DE69935139T2 - Bipolare chirurgische instrumente mit fokussiertem elektrischen feld - Google Patents\nBipolare chirurgische instrumente mit fokussiertem elektrischen feld\nDE69935139T2 DE1999635139 DE69935139T DE69935139T2 DE 69935139 T2 DE69935139 T2 DE 69935139T2 DE 1999635139 DE1999635139 DE 1999635139 DE 69935139 T DE69935139 T DE 69935139T DE 69935139 T2 DE69935139 T2 DE 69935139T2\nDE69935139D1 (de )\nCamran Woodside NEZHAT\nDie vorliegende Erfindung bezieht sich im Allgemeinen auf medizinische Vorrichtungen. Insbesondere bezieht sich die vorliegende Erfindung auf die Struktur von bipolaren Zangen und anderen Instrumenten zum Koagulieren, Schneiden und Nekrotisieren von Gewebe.\nDie Elektrochirurgie bezieht sich allgemein auf eine Klasse von medizinischen Eingriffen, die auf der Anwendung von elektrischer Hochfrequenzenergie, gewöhnlich Radiofrequenzenergie, auf Patientengewebe beruhen, um eine Anzahl von möglichen Effekten zu erzielen, wie z. B. Schneiden, Koagulation, Hyperthermie, Nekrose und dergleichen. Bipolare elektrochirurgische Vorrichtungen beruhen auf dem Kontaktieren von Elektroden mit verschiedener Polarität in unmittelbarer Nähe zueinander mit oder in Gewebe. Bipolare Zangen 100 (1 und 2) wurden beispielsweise zum Schneiden und Koagulieren von Gewebe verwendet, wobei die gegenüberliegenden Klauen 102 und 104 der Zangen mit verschiedenen Polen einer elektrochirurgischen Leistungsversorgung verbunden werden. Der elektrischre Hochfrequenzstrom fließt folglich von einer Klaue zur anderen durch das dazwischen vorhandene Gewebe. Die Verwendung solcher bipolaren Zangen ist für eine Anzahl von Zwecken wirksam und insofern vorteilhaft, als ihre Wirkung im Allgemeinen auf das zwischen den Klauen gehaltene Gewebe begrenzt ist. Eine Erhitzung ist jedoch nicht vollständig auf solches zwischenliegendes Gewebe begrenzt und in einigen Fällen kann eine Erhitzung von benachbarten Geweben problematisch sein. Eine solche Erhitzung geschieht, da der Strom nicht nur zwischen den Klauen, sondern auch seitlich nach außen fließt, wie durch Flusslinien in 1B gezeigt.\nVerschiedene Verbesserungen an bipolaren Zangen wurden vorgeschlagen. Die Anordnung von Stiften oder anderen Gewebeeindringelementen an der (den) mit dem Gewebe in Eingriff stehenden Oberfläche(n) einer oder beider Klauen wurde beispielsweise für eine Vielfalt von Zwecken vorgeschlagen. Ungeachtet des beabsichtigten Zwecks kann die Anordnung von Gewebeeindringelementen an der (den) Klaue(n) geringfügig die Stromdichte fokussieren und die Erhitzung von benachbarten Geweben etwas verringern. Solche früheren Konstruktionen, die Gewebeeindringelemente verwenden, verursachen jedoch immer noch eine ungewollte Erhitzung von benachbarten Geweben unter zumindest bestimmten Umständen.\nEin zweites Problem bei herkömmlichen bipolaren Zangen ist die begrenzte Leistungsabgabe. Bei herkömmlichen Zangen können Klauen mit einer Länge von etwa 20 mm und einer Breite von etwa 5 mm gewöhnlich nur 25 W Strom liefern, ohne eine Verbrennung des Gewebes zu verursachen. Die Verbrennung erhöht den elektrischen Widerstand durch das Gewebe erheblich und kann zu einer vorzeitigen Beendung der Behandlung führen. Mit einem solchen niedrigen Leistungspegel kann die Zeit zum vollständigen Koagulieren des Gewebes übermäßig sein.\nDaher wäre es erwünscht, wenn noch weiter verbesserte bipolare Zangen und andere elektrochirurgische Vorrichtungskonstruktionen geschaffen würden. Insbesondere wäre es erwünscht, bipolare Zangen zu schaffen, die einen sehr hohen Grad an fokussierter Erhitzung schaffen, d. h. eine Erhitzung von Gewebe zwischen den Klauen bei minimierter Erhitzung von Gewebe benachbart zu den Klauen schaffen. Ferner wäre es erwünscht, bipolare Zangen zu schaffen, die hohe Stromflüsse und -dichten zum behandelten Gewebe liefern können, ohne das Gewebe zu verbrennen und den Stromfluss zu beenden. Solche Vorrichtungskonstruktionen sollten relativ einfach und leicht herzustellen sein. Die Vorrichtungen sollten mit herkömmlichen elektrochirurgischen Leistungsversorgungen kompatibel sein und in einer breiten Vielfalt von Eingriffen, einschließlich Schneiden, Koagulation und Nekrose, verwendbar sein, wo die lokalisierte und spezifische Erhitzung von Patientengeweben erwünscht ist. Zumindest einige dieser Aufgaben werden von der nachstehend beschriebenen Erfindung erfüllt.\nWO-A-96/16605 offenbart verschiedene elektrische Konfigurationen für ein bipolares chirurgisches Schneidwerkzeug mit mehreren Elektroden, die einem Gewebeeinwirkungsteil zugeordnet sind. Das Werkzeug kann ferner Mittel zum Entfalten von chirurgischen Klammern umfassen.\nEP 0 797 959 offenbart bipolare elektrochirurgische Scheren, die Scheroberflächen mit mehreren Elektrodenbereichen umfassen, die mit mehreren Isolationsbereichen durchsetzt sind, um Gewebe zu kauterisieren, bevor das Gewebe geschnitten wird.