes Stck an jeder Ecke.\nBei einer besonders feuchten oder staubigen Oberflche\nmuss eventuell jede Seite des Rasters ber die ganze\nLnge mit dem Klebeband befestigt werden.\nAnsonsten kann ein Raster direkt auf die Oberflche\ngezeichnet werden. Mit einem Lineal (wie zum Beispiel\neinem Stck Holz) als Hilfe ein 44-Netz mit einem\nAbstand von 150 mm zwischen den parallelen Linien\nDen Scanner einschalten und sich auf das ImagescanPiktogramm begeben. Der Akku-Ladezustand wird angezeigt, zusammen mit der Anzahl von maximal 9 Imagescans, die sich in diesem Moment im Speicher befinden.\nIm Hauptmen Imagescan whlen. Es folgt die Aufforderung, den Scanner abzugleichen.\nZum Setzen einer Marke die Besttigungstaste im Aufzeichnungs-Modus drcken und gedrckt halten. Das\nDisketten-Symbol wird durchgekreuzt, was bedeutet,\ndass die Aufzeichnung unterbrochen und eine Marke\nbestehen oder metallhaltig sind, und die Besttigungstaste drcken. Der Scanner gleicht sich ab und es erscheint\nHierauf den Scanner von der Oberflche abheben und\ndie Besttigungstaste immer noch gedrckt halten. Wenn\nntig die Position auf der Oberflche mit einem PUA 70\nMarkierstift markieren. Den Scanner hinter dem Hindernis wieder an die Oberflche anlegen, die Besttigungstaste loslassen und mit dem Abtasten fortfahren.\nDie Marke erscheint in den Abtastdaten bei der Anzeige\nam Monitor oder in der PC-Software als senkrechte\nSich vergewissern, dass sich der Scanner in einem\nAbstand von mindestens 0,5 m von einem metallischen\nGegenstand befindet, bevor er abgeglichen wird. Falls\nUnsicherheiten in Bezug auf irgendeine Messung bestehen, sicherheitshalber vor dem weiteren Vorgehen an\nHilti oder einen anerkannten Ferroscan-Experten wenden.\nAm Display erscheint eine Darstellung des Rasters mit\neinem vorgeschlagenen Startpunkt. Dieser befindet sich\nimmer oben links, was fr die meisten Abtastungen\ngengt. Bilddaten werden nur fr Bereiche des Rasters\nangezeigt, die sowohl vertikal als auch horizontal abgetastet worden sind. In gewissen Fllen knnen Hindernisse im Abtastbereich dies verhindern (z.B. ein Rohr,\ndas durch einen Trger hindurchgefhrt ist). Hierauf\nkann der Startpunkt gendert werden, um in einem solchen Fall den abgetasteten Bereich zu optimieren. Der\nStartpunkt kann mit Hilfe der Pfeiltasten gendert werden.\nDer Scanner gibt am Ende der Reihe einen doppelten\nPiepton ab und stoppt die Aufzeichnung automatisch.\nDiesen Vorgang fr jede Reihe und Spalte wiederholen\nund dabei die Aufforderungen am Display beachten, eine\nneue Reihe zu beginnen.\nDen Scanner am durch den blinkenden Pfeil angegeben\nStartpunkt ansetzen. Darauf achten, dass die Ausrichtungsmarkierungen am Scanner wie unten gezeigt richtig auf den Raster ausgerichtet sind.\n-HINWEISEin falsches Ausrichten des Scanners am Raster kann dazu\nfhren, dass im erzeugten Bild die Eisenpositionen falsch\nDie Aufzeichnungstaste drcken und den Scanner der\nersten Reihe entlang bewegen. Der Fortschritt der Abtastung wird durch einen breiten schwarzen Strich angezeigt, der im Display fortschreitet, wenn der Scanner\nber die Oberflche bewegt wird.\nWenn alle Reihen erfasst sind, die Spalten auf gleiche\nsen innerhalb eines grossen Bereichs zu erhalten. Ebenso knnen am Monitor die Position und Tiefe und der\nDurchmesser der Armierungseisen genau bestimmt\nwerden, indem jeder Imagescan einzeln gewhlt wird.\nDen Papierraster wie fr Imagescan anbringen. Die Rnder fr den bergang zum nchsten Raster wie unten\ngezeigt mit einem PUA 70 Markierstift markieren.\nDas Aufzeichnen irgendeiner Reihe oder Spalte kann\ndurch erneutes Drcken der Aufzeichnungstaste unterbrochen werden, bevor ihr Ende erreicht ist. Dies kann\nerforderlich sein, wenn ein Hindernis das Abtasten der\nganzen Bahn verunmglicht. Ebenso kann eine ganze\nReihe oder Spalte bersprungen werden, indem man\ndie Aufzeichnung startet und stoppt, ohne mit dem Gert\nber den Raster zu fahren.\nZu beachten ist, dass fr Bereiche des Rasters, die nicht\nin beiden Richtungen abgetastet werden, kein Bild erstellt\nEs ist mglich, die vorhergehende Reihe oder Spalte zu\nwiederholen, indem die Abbrechtaste gedrckt wird.\nDies kann notwendig sein, wenn der Benutzer nicht sicher\nist, ob das Abtastfeld genau eingehalten worden ist.\nDurch erneutes Drcken der Abbrechtaste wird die Abtastung abgebrochen und erfolgt die Rckkehr zum Hauptmen.\ndie Oberflche bewegt wird. Es zeigt an, dass der Scanner zu schnell bewegt wird, um alle erfassten Signale zu\nverarbeiten. Die maximale Geschwindigkeit betrgt\n0,5 m/s. Wenn das Symbol erscheint, die Besttigungstaste\ndrcken und die Abtastung der Reihe oder Spalte wiederholen. In allen Fllen den Scanner langsamer ber\ndie Oberflche bewegen.\nWenn die Abtastung beendet ist, die Besttigungstaste\ndrcken, um zum Hauptmen zurckzukehren. Die Daten\nknnen fr die Anzeige und Auswertung auf den Monitor bertragen werden. Siehe Abschnitt 7.4.\nBlockscan fgt Imagescans automatisch zusammen,\num einen Eindruck der Anordnung der Armierungsei-\nDen Scanner einschalten und sich auf das BlockscanPiktogramm begeben. Der Akku-Ladezustand wird angezeigt, zusammen mit der Anzahl von maximal 9 Imagescans, die sich in diesem Moment im Speicher befinden.\nUm zu beginnen, im Hauptmen Blockscan whlen.\nEs erscheint eine Darstellung des Blockscans. Jedes Quadrat stellt einen Imagescan dar. Bis zu 3 3 Imagescans\nknnen abgetastet werden. Mit den Pfeiltasten die Position des ersten beabsichtigten Imagescans whlen. Die\nBesttigungstaste drcken, um mit dem ersten Imagescan zu beginnen. Zu beachten ist, dass sich die Koordinaten jedes Punktes auf die obere linke Ecke beziehen.\nFr Einzelheiten ber die Durchfhrung des Imagescans\nsiehe vorhergehenden Abschnitt. Wenn der Imagescan\nbeendet ist, kehrt das Gert zum Blockscan-Bildschirm\nDer beendete Imagescan wird schattiert angezeigt. Einen\nneuen Raster an der Wand befestigen, so dass die Rnder wie in der Abbildung gezeigt bereinstimmen.\n-WARNUNGWenn im Bereich, der gemessen werden soll starke\nMagnetfelder vorhanden sind, mssen diese whrend\nder gesamten Messdauer abgeschaltet sein. Andernfalls\nknnen falsche Messresultate erhalten werden.