LDR Germany / Produkte /Thorakolumbal/Easyspine? Posteriores Thorakolumbales System\nEasyspine wurde in enger Zusammenarbeit mit franz?sischen Wirbels?ulenchirurgen entwickelt und ist das Ergebnis aus den\nErfahrungen mit dem klassischen polyaxialen Top-loading-System.\nAls wesentliche Weiterentwicklung basiert Easyspine jedoch auf\neiner anderen Philosophie:\nEin Pedikelschraubensystem mit integrierten Stellschrauben\nfür die sequentielle Montage des abgeflachten Stabs zur Wiederherstellung der sagittalen Wirbels?ulenbalance des\nPatienten über den posterolateralen Zugang.\nIntegrierte (vormontierte) Stellschraube\nAbgeflachter Stab für eine zuverl?ssige „flat-on-flat“-Verbindung (flach/flach)\nDrei Steifigkeitsgrade bei konstantem Stabdurchmesser\nSchraubenkopf der Monoblock-Schraube mit integriertem polyaxialem Mechanismus\nSequentielle und schrittweise Stabmontage\nPathologische Deformit?t oder Krümmung (Skoliose, Kyphose)\nDie in den Schraubenkopf der Pedikelschraube integrierte (vormontierte)\nStellschraube: vereinfacht und erleichtert den Eingriff, da das Einbringen der Stellschrauben als separater Operationsschritt entf?llt;\nerh?ht die mechanische Stabilit?t und eliminiert die Gefahr eines Verkantens der Gewinde beim Einbringen und Anziehen der Stellschraube;\nreduziert die für den Eingriff erforderliche Anzahl an Implantaten und Instrumenten.\nTorx T25 Schraubenantrieb\nDer T25-Antrieb der Stellschraube h?lt auch hohen Drehmomenten ohne Verformung stand und stellt einen wesentlichen Vorteil im Revisionsfall dar.\n0,5 mm Feingewinde\nVerglichen mit herk?mmlichen Systemen erm?glicht das Design mit vormontierter Stellschraube eine Gewindegeometrie mit geringer Steigung. Der Einsatz eines Feingewindes mit engerem Gewindeprofil (d. h. mehr Gewindeg?ngen):\nverbessert die mechanischen Eigenschaften und sorgt für eine zuverl?ssige Verriegelung;\nerfordert ein um 30 – 50 % geringeres Anzugsdrehmoment als herk?mmliche Systeme;\nreduziert die auf die Schraube und damit die auf den Pedikel wirkenden Kr?fte.\nStellschraube mit integriertem polyaxialem Verriegelungsmechanismus\nDer integrierte polyaxiale Verriegelungsmechanismus der Stellschraube sorgt für eine sichere „flat-on-flat“-Verbindung zwischen Stab und Schraube, sodass die Pedikelschrauben in verschiedenen Winkeln eingebracht werden k?nnen, ohne die Stabilit?t des Konstrukts zu beeintr?chtigen.\nUm eine mechanische Schwachzone klassischer Systeme am übergang Schraubenkopf/Gewindeschaft zu vermeiden, ist die Pedikelschraube als Monoblock-Schraube konzipiert.\nDas Monoblock-Design sorgt für mehr Genauigkeit und Sicherheit bei der Durchführung der Korrekturma?nahmen (Kompression/Distraktion, Spondylolisthesis-Reposition/Frakturreposition etc.).\nDie auf den Schraubenkopf wirkenden Kr?fte werden auf das gesamte System übertragen, sodass die auf den Pedikel wirkende Belastung über den Wirbelk?rper verteilt wird.\nStandardschraube und Alphaschraube\nDie Standardschraube richtet sich automatisch senkrecht (90°) zum Stab aus. Die Verwendung dieser Schraube empfiehlt sich insbesondere bei Indikationen, bei denen die Korrekturma?nahme über die Wirbelk?rper der betroffenen H?hen verteilt werden muss: z. B. Spondylolisthesis, Trauma, Skoliose etc.\nDie Alphaschraube ist eine Standardschraube mit polyaxialem Drehgelenk an der Basis des Schraubenkopfes. Dieses Drehgelenk gew?hrleistet kongruenten Kontakt zwischen Schraube und Stab, wenn die Schraube in der Sagittalebene nicht senkrecht zum Stab ausgerichtet ist (z. B. degenerative Abwinkelung L5/S1).\nKonischer Schaft und zylindrisches Gewinde\nDie Kombination aus konischem Schaft und zylindrischem Gewinde gew?hrleistet eine optimale Verankerung über die gesamte Schraubenl?nge (im kortikalen und spongi?sen Knochen) und sorgt für hervorragende Ausrissfestigkeit.\nDer konische Schaft erleichtert das Einbringen der Schraube in den Pedikel, vergr?ssert den Schraubendurchmesser an der Eintrittsstelle in den Pedikel und sorgt für eine verbesserte Stabilit?t.\nDurch das zylindrische Gewinde kann die Schraubenh?he justiert werden, ohne die Ausrissfestigkeit wesentlich zu beeintr?chtigen. Die Schraube ist optimal verankert.\nDank der nach medial weisenden ?ffnung des Schraubenkopfes kann der Stab Schraube für Schraube (Segment für Segment) eingebracht werden.