\nEin Aspekt der Erfindung schafft ein bipolares chirurgisches Instrument mit:\neinem Schaft mit einem proximalen Ende und einem distalen Ende;\neinem Paar von gegenüberliegenden Klauen am distalen Ende des Schafts;\neinem ersten Elektrodenorgan an einer der Klauen;\neinem zweiten Elektrodenorgan an einer der Klauen, wobei das erste und das zweite Elektrodenorgan elektrisch voneinander isoliert sind; und\neinem Betätigungsmechanismus zum Bewegen der Klauen zwischen einer geöffneten und einer geschlossenen Konfiguration,\nwobei die Elektrodenorgane parallel zueinander und seitlich voneinander beabstandet liegen, wenn die Klauen geschlossen sind, zumindest eines der Elektrodenorgane mehrere Gewebeeindringelemente umfasst, die in Richtung der gegenüberliegenden Klaue vorstehen, und die Gewebeeindringelemente in eine und aus einer Oberfläche der Klaue, an der sie montiert sind, hin und her beweglich sind.\nVerbesserte bipolare chirurgische Instrumente werden auch hierin beschrieben, wie z. B. Zangen, Greifer oder dergleichen, die ein Paar von gegenüberliegenden Klauen am distalen Ende eines Schafts umfassen. Eine einzigartige Elektrodenkonfiguration kann an einer oder beiden der Klauen vorgesehen sein, die verbesserte Stromfokussierungseigenschaften und eine verringerte Erhitzung von benachbarten Geweben schafft. Insbesondere sind Elektrodenorgane an einer oder beiden der Klauen seitlich voneinander beabstandet, wenn die Klauen geschlossen sind, so dass ein Strom von einer Elektrode zur anderen mit einem minimalen Stromfluss außerhalb des zwischen den Elektroden definierten Bereichs fließt. Wahlweise kann ein Paar von Elektroden an jeder Klaue vorgesehen sein, wobei sich eine positive und eine negative Elektrode an einer Klaue und eine positive und eine negative Elektrode an der anderen Klaue befinden, wobei die zwei positiven Elektroden und die zwei negativen Elektroden aufeinander ausgerichtet sind, wenn die Klauen geschlossen sind, um den gewünschten fokussierten Stromfluss zu definieren.\nMindestens eines der Elektrodenorgane umfasst Gewebeeindringelemente. Gewöhnlich ist eine erste Linie von elektrisch gekoppelten Gewebeeindringelementen an einem ersten Elektrodenorgan vorgesehen und eine zweite Linie von elektrisch gekoppelten Gewebeeindringelementen ist an einem zweiten Elektrodenorgan vorgesehen. Dritte und vierte Linien von elektrisch gekoppelten Gewebeeindringelementen sind vorzugsweise vorgesehen, wenn dritte und vierte Elektrodenorgane am Instrument vorgesehen sind. Die erste und die zweite Linie (und wahlweise die dritte und die vierte Linie) von Gewebeeindringelementen sind elektrisch voneinander isoliert, um eine Erregung in bipolarer Weise zu ermöglichen, d. h. jede Linie von elektrisch gekoppelten Gewebeeindringelementen kann separat mit dem entgegengesetzten Pol einer herkömmlichen elektrochirurgischen Leistungsversorgung verbunden werden. Der Schaft enthält oder umfasst einen Betätigungsmechanismus zum Bewegen der Klauen zwischen geöffneten und geschlossenen Konfigurationen, wobei die Linien von Gewebeeindringelementen parallel zueinander und beabstandet voneinander liegen, wenn die Klauen geschlossen sind. In dieser Weise können die Klauen an einer Zielgewebestruktur wie z. B. einem Eileiter, einer Arterie, einer Vene und dergleichen, geschlossen werden, um die Linien von Elementen in das Gewebe eindringen zu lassen. Indem dann elektrische Hochfrequenzenergie an die Linien in einer bipolaren Weise angelegt wird, wird der Stromfluss innerhalb denjenigen Abschnitt des Gewebes fokussiert, der zwischen den benachbarten Linien liegt, mit minimaler Erhitzung von Gewebe außerhalb der parallelen Linien. Gewöhnlich, aber nicht notwendigerweise sind die Linien beide gerade. Alternativ könnten die Linien nicht linear, z. B. gekrümmt, serpentinenförmig, zickzackförmig oder dergleichen, sein, solange die Muster ähnlich sind und der seitliche Abstand zwischen benachbarten Punkten auf den Linien im Wesentlichen konstant bleibt. Vorzugsweise liegt der Abstand zwischen den benachbarten Linien von Gewebeeindringelementen im Bereich von 0,5 mm bis 10 mm, bevorzugter 2 mm bis 5 mm.\nMindestens einige der Gewebeeindringelemente an dem (den) Elektrodenorgan(en) können relativ zu einer Oberfläche der Klaue, an der sie montiert sind, zurückziehbar sein. Gewöhnlich sind die Gewebeeindringelemente so angeordnet, dass sie sich in und aus einer oder bei den der Klauen hin und her bewegen, so dass die Klauen über entgegengesetzte Oberflächen eines Zielgewebebereichs oder einer Zielgewebemasse mit zurückgezogenen Elementen geklemmt werden können und die Elemente dann in das Gewebe eindringen, während das Gewebe geklemmt bleibt. In einigen Fällen definieren Linien von sich hin und her bewegenden Gewebeeindringelementen mindestens zwei und manchmal alle der Elektrodenorgane. In anderen Fällen bilden sie nur eines der Elektrodenorgane und/oder sie werden zusammen mit einer oder mehreren länglichen Oberflächenelektroden kombiniert, die mit dem Gewebe in Eingriff kommen, aber nicht in dieses eindringen.