\nDen Ort fr den nchsten Imagescan whlen und den\nAbtastvorgang wiederholen. Bereits durchgefhrte Imagescans knnen wiederholt werden, indem einfach der\nabzutastende Bereich gewhlt und der Imagescan-Vorgang durchgefhrt wird. Die Daten werden berschrieben. Wenn gengend Imagescans hergestellt worden\nsind oder die Anzahl 9 erreicht ist, die Abbrechtaste\ndrcken, um zum Hauptmen zurckzukehren und die\nDaten auf den Monitor zu bertragen. Siehe Abschnitt\n7.2.8 Fehlermeldungen am Scanner beim Starten\nAm Scanner knnen grafische Fehlermeldungen erscheinen. Ein Stop-Symbol weist in der Regel auf einen schwerwiegenden Fehler am Scanner hin. In diesem Fall bentigt\nder Scanner einen Service in einem Hilti-Reparaturcenter.\nEines dieser Symbole kann sofort nach dem Einschalten des Scanners erscheinen. Sie weisen auf einen mglichen Defekt der Elektronik hin. Den Scanner aus- und\nwieder einschalten. Wenn die Fehlermeldung erneut\nerscheint, muss das Gert von Hilti repariert werden.\nEin Ausrufzeichen weist auf einen Fehler hin, der einen\nBedienungsfehler als Ursache hat oder vom Benutzer\nDieses Symbol kann beim Abgleichen erscheinen. Es\nweist darauf hin, dass das magnetische Feld in der Umgebung zu stark ist. Der Grund liegt entweder darin, dass\nsich der Scanner beim Abgleichen zu nahe an einem\nmetallischen Gegenstand befindet, oder dass ein starkes\nMagnetfeld vorhanden ist. Darauf achten, dass der Scanner weit weg von allen Gegenstnden gehalten wird, und\nerneut versuchen, ihn abzugleichen. Dafr sorgen, dass\nin der Nhe keine Erzeuger von starken Magnetfeldern\n(z.B. elektrische Maschinen) vorhanden sind, wenn gemessen wird.\nDieses Symbol kann erscheinen, wenn versucht wird,\nin den Imagescan- oder Blockscan-Messmodus einzutreten, innerhalb des Blockscan-Messmodus einen neuen Imagescan zu beginnen oder die Funktion Quickscan-Aufzeichnung zu starten. Es weist darauf hin, dass\nder dem Vorgang zugeordnete Speicher voll ist und keine Daten mehr gespeichert werden knnen. Entweder\ndie Daten auf den Monitor bertragen oder den Scanner-Speicher lschen.\n-WARNUNGDas Lschen des Scanner-Speichers kann einen Datenverlust bewirken. Daten, die nicht auf den Monitor bertragen worden sind, werden definitiv gelscht.\nDieses Symbol kann bei jeder Art von Messung erscheinen, wenn der Scanner ber die Oberflche bewegt\nwird. Es weist darauf hin, dass der Scanner zu schnell\nbewegt wird, um alle erzeugten Signale verarbeiten zu\nknnen. Die maximal zulssige Geschwindigkeit betrgt\nerscheint, die Besttigungstaste drcken und nochmals\nmessen. Whrend einer Quickscan-Aufzeichnung die\nBesttigungstaste drcken. Der Aufzeichnungsvorgang\nmuss vom ursprnglichen Ausgangspunkt aus oder wo\ndie letzte Marke gesetzt worden ist, wiederholt werden\nWhrend eines Imagescans die Besttigungstaste drcken\nund die Reihe oder Spalte, die abgetastet wurde, wie-\nderholen. In allen Fllen den Scanner langsamer ber\n7.3.2 Allgemeine Bildschirmdarstellung\nDieses Symbol kann erscheinen, wenn der Scanner beim\nAbtasten in der falschen Richtung bewegt worden ist,\nd.h. wenn Sie z.B. mit dem Abtasten von rechts nach\nlinks beginnen, jedoch whrend des Abtastens den Scanner nach rechts bewegen. Die Warnung erscheint nicht\nsofort, sondern erst, wenn die Bewegung um 15 cm\noder mehr in der falschen Richtung erfolgt ist.\n7.3 Bedienung des Monitors\nDer Monitor bietet die Mglichkeit, grosse Datenmengen zu speichern, die aufgenommenen Daten vor Ort zu\nanalysieren sowie Sprachaufzeichnungen zu Abtastungsbildern hinzuzufgen.\n2 Softkey-Tasten zum Whlen von Men-Optionen\n3 Cursortasten zum Bewegen des Cursors auf dem\nBildschirm und Einstellen von Werten\n5 Anschluss fr Kopfhrer/Mikrofon-Garnitur (seitlich)\n6 Akku-Paket (seitlich)\n7 Fach mit USB-Anschluss und Speicherkarte (seitlich)\n7.3.1 Ein- und Ausschalten\nZum Einschalten des Monitors die Ein/Aus-Taste drcken\nund whrend 1 Sekunde gedrckt halten. Am Display\nerscheint whrend etwa 15 Sekunden ein Bootup-Bildschirm, worauf der Monitor betriebsbereit ist. Zum\nAbschalten die Ein/Aus-Taste drcken und whrend\nungefhr 1 Sekunde gedrckt halten. Das System schaltet sofort ab.\nAkku-Ladezustand. Wenn alle 5 Blcke ausgefllt sind,\nbedeutet dies, dass der Akku vollstndig geladen ist. Es\nerscheint eine Warnung, wenn die Anzeige des Ladezustands den letzten Block erreicht, bzw. 15 Minuten und\n5 Minuten bevor der Akku vollstndig entladen ist. Hierauf gibt das Gert alle zwei Minuten einen Piepton ab,\nbis es abgeschaltet wird. Wenn der Monitor abgeschaltet wird, und der Akku einen so niedrigen Ladezustand\naufweist, kann er erst wieder eingeschaltet werden, wenn\ndas Akku-Paket wieder aufgeladen worden ist.\nSpeicher-Piktogramm. Dieses zeigt an, dass die Speicherkarte benutzt wird, sowie den zur Verfgung stehenden freien Speicherplatz. Ein vollstndig ausgefllter Balken bedeutet, dass der Speicher voll ist. Wenn die\nSpeicherkarte eingesetzt ist, wird sie als Speicherquelle benutzt, wobei das obige Piktogramm erscheint. Wenn\nsie herausgenommen ist, verwendet der Monitor einen\nkleinen internen Speicher mit Platz fr mindestens 20\nAbtastungsbilder. Nun erscheint das folgende Piktogramm:\n- Infrarot-Piktogramm. Zeigt den Status des Infrarot-Ports an.\n- Kommunikation wird aufgebaut\n- Daten werden gesendet/empfangen\n- Sprachaufzeichnung vorhanden\n- Eisendurchmesser fix eingestellt\n- Imagescan kalibriert\nInformationen ber die aktuelle Anzeige im Haupt-Displaybereich erscheinen hier. Sie variieren je nach der Art\ndes angezeigten Abtastungsbildes.\nDie Men-Optionen sind je nach dem ausgefhrten\nArbeitsgang verschieden, wobei der Men-Titel ganz\noben angezeigt wird. Die einzelnen Optionen oder Befehle knnen durch Drcken der damit verbundenen Softkey-Taste gewhlt werden.\nHier werden die Abtastungsbilder, Einstellungen und\nDie allgemeinen Einstellungen des Monitors erfolgen\nhier. Die Softkey-Tasten verwenden, um zu einer MenOption zu gelangen, und die Cursortasten, um sich zwischen den einzelnen Optionen innerhalb einer Auswahl\nzu bewegen und Werte zu whlen.