\nDiese sequentielle Stabmontage erm?glicht eine schrittweise und sanfte Deformit?tenkorrektur.\nDie nach medial auf den Dornfortsatz ausgerichtete Schraubenkopf?ffnung erleichtert das Einbringen des Stabes und schont muskul?re Strukturen.\nKonstanter Stabdurchmesser von 6 mm: St?be mit 3 Steifigkeitsgraden\nStabdesign mit drei sagittalen Steifigkeitsgraden bei konstantem Stabdurchmesser.\nDie H?he der Abflachung bestimmt den Grad der Steifigkeit: S, M und R.\nDurch dieses 3-in1-System kann die optimal geeignete Stabsteifigkeit intraoperativ flexibel gew?hlt werden, um sie je nach Pathologie und Physiologie des Patienten (K?rpergewicht, Osteoporose, Verletzung, Skoliose etc.) anzupassen.\nAufgrund des konstanten Au?endurchmessers sind alle St?be mit allen Implantaten (Schrauben, Haken etc.) kompatibel.\nVerglichen mit zylindrischen Stabdesigns maximiert die abgeflachte Staboberfl?che die Kontaktfl?che zwischen Stab und Stellschraube und damit die Sicherheit der Verriegelung.\nDie abgeflachte Staboberfl?che verhindert eine unerwünschte Rotation des Stabs w?hrend der Distraktion/Kompression und beim abschlie?enden Festziehen der Stellschrauben. Zudem unterstützt sie die intraoperative Wiederherstellung der Lordose und den langfristigen Erhalt des Korrekturergebnisses.\nSicherheitsstopps an den Stabenden gew?hrleisten, dass der Stab ohne überstand im Schraubenkopf sitzt und schützen so die angrenzenden Facettengelenke.\nSie halten den Stab w?hrend der Korrekturma?nahmen, dem abschlie?enden Anziehen der Stellschrauben und langfristig sicher im Schraubenkopf.\nDie St?be stehen in diversen L?ngen zur Verfügung, alle L?ngen mit Sicherheits-Stopps.\nLP-Schraube: Pedikelschraube zur Reposition der Spondylolisthesis\nSchraubenkopf mit 10 mm Offset. Bei der Reposition der Spondylolisthesis wird die Kraft in L?ngsrichtung der Schrauben- und der Pedikelachse angelegt.\nBei Verwendung der Offset-Schraube kann der Eintrittspunkt in den Pedikel versetzt werden, um die Schraubenrichtung zu optimieren; gleichzeitig erleichtert der Offset die Stabmontage.\nEin Sicherheitsstopp unterhalb des Schraubenkopfes begrenzt die Eindringtiefe in den Knochen und gew?hrleistet die Polyaxialit?t der Schraube.\nW?hrend der LP-Schraubenkopf sicher am Stab befestigt ist, die LP-Schraube drehen, sodass der Wirbelk?rper am Schraubengewinde in Richtung Stab gezogen wird und eine Reposition der Spondylolisthesis bewirkt wird.\nUm partielle Reposition zu bewirken, kann dieses Man?ver an einem beliebigen Punkt gestoppt werden.\nNach L?sen der Verriegelungsmutter kann der LP-Schraubenkopf am Gewinde nach oben gedreht werden. Diese optionale Repositionstechnik wird eingesetzt, wenn zus?tzlicher Halt des Schraubengewindes im dislozierten Wirbelk?rper gewünscht ist, um eine optimierte Verankerung zu erreichen.\nDie vormontierten Querverbinder lassen sich in zwei einfachen Schritten einbringen: provisorisches Anziehen der Klemmen, gefolgt vom abschlie?enden Festziehen.\nLangl?cher erleichtern die intraoperative L?ngeneinstellung der Querverbinder.\nLaminahaken mit unterschiedlichen Abwinkelungen für eine optimale Anpassung an die Wirbels?ulenmorphologie erlauben eine supra- oder sublaminare Platzierung.\nDie Haken k?nnen am oberen oder unteren Konstruktende platziert werden oder in Kombination mit einer Pedikelschraube an einem Wirbel angebracht werden, um die auf die Pedikelschraube wirkende Ausrei?kraft zu reduzieren und die Konstruktl?nge zu minimieren (indem die Einbeziehung eines weiteren Segments vermieden wird).\nDas gegabelte Design des Pedikelhakens passt sich optimal an die Pedikelanatomie an und gew?hrleistet sicheren Halt.\nNur ein Beh?lter\nAlle Instrumente in einem Beh?lter mit 3 Eins?tzen, sortiert nach Abfolge der Operationsschritte.\nVereinfachtes, intuitiv anzuwendendes und kompaktes Instrumentarium.\nLDR war das erste Unternehmen mit einem Portfolio steril verpackter Pedikelschrauben. Vorteile der Sterilverpackung:\nOptimiertes Implantatmanagement (Nachbestellung, Patientendokumentation etc.).\nGarantierte Sicherheit und 100 % Rückverfolgbarkeit der LDR-Produkte.\nDie breite Auswahl an Schrauben (Standard, Alpha und LP), St?ben (S, M und R), Querverbindern und Haken (Lamina- und Pedikelhaken) deckt ein breites Indikationsspektrum ab und vereinfacht den chirurgischen Eingriff.