\nDie Linien von Gewebeeindringelementen können sich an derselben Klaue oder an verschiedenen Klauen befinden. Wenn die Linien an derselben Klaue liegen, ist es erforderlich, eine Isolation bereitzustellen, so dass jede Linie von der anderen elektrisch isoliert ist, während die mehreren Gewebeeindringelemente in einer individuellen Linie elektrisch gekoppelt bleiben. Elektrische Leiter sind innerhalb des Schafts vorgesehen, um eine Befestigung jeder Linie an Verbindungen mit entgegengesetzter Polarität an einer elektrochirurgische Leistungsvorrichtung zu ermöglichen. Wenn sie an verschiedenen Klauen vorliegen, können die Linien von Gewebeeindringelementen voneinander isoliert werden, indem eine geeignete elektrische Isolation zwischen den Klauen und/oder an einem oder beiden Enden der Gewebeeindringelemente aufrechterhalten wird.\nDie Gewebeeindringelemente können eine breite Vielfalt von verschiedenen Konfigurationen aufweisen. Am üblichsten liegen sie in Form eines Stifts oder einer anderen stabartigen Gewebeeindringelektrode mit gewöhnlich einem geschärften distalen Ende vor, um die Eindringung in das Gewebe zu erleichtern. Alternativ könnte ein geeigneter Schneidstrom an die Elektroden angelegt werden, um die Gewebeeindringung zu erleichtern, während die Klauen geschlossen sind. Jede Linie von Gewebeeindringelementen kann 2 bis 50 einzelne Elemente, gewöhnlich 6 bis 10, enthalten. Die Elemente können sich über eine Länge an der (den) Klaue(n) im Bereich von 1 mm bis 10 mm, gewöhnlich 2 mm bis 5 mm, erstrecken, wobei der Abstand zwischen einzelnen Elementen im Bereich von 0,5 mm bis 3 mm, gewöhnlich 0,5 mm bis 2 mm liegt. Die Höhe der Gewebeeindringelemente (entsprechend der Tiefe der Gewebeeindringung) liegt gewöhnlich im Bereich von 1 mm bis 10 mm, vorzugsweise 2 mm bis 5 mm, während der Durchmesser der Elemente typischerweise 0,1 mm bis 10 mm, gewöhnlich 0,5 mm bis 0,5 mm beträgt.\nWahlweise kann eine oder können beide der Klauen perforiert oder anderweitig mit Durchlässen versehen sein, um die Freigabe von Dampf zu ermöglichen, der ein Nebenprodukt der Gewebeerhitzung ist. Ein Mechanismus wird an dem Schaft zum Betätigen der Klauen, d. h. Öffnen und Schließen der Klauen, geschaffen, so dass sie Gewebe dazwischen ergreifen können. Beispielhafte Betätigungsmechanismen umfassen Scheren, Nockenmechanismen, lineare/Schwenkaktoren und dergleichen.\nIn mehreren speziellen Ausführungsformen umfasst das bipolare chirurgische Instrument einen Schaft und ein Paar von gegenüberliegenden Klauen, wie im Allgemeinen vorstehend beschrieben. Mindestens zwei seitlich beabstandete längliche Oberflächenelektroden sind an den Klauen angeordnet (entweder an derselben Klaue oder an gegenüberliegenden Oberflächen der zwei Klauen). Mindestens eine erste Linie von Gewebeeindringelementen ist an mindestens einer der Klauen angeordnet, so dass die Linie von Elektroden so angeordnet ist, dass sie zwischen den zwei Oberflächenelektroden liegt, wenn die Klauen geschlossen sind. Vorzugsweise ist die Linie von Gewebeeindringelektroden relativ zur Oberfläche der Klaue, in der sie montiert ist, zurückziehbar oder hin und her bewegbar. Gewöhnlich bewegen sich die Gewebeeindringelemente in die und aus der Klaue selbst hin und her. Alternativ kann eine Oberfläche der Klaue so beschaffen sein, dass sie sich nach oben und nach unten über den Gewebeeindringelementen (typischerweise in Form von Stiften, Nadeln oder selbsteindringenden Stäben) bewegt, um die Elemente zu bedecken und freizulegen. Zusätzlich zum Schutz der Gewebeeindringelemente und zur Erleichterung des Ergreifens von Gewebe (ohne dass die Gewebeeindringelemente stören, wenn sie zurückgezogen werden), hat die Hin- und Herbewegung der Elemente den zusätzlichen Vorteil der Reinigung der Gewebeeindringelemente während der Verwendung. Häufig können verbranntes Gewebe, koaguliertes Blut und/oder andere Trümmer die Gewebeeindringelemente verschmutzen, was ihre Fähigkeit verringert, die elektrische Hochfrequenzenergie wirksam zum Gewebe zu liefern. Die Hin- und Herbewegung der Elemente innerhalb der Struktur des Instruments schert gewöhnlich Trümmer von den Oberflächen der Gewebeeindringelemente (Elektroden), um den Oberflächenwiderstand und die Impedanz zu verringern. Wahlweise kann das Instrument mindestens eine zweite Linie von Gewebeeindringelementen an einer oder beiden der Klauen umfassen. Gewöhnlich befinden sich die erste und die zweite Linie der Gewebeeindringelemente an derselben Klaue und sind zwischen den zwei seitlich beabstandeten länglichen Oberflächenelektroden beabstandet. In dieser Weise definieren die Oberflächenelektroden äußere seitliche Kanten zu dem Bereich, der behandelt und nekrotisiert wird. Da diese äußeren Elektroden nicht in Gewebe eindringen, haben sie weniger Tendenz, ein Bluten nach der Behandlung zu verursachen. Es wurde festgestellt, dass die Eindringung der Gewebeeindringelemente in größere Blutgefäße zu einer Blutung führen kann, selbst wenn die Stelle durch die Vorrichtung kauterisiert und nekrotisiert wird. Durch Definieren der äußeren Kante des behandelten Bereichs mit nicht eindringenden Elektroden oder anderen Elementen wird das Risiko für eine Blutung wesentlich vermindert.