\nDie Softkey-Tasten verwenden, um eine Men-Option\nzu whlen, und die Cursortasten, um sich zwischen den\neinzelnen Optionen innerhalb einer Auswahl zu bewegen und Werte zu whlen.\nDatum/Zeit dient zum Einstellen von Datum und Zeit.\nDiese Einstellung wird fr die Verwaltung der Abtastungsbilder und die Namensgebung verwendet.\nSprache/Einheit stellt die Sprache und die Lngeneinheiten fest.\nEnergie Modi stellt die verschiedenen Energiesparbetriebsarten am Monitor ein. LED aus legt die Zeit fest,\nnach deren Ablauf die Hintergrundbeleuchtung abgeschaltet wird, nachdem keine Taste mehr gedrckt worden ist. Standby legt die Zeit fest, nach deren Ablauf das\nGert in den Standby-Betrieb bergeht, wobei der Bildschirm inaktiv ist, jedoch beim nchsten Drcken einer\nTaste oder wenn der Scanner fr die Datenbertragung\nin die Nhe gebracht wird, sofort wieder erscheint.\nAbschalten legt die Zeit fest, nach deren Ablauf sich der\nMonitor automatisch abschaltet.\nWenn Sie Ihre Wahl getroffen haben, Beenden drcken,\num zum vorhergehenden Men zurckzukehren.\nDie Abtastungsbilder werden am Monitor in Projekte\naufgeteilt. Abtastungsbilder von verschiedenen Kunden,\nStandorten oder Auftrgen knnen so sinnvoll voneinander unterschieden werden.\nLautstrke Monitor dient zum Einstellen der Lautstrke\ndes akustischen Signals (Pieptons)\nLautstrke Headset dient zum Einstellen der Kopfhrerlautstrke.\nKontrast dient zum Einstellen des Bildschirmkontrastes\nBeleuchtung dient zum Einstellen der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms\nUm Zugang zu weiteren Einstellungen zu erhalten,\nDas aktuell gewhlte Projekt wird angezeigt. Unten am\nBildschirm wird die Nummer des aktuellen Projektes\nsowie die Gesamtzahl der in der Speicherkarte oder im\ninternen Speicher enthaltenen Projekte angezeigt. Die\nCursortasten nach links und rechts verwenden, um ein\nanderes Projekt zu whlen.\nNeu erstellt ein neues Projekt..\nLschen lscht das aktuell angezeigte Projekt.\nAnsicht Scans bietet die Mglichkeit, die in einem\nProjekt enthaltenen Abtastungsbilder aufzulisten, zur\nAnalyse zu ffnen, zu bewegen und zu lschen.\n7.3.4.1 Erstellen eines neuen Projektes\nNeu drcken, um ein neues Projekt zu erstellen. Eine\nkurze Meldung, die besttigt, dass das Projekt mit Erfolg\nerstellt worden ist, erscheint, worauf das Projekt selbst\n7.3.4.3 Anzeigen von Abtastungsbildern\nAnsicht Scans drcken.\nDie im Monitor erstellen Projekte erhalten einen Standardnamen, der mit dem Prfix "Prj" beginnt, gefolgt von\neiner fortlaufenden Nummer, die vom Monitor vergeben\nwird. Die Namen fr Benutzer, Kunde und Objekt bleiben unbestimmt, knnen jedoch nach dem Herunterladen in der PC-Software editiert werden.\nProjekte knnen ferner in der PC-Software erstellt und\nin den Monitor hinaufgeladen werden. In der PC-Software ist es mglich, selbstgewhlte Projektnamen zusammen mit den Angaben unter Benutzer, Kunde und Objekt\nAlle in einem Projekt enthaltenen Abtastungsbilder werden in der Form einer Miniaturansicht zusammen mit\ndem Namen, dem Datum und der Zeit der Abtastung\nangezeigt. Die Cursortasten nach oben und unten verwenden, um sich innerhalb der Liste zu bewegen.\nffnen ffnet das hervorgehobene Abtastungsbild.\nWeiter gibt Zugang zu weiteren Abtastungsbild-Verwaltungsfunktionen.\n7.3.4.2 Lschen eines Projektes\nLschen drcken, um das gegenwrtig gewhlte Projekt zu lschen.\nAlles markieren oder Markieren verwenden, um die Abtastungsbilder zum Bewegen oder Lschen zu whlen.\nZum Besttigen OK drcken, oder Abbrechen um zum\nWARNUNGDadurch werden die Daten definitiv gelscht.\nSicherstellen, dass die Daten nicht mehr bentigt werden oder vor dem Lschen in den PC bertragen worden sind.\nAlles markieren whlt alle Abtastungen im Projekt.\nMarkieren whlt das aktuell hervorgehobene Abtastungsbild und kann auch verwendet werden, um mehrere Abtastungsbilder zu whlen.\nVerschieben bewegt die gewhlten Abtastungsbilder\nzu einem anderen, frei whlbaren Projekt.\nLschen lscht die gewhlten Abtastungsbilder.\n-HINWEISVerschieben und Lschen stehen erst zur Verfgung,\nwenn eine oder mehrere Abtastungsbilder gewhlt worden sind.\n7.3.4.3.1 Verschieben von Abtastungsbildern\nNach der Wahl eines oder mehrerer Abtastungsbildern\nMit den Cursortasten nach links und rechts das Projekt\nwhlen, in das die Abtastungsbilder verschoben werden sollen. Die Quellen- und Zielprojekte werden oben\nim Haupt-Displaybereich angezeigt.\nVerschieben bewegt die Abtastungsbilder in das gewhlte Projekt und fhrt zurck zum Anzeigemen der\nBeenden kehrt zum Anzeigemen der Abtastungsbilder\nzurck, ohne die gewhlten Abtastungsbilder zu bewegen.\n7.3.4.3.2 Lschen von Abtastungsbildern\nNach dem Whlen von einem oder mehreren Abtastungsbildern Lschen drcken.\nZum besttigen OK drcken.\n-WARNUNGDadurch werden die Daten definitiv gelscht. Sicherstellen, dass die Daten nicht mehr bentigt werden oder\nvor dem Lschen in den PC bertragen worden sind.\nImagescans sind eine Darstellung der Anordnung der\nArmierungseisen. Es ist mglich, das Layout auf der\nOberflche zu referenzieren, die Tiefe an irgendeiner\nStelle festzustellen und den Durchmesser an irgendeiner Stelle zu schtzen.\nAuswerten whlen, um das Bild zu analysieren.\n7.3.5.1 Analysieren des Bildes\nDie Tiefe und der Durchmesser der Eisen kann an irgendeiner Stelle des Bildes bestimmt werden. Weitere Auswerte-Optionen sind die Betrachtung von horizontalen\nSchnitten durch das Bild in verschiedenen Tiefen und\nein Abgleich fr eine hochgenaue berdeckungskontrolle.\nSichttiefe + und Sichttiefe erhht bzw. erniedrigt die\nTiefe, in der das Abtastungsbild betrachtet wird. Dies ist\npraktisch, um herauszufinden, welche Eisen am nchsten zur Oberflche liegen, und um einen allgemeinen\nEindruck zu erhalten darber, wie parallel die Armierung\nzur Betonoberflche ist.\nTiefe/ dient dazu, die Tiefe und den Durchmesser\neines Eisens an der Stelle, wo sich der Cursor befindet,\nGitter aus schaltet den Raster ein und aus.\nAbschnitt 4 bereinstimmt. Um zur ursprnglichen\nAnsicht zurckzukehren, Sichttiefe + drcken, bis der\nmaximale Sichtbereich angezeigt wird.\n-WARNUNGBeim Messen von geschweissten Eisen muss damit\ngerechnet werden, dass die Genauigkeitsspezifikationen nicht eingehalten werden. Anhand des Bildes ist es\nnicht mglich, festzustellen, ob Eisen an ihrer Kreuzungsstelle geschweisst sind. Im Zweifelsfall das Bauwerk an einer Kreuzungsstelle ffnen um festzustellen,\nob die Armierung verschweisst ist.\n7.3.5.1.2 Berechnen von Tiefe und Durchmesser\nDen Cursor mit den Cursortasten an die interessierende Stelle am Eisen bewegen. Die Position des Cursors\nwird im Informationsbalken unten am Bildschirm angezeigt. Tiefe/ berechnen drcken.\n7.3.5.1.1 Whlen des Sichtbereiches\nSichttiefe drcken, um die betrachtete Bildtiefe zu reduzieren.\nZum Anzeigen der Tiefe und des Durchmessers an dieser Stelle Tiefe/ berechnen drcken. Das Gert berechnet die Tiefe und den Durchmesser.\nDer aktuell betrachtete Tiefenbereich wird im Informationsbalken unten am Bildschirm angezeigt (z.B. 085 mm).\nSichttiefe und Sichttiefe + verwenden, um sich nach\noben und unter durch das Bild zu bewegen. Auf diese\nWeise ist es mglich festzustellen, welche Eisen am\nnchsten zur Oberflche liegen, und wie parallel die\nArmierung zur Betonoberflche ist. Im nachstehenden\nBeispiel liegen die horizontalen Armierungseisen am\nnchsten zur Oberflche.\nDie Position des berechneten Punktes wird als kleine\nZielscheibe mit auf beiden Seiten einem Pfeil angezeigt.\nDiese Pfeile geben die Richtung des Eisens an. Die Tiefe und der Durchmesser des Eisens werden im Informationsbalken unten am Bildschirm zusammen mit den\nKoordinaten des berechneten Punktes angezeigt.\nWenn keine Tiefen- oder Durchmesserwerte angegeben\nwerden, liegen diese ausserhalb des normalerweise zu\nerwartenden Bereichs. Beim Berechnen von Tiefe und\nDurchmesser sollten die folgenden Punkte beachtet\nZu beachten ist, dass der angebebene Tiefenwert eine\nSchtzung ist und nicht mit den Spezifikationen im\nDie Durchmesserberechnungen beruhen auf einer der\nfolgenden Normen fr Stahlarmierungen:\nsigkeit der Tiefenbestimmung erhht wird. Durchmesser einstellen drcken.\nUrsprung/Anwendung der Norm\nASTM A 615/A 615M-01b Vereinigte Staaten von\nCAN/CSA-G30, 18-M92 Kanada\nErhaltene Durchmesser fr Eisen, die nicht einer dieser\nNormen entsprechen, fallen unter Umstnden nicht unter\n-WARNUNGDie Durchmesserberechnung ist eine Schtzung und\nsoll dazu dienen, nur den wahrscheinlichen Durchmesser anzugeben. Wenn der Eisendurchmesser mit 100%iger\nSicherheit bekannt sein muss, muss das Bauwerk geffnet und das Eisen direkt gemessen werden.\n-WARNUNGNie versuchen, den Durchmesser eines Eisens am Bild\nzu messen. Obschon die Achse der Eisen im Bild dem\nBauwerk entspricht, ist das Bild keine massstbliche Abbildung der Eisen. Die angezeigte Breite dieser Eisen entspricht der im Scanner gemessenen Signalstrke. Somit\nknnen dnne Eisen nahe an der Oberflche gleich gross\nerscheinen wie dickere Eisen tiefer.\n-HINWEISDie genauesten Durchmesser- und Tiefenwerte erhlt man\nan Stellen des Eisens, die mglichst weit entfernt von anderen Eisen und von den zu diesem Eisen parallelen Rndern\ndes Abtastungsbildes sind. Effekte an den Rndern des\nAbtastungsbildes knnen einen Einfluss auf Eisen haben,\ndie typisch bis zu 100 mm parallel zu diesen Rndern liegen.\nWeitere Faktoren, die einen Einfluss auf die Tiefen- und\nDurchmessergenauigkeit haben, sind die Rauheit der\nAbtastoberflchen, das Vorhandensein von eisenhaltigen\noder magnetischen Bestandteilen in der Betonmischung\nund ein reibungsloses Abtastverfahren, das an der richtigen Stelle am Raster beginnt und genau den Rasterlinien folgt, oder sowie das ausreichende Verhltnis zwischen der berdeckung und des Eisenabstandes.\nFr weitere Ratschlge, um das Beste aus dem Gert\nherauszuholen, siehe ferner Abschnitt 7.5.\n-HINWEISWenn der Eisendurchmesser bekannt ist, kann er mit\nDurchmesser einstellen eingegeben werden. Siehe unten.\nFestlegen des Durchmessers\nWenn der Durchmesser bekannt ist, sollte er eingegeben werden, da dadurch die Genauigkeit und Zuverls24\nDen Durchmesser mit der linken oder rechten Cursortaste auf Ein stellen. Sich mit der Cursortaste nach oben\noder unten zum Durchmesser-Eingabefeld bewegen und\nden Durchmesser whlen\nBeenden drcken, um die Wahl zu besttigen und zum\nAbtastungsbild zurckzukehren. Im Statusbalken erscheint\ndas Symbol fr festen Durchmesser rechts am Bildschirm.\nAbgleichen des Bildes\nDiese Option ist fr Messungen von hchster Genauigkeit vorgesehen und kann verwendet werden, wenn die\nTiefe und der Durchmesser eines Eisens an einer bestimmten Stelle bereits bekannt sind. Sie muss vorsichtig angewendet werden, da eine falsche Anwendung zur Anzeige von falschen Tiefen fhren kann. Das Bild wird in\nAbhngigkeit von der eingegebenen Information abgeglichen, und die Tiefe um den abgeglichenen Punkt wird\nmit hchster Genauigkeit angegeben. Diese Funktion ist\nnormalerweise nur fr Hersteller von vorgefertigten\nBetonelementen von Nutzen.\nDie Tiefen und Durchmesser von Eisen in einem anderen Teil des Abtastungsbildes liegen ausserhalb der Spezifikation, wenn das Abgleichen angewendet wird.\nNach dem Bewegen des Cursors zum Punkt, wo die Tiefe und der Durchmesser bekannt sind, Kalibrieren whlen.\nDen Abgleich auf Ein setzen und die Tiefe und den Durchmesser an dieser Stelle eingeben. Beenden drcken, um\ndie Eingaben zu besttigen und zum Abtastungsbild\nzurckzukehren. Das Gert prft die Plausibilitt der eingegebenen Daten aufgrund der ihm fr diesen Punkt zur\nVerfgung stehenden Informationen. Wenn keine Plausibilitt vorliegt, wird der Abgleich nicht zugelassen.\nDas Abgleichsymbol erscheint im Statusbalken links am\nDisplay. Wenn die Informationseingabe richtig war,\nwerden die Tiefe und der Durchmesser an diesem Punkt\nmit einer erhhten Genauigkeit angegeben.\n-WARNUNGDas Abgleichen des Abtastungsbildes mit falschen Werten kann zu Tiefenwerten fhren, die ausserhalb der angegebenen Genauigkeitsspezifikationen liegen.