\nEin Messer, eine Klinge oder eine andere Gewebeschneidstruktur kann am Instrument angeordnet sein, um entlang der Linie zwischen der ersten und der zweiten Linie von Gewebeeindringelementen zu schneiden. In dieser Weise können die Klauen an das Gewebe geklemmt werden, die Gewebeeindringelemente in das Gewebe eindringen lassen, das Gewebe elektrochirurgisch behandelt werden und das Gewebe dann zwischen den zwei nekrotisierten Gewebebereichen geschnitten werden. Durch Definieren des äußeren Bereichs der Gewebenekrose mit den nicht eindringenden Elektrodenelementen wird das Risiko für eine Blutung erheblich verringert.\nVerfahren zur Verwendung der hierin beschriebenen Instrumente beruhen auf dem Ergreifen von Gewebe zwischen einer ersten Klaue und einer zweiten Klaue. Eine Hochfrequenzenergie wird dann zwischen einer ersten Linie von Gewebeeindringelementen an einer der Klauen und einer zweiten Linie von Gewebeeindringelementen an derselben oder einer anderen Klaue angelegt. Die Gewebeeindringelementlinien sind parallel und voneinander beabstandet, im Allgemeinen wie vorstehend beschrieben. Die Hochfrequenzenergie wird vorzugsweise an das Gewebe mit einem Pegel und für eine Zeit angelegt, die ausreichen, um im Wesentlichen das ganze Gewebe zwischen den Linien zu nekrotisieren, ohne eine wesentliche Beschädigung am anderen Gewebe zu verursachen, d. h. Gewebe außerhalb der Linien. Typischerweise wird die Hochfrequenzenergie mit einer Frequenz im Bereich von 100 kHz bis 2 MHz, vorzugsweise 400 kHz bis 500 kHz angelegt. Die Energie wird mit einer Leistung von 25 W bis 250 W, vorzugsweise 50 W bis 150 W, und für eine Zeit im Bereich von 5 Sekunden bis 5 Minuten, gewöhnlich 10 Sekunden bis 1 Minute angelegt.\nInsbesondere kann bei der Verwendung der hierin beschriebenen Vorrichtung ein Gewebebereich mit mindestens zwei seitlich beabstandeten länglichen Oberflächenelektroden kontaktiert werden. Mindestens eine erste Linie von Gewebeeindringelementen wird durch eine Oberfläche des Gewebebereichs, der zwischen den seitlich beabstandeten Oberflächenelektroden liegt, eindringen lassen. Bipolare elektrische Hochfrequenzenergie wird dann zwischen den Oberflächenelektroden (in einer Mehrzahl) und den Gewebeeindringelementen (in der anderen Mehrzahl) angelegt, um Gewebe innerhalb der durch die seitlich beabstandeten Oberflächenelektroden definierten Grenzbereiche zu behandeln und gewöhnlich zu nekrotisieren. Wahlweise wird mindestens eine zweite Linie von Gewebeeindringelementen durch die Gewebeoberfläche eindringen lassen und in derselben Mehrzahl wie die erste Linie von Gewebeeindringelementen erregt. Die Kontaktierungs- und Eindringschritte können nacheinander oder gleichzeitig durchgeführt werden, wobei sie vorzugsweise nacheinander durchgeführt werden, so dass das Gewebe zuerst erfasst werden kann, bevor die Gewebeeindringelemente in dieses eindringen.\n1A und 1B stellen die Verwendung von herkömmlichen bipolaren Zangen zum Koagulieren einer röhrenförmigen Struktur im Körper dar.\n2A-2F stellen mehrere alternative Elektrodenkonfigurationen dar.\n3A ist eine perspektivische Ansicht eines Paars von betätigbaren Klauen, die zwei Linien von elektrisch gekoppelten Gewebeeindringelementen tragen.\n3B ist eine Seitenaufrissansicht der Klauen von 1, die mit geschlossenen Klauen gezeigt ist.\n3C ist eine Querschnittsansicht entlang der Linie 3-3 von 2.\n4 ist eine alternative Querschnittsansicht eines Paars von Klauen.\n5 stellt einen Betätigungsmechanismus vom Scherentyp dar, der bei den Klauen von 1 verwendet werden kann.\n6 stellt ein Paar von elastisch montierten Klauen dar, die mit einer Nockenoberfläche geöffnet und geschlossen werden können, wobei die Klauen Gewebeeindringelemente beinhalten.\n7 stellt einen alternativen Klauenbetätigungsmechanismus dar.\n8 stellt die Verwendung der Klauen von 1 beim Behandeln von Gewebe gemäß dem offenbarten Verfahren dar.\n9A-9F stellen mehrere alternative sich hin und her bewegende Elektrodenkonfigurationen gemäß der vorliegenden Erfindung dar.\n10A-10C stellen ein beispielhaftes bipolares chirurgisches Instrument dar, das gemäß den Prinzipien der vorliegenden Erfindung konstruiert ist und sich hin und her bewegende Elektrodenlinien verwendet.\n11 ist eine alternative Ansicht der Vorrichtung von 10A-10G.\n12A und 12B stellen die relativen Positionen der verschiedenen Elektrodenstrukturen in der Vorrichtung von 10A-10C dar.\n13 ist eine Ansicht der Vorrichtung von 10A-10C in auseinandergezogener Anordnung.\n14A-14C stellen die Verwendung der Vorrichtung von 10A-10C bei der Anwendung von elektrischer Hochfrequenzenergie auf Gewebe dar.