\nBlockscans bestehen aus bis zu 33 Imagescans, die\nunmittelbar nebeneinander abgetastet und automatisch\nzusammengesetzt worden sind.\nBlockscan mit allen Blcken abgetastet:\n7.3.6.1 Analysieren eines Blockscans\nSichttiefe + und Sichttiefe erhht bzw. erniedrigt wie\nbeim Imagescan die Tiefe, in der das Abtastungsbild\nbetrachtet wird. Dies ist praktisch, um herauszufinden,\nwelche Eisen am nchsten zur Oberflche liegen, und um\neinen allgemeinen Eindruck zu erhalten darber, wie parallel die Armierung zur Betonoberflche ist.\nDie Cursortasten verwenden, um den Block zu whlen,\nder analysiert werden soll. Scan anzeigen ffnet den fr\nweitere Analysen markierten Imagescan. Fr Details darber, wie einzelne Imagescans zu analysieren sind, siehe\nDie im Scanner aufgezeichneten Quickscans knnen\nanalysiert werden und vermitteln Informationen ber\ndie Menge und die mittlere Tiefe der Armierungseisen\nber einen grossen Bereich des Bauwerks.\nBlockscan mit einigen Blcken abgetastet:\nDer Quickscan wird als Grafik angezeigt, die eine Reihe\nvon vertikalen Balken oder Spikes enthlt. Die horizontale Achse stellt die entlang des Bauwerks zurckgelegte\nStecke dar. Die vertikale Achse stellt die Signalstrke\nbzw. nach der Auswertung die Tiefe dar. Jeder Spike\nstellt ein Armierungseisen dar.\nAuswerten whlen, um den Quickscan zu analysieren.\n-HINWEISUm eine genaue Analyse durchfhren zu knnen, muss\nder Durchmesser der Eisen bekannt sein. Wenn der\nEisendurchmesser im Scanner festgelegt worden ist,\nwird dieser Durchmesser automatisch an den Monitor\nbermittelt. Wenn der Durchmesser nicht festgelegt\nworden ist, wird er automatisch festgelegt (siehe 7.2.5.3).\nWenn der effektive Eisendurchmesser einen anderen\nWert hat, muss er beim Berechnen der Tiefe in Durchmesser einstellen eingestellt werden.\n7.3.7.1 Analysieren von Quickscans\nDarauf achten, dass der Durchmesser auf den richtigen\nWert eingestellt wird. Durchmesser einstellen verwenden und den richtigen Wert whlen.\nDie Auslsetiefe wird verwendet, um eine Tiefe von\nbesonderem Interesse einzustellen. Dies ist normalerweise die verlangte Mindestberdeckung bis zur ersten\nLage der Armierung. Zum Einstellen der Auslsetiefe\ndie Cursortasten nach oben und unten verwenden.\nTiefe berechnen drcken, um die mittlere berdeckung\nund die Standardabweichung aller Eisen im Quickscan\nzu berechnen. Die Auswertung wird durchgefhrt.\nIm Informationsbalken unten am Bildschirm werden die\nfolgenden Informationen angezeigt:\n- Lnge des Quickscan\n- Gegenwrtig eingestellter Durchmesser der Eisen\n- Aktuelle Auslsetiefe\n- Anzahl Eisen in oder oberhalb der aktuellen Auslsetiefe\n- geschtzter Wert Anzahl Eisen (vor Auswertung)\n- Durchschnittliche Tiefe der Eisen im Quickscan\n(angezeigt, nachdem die Berechnung durchgefhrt worden ist)\n- Standardabweichung der Berechnung, welche\ndie Grsse der Abweichung der Eisentiefe angibt\nZoom + / Zoom bietet die Mglichkeit, die QuickscanSignale grsser anzuzeigen. Der Balken oben am Bildschirm zeigt den gewhlten Zoomwert und die momentan angezeigte Position im Abtastbild an. Die Lnge der\naktuellen Ansicht wird durch Zahlen in der unteren linken und unteren rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. Beim Zoomen mit Hilfe der Cursortasten ber das\nAbtastungsbild fahren. Es stehen verschiedene Zoomwerte zur Verfgung. Der Zoom ist am grssten, wenn\nZoom + abgeblendet und somit nicht mehr aktiv ist.\nTiefe berechnen dient zum Eintreten in das Berechnungs-Men.\nGitter aus entfernt die Skala seitlich an der Grafik.\nBerechnen der Tiefe\nTiefe berechnen drcken.\nNach einigen Sekunden werden die Resultate im Informationsbalken unten am Bildschirm dargestellt.\nEine Sprachaufzeichnung von bis zu 15 Sekunden kann\nzu jedem Abtastungsbild hinzugefgt werden. Die Aufzeichnung wird zusammen mit dem Abtastungsbild\ngespeichert und in die PC-Software bernommen, wenn\ndas Abtastungsbild heruntergeladen wird. Die Sprachaufzeichnung dient dazu, Informationen ber das Abtastungsbild wie Ort am Bauwerk, spezielle Bedingungen,\nZeit der Abtastung usw. aufzuzeichnen.\nDie Gummiabdeckung hochklappen, um den Anschluss\nfr die Kopfhrer/Mikrofon-Garnitur freizugeben. Den\nStecker der Kopfhrer/Mikrofon-Garnitur einstecken.\nAbspielen dient zum Abspielen der Sprachaufzeichnung\nDie Lnge der Sprachaufzeichnung wird unten am Bildschirm angezeigt.\n-HINWEISWenn Sie die Aufzeichnung nicht hren knnen, die Kopfhrerlautstrke einstellen. Siehe Abschnitt 7.3.3.\nBei Abtastungsbilder, die eine Sprachaufzeichnung enthalten, wird links vom Display mit dem Musiknoten-Symbol angezeigt.\nDas Abtastungsbild whlen, dem die Sprachaufzeichnung hinzugefgt werden soll.\n7.3.9 Datenbertragung Monitor-PC-Software\nDie Datenbertragung auf einen PC kann mit Hilfe des\nmitgelieferten Kabels an einen USB-Port erfolgen. Es ist\nauch mglich, die MMC-Karte zu entfernen und die Daten\nber einen Kartenleser zu bertragen.\nDen Monitor mit dem PSA 92 Datenkabel an den PC\nanschliessen. Das Kabel wird an den USB-Port hinter\nder Anschlusstr am Monitor sowie an einen USB-Port\nam PC angeschlossen.\n-WARNUNGUm die Datensicherheit und -integritt zu gewhrleisten,\nnur das von Hilti gelieferte PSA 92 Datenkabel verwenden. Die Datensicherheit kann beeintrchtigt werden,\nwenn ein anderes USB-Kabel als das von Hilti gelieferte verwendet wird.\nDen PSA 93 Kopfhrer anlegen unddabei darauf achten,\ndass sich das Mikrofon in den Nhe des Mundes befindet.\nAufnehmen startet die Aufzeichnung. Sprechen.\nStop stoppt die Aufzeichnung\n-WARNUNGKarte nie bei eingeschaltetem Monitor entfernen.\n7.4 Datenbertragung Scanner-Monitor\nDie Daten werden ber eine Infrarot-Verbindung vom\nScanner auf den Monitor bertragen. Die Infrarot-Fenster befinden sich, wie unten gezeigt, an den Enden des\n-HINWEISVor der bertragung von Daten darauf achten, dass am\nMonitor das richtige Projekt gewhlt ist.\nDen Scanner und den Monitor nahe beieinander so aufstellen, dass die Infrarot-Fenster aufeinander ausgerichtet sind. Die beiden Gerte erkennen sich automatisch und treten miteinander in Verbindung. Am Scanner erscheint der folgende Bildschirm zusammen mit\nInfrarot-Port am Scanner\nBesttigen drcken, um mit der Datenbertragung zu\nbeginnen. Whrend der Datenbertragung erscheint der\nInfrarot-Port am Monitor\n-HINWEISDie maximale Reichweite der Infrarot-Verbindung betrgt\netwa 30 cm. Bei kleinen Abstnden (bis zu 10 cm) betrgt\nder maximal zulssige Winkel zwischen Scanner und\nMonitor fr eine sichere Datenbertragung etwa 50\nin Bezug auf die Achse des Infrarot-Ports des Monitors.\nBei einem Abstand von 15 cm reduziert sich dieser Winkel auf 30. Bei 30 cm mssen der Scanner und der\nMonitor genau aufeinander ausgerichtet sein, um eine\nsichere Datenbertragung zu erhalten.\n-VORSICHTVor dem Beginn der Datenbertragung darauf achten,\ndass die Fenster an den Infrarot-Ports frei von Schmutz,\nStaub und Fett sind und nicht zu stark zerkratzt sind.\nAndernfalls kann sich die Reichweite reduzieren oder knnen die Daten nicht bertragen werden.\n-WARNUNGWhrend der Datenbertragung keinesfalls die MMCKarte entfernen. Daten knnen unwiederbringlich verloren\n7.4.1 Vorgehen fr die Datenbertragung\nDaten knnen jederzeit bertragen werden, wenn der\nScanner und der Monitor eingeschaltet sind und sich\nder Scanner im Hauptmen befindet. Die Daten werden\nin das aktuell am Monitor gewhlte Projekt bertragen.\nAm Monitor erscheint das Infrarot-Piktogramm\num anzuzeigen, dass die Datenbertragung stattfindet.\nAn Scanner blinkt die rote LED dauernd.\nDie Datenbertragung dauert zwischen 1 und 15 Sekunden, je nach der Anzahl oder Lnge der im Scanner enthaltenen Abtastungsbilder. Wenn die Datenbertragung\nbeendet ist, erscheint der folgende Bildschirm:\nDas Infrarot-Piktogramm am Monitor wechselt zu\nbis die Daten auf der Speicherkarte oder im internen\nSpeicher gesichert sind.\nDann ndert sich das Infrarot-Piktogramm in "Bereit":\nAlle Abtastungsdaten sind erfolgreich bertragen worden. Die Besttigen-Taste drcken, um die Daten im\nScanner zu lschen und zum Hauptmen zurckzukehren.\n7.4.2 Fehlermeldungen whrend der Datenbertragung\nDieses Symbol kann whrend der Datenbertragung\nzwischen dem Scanner und dem Monitor erscheinen.\nEs weist darauf hin, dass die Datenbertragung unterbrochen worden ist oder keine Verbindung hergestellt\nwerden konnte. Vor dem erneuten Versuch, Daten zu\nbertragen, sicherstellen, dass sich der Scanner und\nder Monitor innerhalb der maximalen Reichweite von\n50 cm bzw. 20 Inches befinden und richtig aufeinander\nausgerichtet sind. Darauf achten, dass die Umgebungsluft\nmglichst staubfrei ist und dass die Infrarot-Fenster des\nScanners und des Monitors sauber und nicht stark zerkratzt sind. bermssig zerkratzte Infrarot-Fenster mssen von einer Hilti-Servicestelle ersetzt werden.\nhaft, durch ein dnnes Auflagebrett abzutasten. Der obige Hinweis auf das Abziehen der Dicke des Bretts gilt\nWhrend der gesamten Datenbertragung versuchen,\nden Scanner und den Monitor richtig aufeinander ausgerichtet zu halten.\n"Interferenzen" im Bild\nInterferenzen im Bild knnen folgende Ursachen haben:\nDieses Fehlersymbol kann bei der Datenbertragung\nzwischen Scanner und Monitor erscheinen. Gerte ausund wieder einschalten oder Ausrichtiung ndern um\nden Fehler zu beheben. Falls die Fehlermeldung immer\nnoch angezeigt wird, muss das Gert zur Hilti-Servicestelle.\nFalls die Datenbertragung unterbrochen wird, gehen\nkeine Daten verloren. Die Daten werden im Scanner erst\ngelscht, wenn alle Abtastungsbilder richtig bertragen\nworden sind und die Besttigen-Taste am Scanner gedrckt\n7.5 Tipps fr das Abtasten und Auswerten\nDas Objekt ist zu schmal, um abgetastet zu werden,\noder die Armierung ist zu nahe an einer Ecke, um richtig abgetastet zu werden.\nEine dnne Auflage verwenden, das ber die Kante(n)\ndes Bauwerks hinausreicht, und die Auflage ber die\nKante hinaus abtasten. Nicht vergessen, die Dicke der\nAuflage von den Messwerten fr die Tiefe abzuziehen.\nDer Wert kann in die PC-Software eingegeben werden\nund wird hierauf automatisch von allen Tiefenmesswerten\nDie Oberflche ist rau\nRaue Oberflchen (z.B. Betonoberflchen, auf denen der\nZuschlag sichtbar ist) erzeugen zustzliches Rauschen\nim Signal, sodass unter Umstnden die Tiefe oder der\nDurchmesser eines Armierungseisens nicht bestimmt\nwerden kann. In einem solchen Fall ist es auch vorteil-\nBindedrhte an den Kreuzungsstellen der Armierungseisen\nZuschlge mit ferromagnetischen Eigenschaften\nParallel zur Abtastungsebene liegende Enden von\nSenkrecht zur Abtastungsebene liegende Enden von\nArmierungseisen (stehende Eisen)\n-HINWEISIm Bereich von Interferenzen berechnete Durchmesser\nund Tiefen mssen mit Vorsicht behandelt werden, da\nsie eventuell ungenau sind.\nAbtasten von Sulen und Trgern fr Durchbrche\nIn Fllen, wo die Armierung nicht beschdigt werden\ndarf, darauf achten, dass auf mindestens drei Seiten des\nBauteils Imagescans durchgefhrt werden, damit auch\nSchubeisen (die im Beton in einem Winkel angeordnet\nsind) erkannt werden knnen.\nEine einfache, berschlagsmssige Kontrolle des Durchmessers der ersten Lage kann vorgenommen werden,\nindem die Tiefe der zweiten, gekreuzten Lage von jener\nder ersten Lage abgezogen wird. Dies setzt jedoch voraus, dass die beiden Lagen einander berhren oder dass\nsie sehr nahe beieinander liegen.\nDie PC-Software bietet erweiterte Analysemglichkeiten, eine einfache Erzeugung und ein einfaches Ausdrucken von Berichten, eine einfache Datenarchivierung,\neinen einfachen Bild- und Datenexport in andere Software sowie eine automatisierte Stapelverarbeitung von\nDetails zur Installation befinden sich auf der CD-ROM.\nAnwendungsanleitungen sind im Hilfe-System der Software enthalten.\nDas Gert nur mit sauberen und weichen Lappen reinigen. Wenn ntig den Lappen mit reinem Alkohol oder\netwas Wasser befeuchten.\n-VORSICHTKeine anderen Flssigkeiten verwenden, da diese die\nKunststoffteile angreifen knnen.\nDas Gert nicht in nassem Zustand lagern.\nDas Gert, den Transportkoffer und das Zubehr vor\ndem Lagern trocknen und reinigen.