\nGemäß der vorliegenden Erfindung umfassen bipolare chirurgische Instrumente mindestens zwei und bis zu vier oder mehr seitlich beabstandete Elektrodenorgane, die an einem Paar von betätigbaren Klauen angeordnet sind. Durch korrektes Positionieren der Elektrodenorgane relativ zueinander kann Hochfrequenzenergie, die an Gewebe angelegt wird, das zwischen den Klauen angeordnet ist, in einen gut definierten Bereich zwischen den Elektrodenorganen fokussiert werden. Im Gegensatz zu Vorrichtungen des Standes der Technik, bei denen Elektroden mit entgegengesetzter Polarität im Allgemeinen mit direkt entgegengesetzten Gewebeoberflächen in Eingriff gebracht werden, ermöglicht die Vorrichtung, dass mindestens eine positive Elektrode und mindestens eine negative Elektrode an und/oder in seitlich beabstandeten Stellen an entgegengesetzten Gewebeoberflächen angeordnet werden. Gemäß der Erfindung sind die Elektroden in die und aus den Klauen hin und her bewegbar.\nDie Elektrodenorgane können in einer breiten Vielfalt von Mustern und Konstruktionen konfiguriert werden, von denen einige in 2A-2E dargestellt sind. Am einfachsten kann eine Klaue 200 ein erstes Elektrodenorgan 202 tragen, das von einem zweiten Elektrodenorgan 204 seitlich beabstandet ist, wobei die Elektrodenorgane mit entgegengesetzten Polen einer Leistungsversorgung verbunden werden können. Eine gegenüberliegende Klaue 206 kann von Elektroden jeglicher Art frei sein. Die Klauen 200 und 206 sind betätigbar, wie nachstehend genauer beschrieben, so dass das Gewebe zwischen zwei gegenüberliegenden Gewebeeingriffsoberflächen 208 und 210 ergriffen werden kann. Wenn Gewebe zwischen den Klauen 200 und 206 ergriffen wird, wird der Stromfluss im Allgemeinen zwischen die Elektrodenorgane 202 und 204 begrenzt.\nObwohl die Elektrodenorgankonfiguration von 2A funktional ist, kann das Stromflussmuster zwischen den Elektroden verbessert werden, indem ein erstes Elektrodenorgan 214 an einer ersten Klaue 216 und ein zweites Elektrodenorgan 218 an einer zweiten Klaue 220 vorhanden ist, wie in 2B dargestellt. Wie bei der Konfiguration von 2A begrenzen die Elektrodenorgane 214 und 218 von 2B im Allgemeinen den Stromfluss, so dass er sich nicht signifikant zu Gewebe außerhalb der seitlichen Grenzen der Klauen 216 und 220 erstreckt. Durch Anordnen der Elektrodenorgane 214 und 218 an gegenüberliegenden Klauen kann ein verbesserter Stromfluss durch das Gewebe erreicht werden.\nEine weitere alternative verbesserte Konfiguration der Elektrodenorgane ist in 2C dargestellt. Das erste Elektrodenorgan 230 und das zweite Elektrodenorgan 232 sind jeweils an einer ersten Klaue 234 in einer Weise ähnlich zur Ausführungsform von 2A getragen. Die Elektrodenorgane 230 und 232 umfassen jedoch jeweils eine Linie von Gewebeeindringelementen daran. Die Elektrodenorgane 202 und 204 in 2A sind im Allgemeinen lineare Elektroden mit einer Breite und Länge innerhalb der vorstehend dargelegten Bereiche. Solche Elektroden bilden einen flachen Kontakt oder eine flache Grenzfläche mit dem Gewebe, das zwischen den Klauen 200 und 206 in Eingriff steht. Durch Vorsehen von Gewebeeindringelementen 236 und 238, wie in 2C dargestellt, werden zwei Vorteile erreicht. Erstens kann die gesamte Elektrodenfläche in Kontakt mit dem Gewebe erheblich verbessert werden, typischerweise von zweifach auf 10-fach oder größer. Durch Ausdehnen der Elektroden-"Grenzen" in das Gewebe wird überdies die Fähigkeit, einen gleichmäßigen Stromfluss innerhalb des Gewebes zu erreichen, verbessert und die Eingrenzung dieses Stromflusses in den Zielbereich wird auch verbessert. Die Vorrichtung von 2C umfasst eine gegenüberliegende Klaue 240, die von Elektroden frei ist.\nEine geringfügig modifizierte Konfiguration für Gewebeeindringelemente 242 und 244 ist in 2D dargestellt. Anstatt beide Linien von Gewebeeindringelementen 242 und 244 an einer einzelnen Klaue zu tragen, ist die erste Linie 242 an einer oberen Klaue 246 getragen und die zweite Linie 244 ist an einer unteren Klaue 248 getragen. Die Vorteile hinsichtlich der vergrößerten Elektrodenfläche und der Stromflusseinschränkung sind jedoch im Allgemeinen zu den mit der Vorrichtung von 2C erreichten vergleichbar.\nNoch eine weitere Alternative für die Elektrodenorgankonfiguration ist in 2E dargestellt. Klauen 250 und 252 tragen jeweils Paare von seitlich beabstandeten Organen 254, 256, 258 und 260. Die Elektrodenorgane können zur Verbindung mit einer Leistungsversorgung so ausgelegt sein, dass seitlich beabstandete Paare von Elektroden eine entgegengesetzte Polari tät aufweisen, wenn das Instrument gespeist wird. Die Elektroden 254 und 258 können beispielsweise eine erste Polarität aufweisen, während die Elektroden 256 und 260 eine zweite Polarität aufweisen können. Alternativ, jedoch weniger bevorzugt können die Elektroden 254 und 260 eine erste Polarität aufweisen, während die Elektroden 258 und 256 eine zweite Polarität aufweisen können. Die letztere Konfiguration ist im Allgemeinen beim Einschränken des Stromflusses weniger wirksam als die erstere Konfiguration, da Paare von entgegengesetzt erregten Elektroden direkt einander gegenüberliegen, wenn das Instrument mit Gewebe in Eingriff gebracht wird.