\nAkkus vor dem Lagern herausnehmen.\nNach lngerer Lagerung oder lngerem Transport des\nGerts vor Gebrauch eine Kontrollmessung durchfhren.\nDie Temperaturgrenzwerte bei der Lagerung des Gerts\n(20C bis +60) beachten, speziell im Winter und Sommer und bei der Aufbewahrung des Gerts in einem Fahrzeug.\nFr den Transport des Gerts immer den Hilti-Koffer verwenden.\n-WARNUNGVor dem Transport immer die Akku-Pakete herausnehmen.\n8.4 Auswechseln / Wegnehmen der Rder des\nDie Rder des Scanners knnen zum Reinigen oder\nErsetzen weggenommen werden. Mit einem 2,5-mmInnensechskantschlssel die Schraube in der Achse der\nRder lsen und entfernen.\nDas Rad vorsichtig von der Achse nehmen, whrend\ndas andere Ende der Achse oder das andere Rad festgehalten wird. Wenn ntig das Gehuse oder das Rad\nsorgfltig gemss den Angaben im Abschnitt 8.1 reinigen, bevor das Rad wieder auf die Achse aufgesetzt und\ndie Schraube wieder eingesetzt und festgezogen wird.\n-VORSICHTDie Schraube bei der Wiedermontage des Rades nicht\nzu stark festziehen, da dadurch das Rad und die Achse\nbeschdigt werden knnten. Nur ein Rad nach dem anderen auswechseln.\nMonitor oder Scanner startet nicht Akku nicht geladen\nKontakte am Akku oder im Monitor\noder Scanner verschmutzt\nAkku defekt oder alt, oder die\nmaximale Anzahl Ladezyklen ist\nMonitor oder Scanner kann nur\neine kurze Zeit betrieben werden, maximale Anzahl Ladezyklen ist\nbevor das Akku-Paket entladen ist berschritten\nScanner arbeitet nicht leichtgngig Rder verstaubt oder verschmutzt\nAntriebsriemen oder -zahnrder\nMessungen sind immer wieder an Abgleich erforderlich\nverschiedenen Stellen und an\nverschiedenen Strukturen falsch\nRder und Gehuse wegnehmen\nund sich an Hilti Service wenden,\nwenn nicht OK\n-VORSICHTBei unsachgemssem Entsorgen der Ausrstung knnen folgende Ereignisse eintreten:\nBeim Verbrennen von Kunststoffteilen entstehen giftige Gase, an denen Personen erkranken knnen.\nBatterien knnen explodieren und dabei Vergiftungen, Verbrennungen, Vertzungen oder eine Umweltverschmutzung verursachen, wenn sie beschdigt oder stark erwrmt werden.\nBei leichtfertigem Entsorgen ermglichen Sie unberechtigten Personen, die Ausrstung unsachgemss zu\nverwenden. Dabei knnen Sie sich und Dritte verletzen sowie die Umwelt verschmutzen.\nHilti-Gerte sind zu einem hohen Anteil aus wiederverwendbaren Materialien hergestellt. Voraussetzung fr\neine Wiederverwendung ist eine sachgemsse Stofftrennung. In vielen Lndern ist Hilti bereits eingerichtet,\nIhr Altgert zur Verwertung zurckzunehmen. Fragen Sie den Hilti-Kundenservice oder Ihren Verkaufsberater.\nEntsorgen Sie das Akku-Paket nach den nationalen Vorschriften.\nGemss Europischer Richtlinie 2002/96/EG ber Elektro- und Elektronik-Altgerte und\nUmsetzung in nationales Recht mssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt\nund einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefhrt werden.\nHilti garantiert, dass das gelieferte Gert frei von Material- oder Fertigungsfehlern ist. Diese Garantie gilt unter\nder Voraussetzung, dass das Gert in bereinstimmung\nmit der Hilti-Bedienungsanleitung richtig eingesetzt und\ngehandhabt, gepflegt und gereinigt wird, dass alle Garantieansprche innerhalb von 12 Monaten (sofern nicht\nzwingende nationale Vorschriften eine lngere Mindestdauer vorschreiben) ab dem Verkaufsdatum (Rechnungsdatum) erfolgen und dass die technische Einheit\ngewahrt wird, d.h. dass nur Original-Hilti-Verbrauchsmaterial, -Zubehr und -Ersatzteile mit dem Gert verwendet werden.\nschweigende Zusicherungen fr Verwendung oder Eignung fr einen bestimmten Zweck werden ausdrcklich ausgeschlossen.\nFr Reparatur oder Ersatz sind das Gert und/oder betroffene Teile unverzglich nach Feststellung des Mangels\nan die zustndige Hilti-Marktorganisation zu senden.\nDie vorliegende Garantie umfasst smtliche Garantieverpflichtungen seitens Hilti und ersetzt alle frheren\noder gleichzeitigen Erklrungen oder schriftlichen oder\nmndlichen Verabredungen betreffend Garantien.\nDiese Garantie umfasst die kostenlose Reparatur oder\nden kostenlosen Ersatz der defekten Teile. Teile, die dem\nnormalen Verschleiss unterliegen, fallen nicht unter diese Garantie.\nWeitergehende Ansprche sind ausgeschlossen, soweit\nnicht zwingende nationale Vorschriften dem entgegenstehen. Insbesondere haftet Hilti nicht fr unmittelbare oder mittelbare, Mangel- oder Mangelfolgeschden, Verluste oder Kosten im Zusammenhang mit\nder Verwendung oder wegen der Unmglichkeit der\nVerwendung des Gerts fr irgendeinen Zweck. Still31\nDie Prfung dieses Gerts hat ergeben, dass die Grenzewerte fr ein digitales Gert der Klasse II gemss Teil\n15 der FCC-Bestimmungen eingehalten werden. Diese\nGrenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen Strungen bei der Installation in Wohnbereichen zu bieten. Das Gert erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Dies kann\nzu Strungen im Funkwellenempfang fhren, wenn das\nGert nicht entsprechend der Anleitung installiert und\ngenutzt wird. Es gibt jedoch keine Garantie dafr, dass\nbei einer bestimmten Installation keine Strungen auftreten. Kommt es durch das Gert zu Strungen im Radio-\nProdukt mit den folgenden Richtlinien und Normen bereinstimmt: EN 55011, EN 50082-1, EN 61000-6-1,\nEN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4.\noder Fernsehempfang, was sich durch Ein- und Ausschalten des Gerts feststellen lsst, sollte der Benutzer versuchen, die Strung durch eine oder mehrere der\nfolgenden Massnahmen zu beheben:\nEmpfangsantenne neu ausrichten oder versetzen\nAbstand zwischen Gert und Empfnger erhhen.\nGert an einen Ausgang eines anderen Stromkreises\nanschliessen, an dem der Empfnger nicht angeschlossen ist.\nWenden Sie sich an den Hndler oder einen qualifizierten Radio- und Fernsehtechniker.\nHilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W 2884 0605 10-Pos.1 1 Printed in Liechtenstein 2005\n377660 / D\nDokumente ähnlich wie Bedienungsanleitung PS 200_de