\nNoch eine weitere Elektrodenkonfiguration ist in 2F dargestellt. Dort trägt jede Klaue 270 und 272 ein Paar von Elektrodenorganen 274, 276, 278, 280. Jedes der Elektrodenorgane trägt wiederum eine Linie von Gewebeeindringelementen 282, 284, 286, 288. Die Gewebeeindringelemente sind so angeordnet, dass ihre distalen Spitzen miteinander in Eingriff kommen, wenn die Klauen 270 und 272 aufeinander geschlossen werden. Gegenüberliegende Paare von Elektrodenorganen 274/278 und 276/280 weisen dieselbe Polarität auf, d. h. die seitlich beabstandeten Paare weisen eine entgegengesetzte Polarität auf. In vielen Weisen ist die Funktionsweise der Vorrichtung von 2F dieselbe wie jene von sowohl 2C als auch 2D. Die Vorrichtung von 2F kann auch modifiziert werden, indem die gegenüberliegenden Eindringelemente 282/286 und 284/288 so axial beabstandet werden, dass die Elemente vollständig zur gegenüberliegenden Klaue 270 oder 272 eindringen. Eine Vielfalt von anderen Elektrodenmodifikationen und -anordnungen sind möglich und wären einem Fachmann klar.\nMit Bezug nun auf 3A-3C wird ein erstes beispielhaftes Paar von Klauen 10 und 12, die zum Ergreifen von Gewebe und Anlegen von Hochfrequenzenergie gemäß den hierin offenbarten Verfahren verwendet werden können, beschrieben. Die Klauen 10 und 12 sind in einer Weise betätigbar oder hin und her bewegbar, die für Zangen, Greifer und andere ähnliche Arten von medizinischen Vorrichtungen herkömmlich sind. Spezielle Schaftkonstruktionen, die für eine solche Betätigung sorgen, werden nachstehend in Verbindung mit 5-7 beschrieben.\nEine erste Linie 20 mit sieben Gewebeeindringstiften 22 ist auf einer Seite der unteren Klaue 10 angeordnet und eine zweite Linie 30 von Gewebeeindringstiften 32 ist auf der anderen Seite der unteren Klaue angeordnet. Die erste Linie 20 von Stiften 22 ist durch einen elektrisch leitenden Streifen 24 elektrisch gekoppelt, an dem die Stifte befestigt sind. Ebenso ist ein zweiter elektrisch leitender Streifen 34 auf der anderen Seite der Klaue angeordnet und koppelt die zweite Linie 30 von Stiften 32 elektrisch. Jeder der elektrisch leitenden Streifen 24 und 32 ist an Leitern (nicht dargestellt) befestigt, die sich proximal den Schaft der Vorrichtung hinab erstrecken und die für eine elektrische Anbringung der Linien 20 und 30 an einer herkömmlichen elektrochirurgischen Leistungsversorgung sorgen.\nDie elektrisch leitenden Streifen 24 und 34 sind elektrisch voneinander isoliert. Die Streifen 24 und 34 können beispielsweise in ein Isolationsmaterial wie z. B. Keramik, Kunststoff oder dergleichen eingebettet sein. Alternativ kann eine Isolationsschicht um die Streifen 24 ausgebildet sein, so dass sie elektrisch von der unteren Klaue 10 isoliert sind. Die obere Klaue 12 kann auch aus einer Keramik oder einem anderen elektrisch isolierenden Material ausgebildet sein, um sicherzustellen, dass die Stifte 22 und 32 nicht durch den Kontakt mit der oberen Klaue kurzgeschlossen werden. Die Stifte 22 und 32 und Streifen 24 und 34 werden aus einem elektrisch leitenden Material, typischerweise einem Metall, wie z. B. Edelstahl, Gold, Silber oder dergleichen, ausgebildet. Die Abmessungen, die Anzahl, der Abstand und andere Eigenschaften der Stifte 22 und 32 liegen innerhalb der vorstehend dargelegten Bereiche. Obwohl sie in einer geraden Linie gezeigt sind, könnten die Stifte 22 und 32 auch in den anderen vorstehend dargelegten Mustern angeordnet sein.\nDie Vorrichtung von 3A-3C zeigt beide Linien 20 und 30 von Gewebeeindringelementen 22 und 32 mit derselben Klaue verbunden. Die Linien von Gewebeeindringelementen können mit gegenüberliegenden Klauen verbunden sein, wie in 4 gezeigt. Dort ist eine erste Linie von Stiften 40 innerhalb eines leitenden Streifens 44 in einer unteren Klaue 46 montiert, während eine zweite Linie von Gewebeeindringelementen 50 in einem elektrisch leitenden Streifen 54 in einer oberen Klaue 56 montiert ist. Die einzelnen Gewebeeindringelemente 40 und 50 sind somit innerhalb jeder Linie miteinander gekoppelt, aber die zwei Linien sind elektrisch isoliert, so dass das Ergebnis ein Paar von elektrisch isolierten Linien von Gewebeeindringelementen wie bei der ersten Vorrichtung ist.\nMit Bezug nun auf 5-7 kann die vorliegende Erfindung auf theoretisch einem beliebigen Klauenbetätigungsmechanismus einer Art, die in medizinischen Vorrichtungen verwendet wird, beruhen. Der Mechanismus kann beispielsweise ein einfacher Scherenmechanismus sein, wie in 5 gezeigt, wobei die Klauen 10 und 12 schwenkbar mit Betätigungshebeln 60 und 62 verbunden sind. Das Öffnen und Schließen der Hebel 60 und 62 öffnet und schließt die Klauen in einer herkömmlichen Weise.\nDie Klauen 10' und 12' können auch innerhalb einer hohlen Röhre 70 mit Nockenoberflächen 72 montiert sein, die an ihrem distalen Ende ausgebildet sind. Die Klauen 10' und 12' sind elastisch an einem Stab 74 montiert, so dass die Klauen relativ zu den Nockenoberflächen 72 axial parallel verschoben werden können, um die Klauen in 6 zu öffnen (wie in einer durchgezogenen Linie gezeigt) und die Klauen zu schließen (wie in einer gestrichelten Linie gezeigt).