Wie man Bananen schnell zu Hause reift – ptotheb\nWer liebt Bananen nicht? Sie sind der perfekte Nachmittagssnack mit hohem Kaliumgehalt und machen alles von Smoothies bis Bananenbrot viel besser! Sie eignen sich auch hervorragend für Süßigkeiten aller Art, egal ob Sie gesunde Desserts oder dekadente Schokoladenkuchen zubereiten.\nEinige Rezepte verlangen speziell nach überreif Bananen. Aber was ist, wenn alle in Ihrem Haus noch grün sind? Die meisten Bananen im Supermarkt werden unreif verkauft, sodass Sie dort wahrscheinlich nicht finden werden, was Sie brauchen. Glücklicherweise gibt es mehrere Möglichkeiten, wie Sie den Reifungsprozess zu Hause beschleunigen können, sodass Sie in wenigen Tagen, Stunden oder sogar wenigen Minuten weiche, brotfertige Bananen haben!\nLesen Sie weiter für Tipps und Tricks, um das Beste aus dieser super vielseitigen Frucht zu machen!\nHolen Sie sich das Rezept: Salziger Erdnuss-Bananen-Pudding\nMethode 1: Stellen Sie sie an einen warmen Ort\nDas erste, was man wissen muss, ist das Bananen reifen im Bund schnellerstellen Sie also sicher, dass Sie sie zusammengebündelt lassen.\nBananen darin lagern ein warmer Standort hilft ihnen auch, schnell zu reifen, laut Chiquita, der Bananenmarke, die wir alle kennen und lieben. Eine Fensterbank, die viel direktes Sonnenlicht bekommt, sollte gut funktionieren, aber Sie können sie auch auf Ihrem Kühlschrank in der Nähe der Rückseite lagern, wo sich das Heizelement befindet. (Zuerst abstauben!) Abhängig davon, wie grün die Bananen sind, wenn Sie sie nach Hause bringen, können sie bereits nach vierundzwanzig Stunden reifen, obwohl es ein paar Tage dauern kann, wenn sie extra grün sind.\nMethode 2: Eine braune Papiertüte\nEinige Früchte geben beim Reifen Ethylengas ab, das wiederum andere Früchte reifen lassen kann. Laut der UCSD School of Medicine sind einige Früchte, die Ethylengas produzieren, Äpfel, Avocados, Pfirsiche, Birnen, Paprika, Tomaten und, ja, Bananen.\nDamit Bananen schneller reifen, Legen Sie sie in eine Papiertüte, wo sich das Ethylengas ansammeln kann. Falten oder klemmen Sie die Oberseite des Beutels zu, wodurch das Ethylen darin versiegelt wird. Sie können die Dinge auch beschleunigen, indem Sie dem Beutel einen reifen Apfel, eine Tomate oder eine andere ethylenproduzierende Frucht hinzufügen. Ihre grünen Bananen sollten innerhalb von ein oder zwei Tagen perfekt gelb sein!\nHolen Sie sich das Rezept: Schokoladen-Bananenbrot mit einer Schüssel\nMethode 3: Der Ofen\nBeim Backen mit Bananen möchten Sie oft, dass sie überreif sind: nicht nur gefleckt, sondern matschig und braun werdend. Zu diesem Zeitpunkt hat sich fast die gesamte Stärke in Zucker verwandelt und Bananen sind am süßesten. Dann können sie püriert und in Muffins, Kuchen oder andere Backwaren gegeben werden.\nWenn Sie möchten, dass Ihre Bananen sofort dieses überreife Stadium erreichen, versuchen Sie, sie im Ofen zu backen. Die Leute von Chiquita empfehlen die Verwendung gelber oder halbreifer Bananen (nicht grüne Bananen) für diese Methode. Und seien Sie sich bewusst: Diese Methode ergibt zwar weiche, süße, braune Bananen, aber sie sind nicht ganz so lecker wie Bananen, die natürlich gereift sind.\nUm diese Methode zu verwenden, heizen Sie Ihren Ofen auf 300 ° F vor. Trennen Sie Ihre Bananen, lassen Sie die Schale dran und legen Sie sie auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. 15 bis 20 Minuten backen und nach der Hälfte der Zeit wenden. Weiter backen, bis sie komplett schwarz sind. Dies kann je nach Größe und Reife der Banane bis zu 40 Minuten dauern. Abkühlen lassen, das Fruchtfleisch herauslöffeln und backen.\nMethode 4: Die Heißluftfritteuse\nWenn Sie nicht Ihr ganzes Haus mit dem Ofen heizen möchten, Sie können ähnliche Ergebnisse in einer Heißluftfritteuse erzielen. Legen Sie den Korb Ihrer Heißluftfritteuse mit einer Korbeinlage, perforiertem Pergamentpapier oder Aluminiumfolie aus. Das hilft beim Aufräumen, da Bananen beim Kochen platzen oder auslaufen können! Ordnen Sie ungeschälte Bananen in einer einzigen Schicht an. Stellen Sie die Heißluftfritteuse auf 300 °F ein und kochen Sie sie 8 bis 10 Minuten lang oder bis die Schale vollständig schwarz ist. Die Bananen sind fertig, wenn sie wieder auf Zimmertemperatur abgekühlt sind.\nHolen Sie sich das Rezept: Gegrilltes Bananenbrot mit Sorghumsirup\nMethode 5: Die Mikrowelle\nZur Not können Sie Bananen in der Mikrowelle reifen lassen, aber wir empfehlen es nicht wirklich, es sei denn, Sie haben keine anderen Optionen zur Verfügung, da es den natürlichen Zucker nicht wirklich auf die gleiche Weise entwickeln lässt. Chiquita empfiehlt, Ihrem Rezept eine zusätzliche Prise Zucker hinzuzufügen, wenn Sie diese Methode anwenden.\nBeginnen Sie damit, die Bananen zu schälen und stellen Sie sie dann einzeln in die Mikrowelle, um sicherzustellen, dass sie gleichmäßig erhitzt werden. Legen Sie die geschälte Banane auf eine mikrowellengeeignete Schüssel und erhitzen Sie sie 30 Sekunden lang. Sie werden danach schön heiß sein, also lassen Sie sie wieder auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie verwenden.\nWenn Sie zu reife Bananen haben, die höchstwahrscheinlich schlecht werden, bevor Sie sie aufbrauchen können, sagt Chiquita, dass reife Bananen in einem luftdichten Behälter im Kühlschrank bis zu acht Wochen haltbar sind. Auf diese Weise haben Sie reife Bananen immer griffbereit, wenn Sie sie brauchen.\nSehr reife Bananen (die braunen und matschigen) können geschält, in Scheiben geschnitten (wenn Sie möchten) und in verschlossenen Gefrierbeuteln im Gefrierschrank aufbewahrt werden! Von dort können sie direkt in einen Smoothie oder Shake gegeben oder aufgetaut und zum Backen verwendet werden.\nWenn Sie jetzt Lust bekommen haben, alle Bananenrezepte zu machen, sollten Sie dieses Bananenbrot mit gesalzenen Erdnussstreuseln probieren. Diese PB&J-Pfannkuchen sind einfach zuzubereiten und eignen sich perfekt für den Brunch an diesem Wochenende. Oder beginnen Sie Ihren Tag mit einem klassischen Erdnussbutter-Bananen-Smoothie.\n← The Vineyard Gazette – Martha’s Vineyard News In England hält alles für Tee und das Jubiläum an →