\nAls dritte übliche Alternative können die Klauen 10'' und 12'' am distalen Ende eines röhrenförmigen Aktors 80 ausgebildet sein. Die Klaue 10'', die von Gewebeeindringelementen frei ist, ist am Ende der Röhre 80 einteilig ausgebildet. Die bewegliche Klaue 10'' mit den Gewebeeindringelementen ist an einem Stab 74 oder Seil 82, der/das sich zu einem proximalen Ende der Vorrichtung (nicht dargestellt) erstreckt, schwenkbar befestigt und wird durch diesen/dieses betätigt.\nDie Anordnungen von 6 und 7 können durch herkömmliche proximale Anordnungen (nicht dargestellt), wie z. B. Aktoren mit drei Ringen, Pistolengriffe oder irgendeinen anderen Aktor, der eine lineare Bewegung des Stabes 74 oder Seils 82 ermöglicht, manuell betätigt werden. Die Vorrichtungen von 6 und 7 wären für laparoskopische, thorakoskopische, arthroskopische oder andere Eingriffe besonders nützlich, bei denen sie durch Kanülen mit schmalem Durchmesser, typischerweise mit Schaftdurchmessern unter 12 mm, typischer unter 10 mm und manchmal 5 mm oder kleiner, eingeführt werden sollen.\nMit Bezug nun auf 8 wird die Verwendung der Klauen 10 und 12 von 1-3 zum Behandeln von Gewebe T dargestellt. Die Klauen 10 und 12 werden betätigt, um eine Gewebe struktur, wie z. B. eine Arterie, eine Vene, einen Eileiter, ein Band oder eine andere röhrenförmige oder längliche Struktur, dazwischen zu ergreifen. Die Gewebeeindringelemente 22 und 32 durchbohren das Gewebe T und dringen in dieses ein, um einen Bereich R dazwischen zu erzeugen. Die elektrisch leitenden Streifen 24 und 34 sind an einer externen Leistungsversorgung PS so angebracht, dass sie mit entgegengesetzten Polaritäten erregt werden können. Geeignete Leistungsversorgungen sind von kommerziellen Lieferanten erhältlich, wie z. B. Valleylab, Aspen und Bovie. Die Leistungsversorgungen können mit herkömmlichen sinusförmigen oder nicht sinusförmigen Wellenformen arbeiten und können mit festen oder gesteuerten Leistungspegeln arbeiten, wobei die Spannung, der Strom oder beide ausgewählt werden können. Wenn sie mit den vorstehend beschriebenen Leistungspegeln, Frequenzen und Dauern erregt werden, empfängt der Gewebebereich R zwischen den Linien von Eindringelementen 22 und 32 einen hohen Energiefluss, der eine Erhitzung, Koagulation und wahlweise Nekrose des Gewebes bewirkt. Die Erhitzung von benachbarten Geweben außerhalb dieses Bereichs R ist minimal.\nMit Bezug nun auf 9A-9F werden weitere Elektrodenkonfigurationen beschrieben. Insbesondere können zumindest einige der Elektrodenstrukturen eine Linie von Gewebeeindringelementen, gewöhnlich in Kombination mit nicht eindringenden Oberflächenelektroden, umfassen oder aus diesen bestehen. Vorzugsweise ist ein Paar von seitlich beabstandeten länglichen Oberflächenelektroden (nicht eindringenden Elektroden) 100 und 102 auf entgegengesetzten Seiten einer Linie von sich hin und her bewegenden Gewebeeindringelementen 104 angeordnet, wie in 9A dargestellt. 9A ist eine Querschnittsansicht, in der nur ein einziges Gewebeeindringelement dargestellt ist. Es ist zu erkennen, dass mehrere Elemente in einer Linie die Länge der Klaue 106 hinab gebildet sind. Ebenso erstrecken sich die länglichen Elektroden 100 und 102 entlang der Länge der Klaue. Eine obere Klaue 108 ist vorgesehen, um ein Gewebeklemmen zu ermöglichen, und ein Kanal 110 ist in der oberen Klaue gebildet, um sich auf die Eindringung der Elemente 104 einzustellen, wie in einer gestrichelten Linie gezeigt. 9B stellt ein Instrument ähnlich dem in 9A gezeigten dar, außer dass zwei Linien 104a und 104b von Gewebeeindringelementen, die zwischen den länglichen Oberflächenelektroden 100 und 102 angeordnet sind, vorhanden sind. Die Konfiguration des in 9C gezeigten Instruments ist auch ähnlich zu jener von 9A, außer dass die länglichen Oberflächenelektroden 100a und 100b zur oberen Klauenstruktur 108 bewegt wurden. 9 stellt noch eine weitere Konfiguration dar, bei der sich eine erste längliche Oberflächenelektrode 100a an der oberen Klauenstruktur 108 befindet und sich eine zweite längliche Oberflächenelektrode 102 an der unteren Klauenstruktur 106 befindet. 9E und 9F stellen Instrumentkonfigurationen mit einem Paar von Gewebeeindringelementlinien dar. In 9E sind die Linien 104a und 104b in der unteren Klauenstruktur 106 angeordnet, während die länglichen Oberflächenelektroden 100a und 100b in der oberen Klauenstruktur 108 liegen. 9F stellt eine Konfiguration dar, bei der eine erste längliche Oberflächenelektrode und eine zweite Linie 104b von Gewebeeindringelementen in der unteren Klauenstruktur 106 liegen, während eine zweite längliche Oberflächenelektrode 100b und eine erste Linie 104c von Gewebeeindringelementen in der oberen Klauenstruktur 108 liegen.\nWie aus dem Obigen zu sehen ist, können die relativen Positionen von sich hin und her bewegenden (und sich nicht hin und her bewegenden) Gewebeeindringelementen und länglichen Oberflächenelektroden (nicht eindringenden Elektroden) breit variieren. Außerdem können die Zahlen von Elementen, die an irgendeinem chirurgischen Instrument vorgesehen sind, auch variieren. Zumindest ist mindestens eine Linie von Gewebeeindringelementen und eine andere Elektrodenstruktur, die entweder in das Gewebe eindringt oder nicht in das Gewebe eindringt, vorhanden. Die zwei Elektrodenstrukturen sind länglich, d. h. weisen eine minimale Längenabmessung von mindestens 1 mm auf, wobei sie gewöhnlicher im Bereich von 5 mm bis 25 mm liegen. In den dargestellten Ausführungsformen sind die Elektrodenstrukturen als im Allgemeinen linear gezeigt. Andere Konfigurationen sind ebenfalls möglich, wie z. B. konzentrisch, nicht linear, serpentinenförmig oder dergleichen. Der seitliche Abstand zwischen parallelen Elektrodenlinien bleibt jedoch im Allgemeinen konstant, wobei er typischerweise im Bereich von 0,5 mm bis 10 mm, gewöhnlicher von 1 mm bis 5 mm liegt. Die Abmessungen der Gewebeeindringelemente wurden vorstehend dargelegt. Die länglichen Oberflächenelektroden weisen typischerweise Breiten im Bereich von 0,1 mm bis 5 mm, vorzugsweise 0,5 mm bis 3 mm auf. Obwohl die Oberflächenelektroden als flach dargestellt sind, ist es auch möglich, dass sie unregelmäßige Oberflächen aufweisen würden, möglicherweise um den elektrischen Kontakt zu verbessern. Die Oberflächenunregelmäßigkeiten sollten jedoch derart sein, dass wenig oder keine Gewebeeindringung besteht, da es ein Zweck der äußeren Oberflächenelektrodenstrukturen ist, die Kanten des behandelten Gewebes abzudichten und eine mögliche Blutung zu vermeiden, die durch die Einführung der Gewebeeindringelemente verursacht werden könnte.\nMit Bezug nun auf 10A-10C, 11, 12A, 12B und 13 wird ein bipolares chirurgisches Instrument 200 mit einer Anordnung von Oberflächenelektroden 202 und 204 und Gewebeeindringelektroden und Linien 206 und 206 von Gewebeeindringelektroden dargestellt. Die Linien 206 und 208 von Gewebeeindringelektroden sind in einem elektrisch leitenden Einsatz 210 (13) montiert, der wiederum in einem Hohlraum 212 im Instrumentengehäuse 214 montiert ist. Der Einsatz 210 kann sich innerhalb des Hohlraums 212 frei hin und her bewegen und ist an einem Stab 220 mit einem Knopf 222 und einem Paar von Stiften 224 montiert. Der Stab 220 ist in einem Kanal 230 im Boden des Einsatzes 210 aufgenommen und die Stifte 224 erstrecken sich durch ein Paar von geneigten Schlitzen 232 im Einsatz nach außen und dann durch Schlitze 234 in der Seite des Gehäuses 214. In dieser Weise kann die axiale Bewegung des Stabes 220 (durch Ziehen oder Schieben am Knopf 222 bewirkt) bewirken, dass der Einsatz 210 innerhalb des Hohlraums 212 ansteigt oder sich absenkt. Dies bewirkt wiederum, dass sich die Gewebeeindringelektroden 206 und 208 zwischen einer abgesenkten Konfiguration (10A) und einer angehobenen Konfiguration (10B) hin und her bewegen.\nDie länglichen Oberflächenelektroden 202 und 204 sind in einer elektrisch isolierenden Platte 240 aufgenommen, die über dem Hohlraum 212 im Gehäuse 214 montiert ist. Die Platte 240 besitzt ein Paar von Schlitzen 242 und 244 zum Aufnehmen der Elektroden 202 bzw. 204. Außerdem besitzt die Platte 240 mehrere Löcher 246 entlang der Linien, die nach innen von den Schlitzen 242 bzw. 244 beabstandet sind. Außerdem ist ein Kanal 248 entlang der Mittellinie der Platte 240 ausgebildet, um eine Schneidklinge 250 aufzunehmen, wie am besten in 10c zu sehen.\nDas Gehäuse 214 bildet eine untere Klauenstruktur und eine gelenkig gelagerte Hebelanordnung 260 bildet die obere Klauenstruktur. Der Hebel 260 umfasst einen Abdeckabschnitt 262 und einen Hebelarmabschnitt 264. Ein Zentrums- oder Drehpunktabschnitt 266 ist zwischen Haltern 270 befestigt, die an der Oberseite des Gehäuses 214 ausgebildet sind. In dieser Weise kann der Abdeckabschnitt 262 zwischen einer offenen Konfiguration (10A) und einer geschlossenen Konfiguration (14B und 14C) bewegt werden, indem der Hebelarmabschnitt 264 angehoben und abgesenkt wird. Die Unterseite des Abdeckabschnitts 262 ist in 11 am besten dargestellt. Die Unterseite umfasst ein Paar von oberen Oberflächenelektroden 280 und 282, einen Aussparungskanal 284 zum Aufnehmen der Schneidklinge 250 und Aussparungslöcher 286 zum Aufnehmen der oberen Spitzen der Gewebeeindringelektroden, wenn sie angehoben werden.\nDie Schneidklinge 250 ist an einem Vorderende einer länglichen Klingenstruktur 252 mit eine Paar von Knöpfen 254 an ihrem entgegengesetzten oder proximalen Ende ausgebildet. Der Körperabschnitt 252 der Klinge ist in einem Schlitz 258 in einem Griffabschnitt 15 des Gehäuses 14 aufgenommen. Die Knöpfe erstrecken sich an einem Verbindungsschaft durch einen Schlitz 17 im Griff 15 heraus. Folglich kann die Klinge axial vorgeschoben und zurückgezogen werden, indem der Knopf 254 von einer zurückgezogenen Konfiguration (10A und 10B) in eine vorgeschobene Konfiguration (10C) bewegt wird. Der Knopf ist im Kanal 248 angeordnet, so dass er durch Gewebe verläuft und dieses durchschneidet, welches vorher durch Anlegen von Hochfrequenzenergie durch die Elektrodenstrukturen nekrotisiert wurde, wie nachstehend beschrieben.\nMit Bezug nun auf 12A und 12B wird die Beziehung der verschiedenen Elektrodenstrukturen und des Instruments 200 untereinander beschrieben. Anfänglich ist die Abdeckung 262 offen und die Gewebeeindringelektroden 206 und 208 sind in das Gehäuse 14 zurückgezogen, wie in 12A gezeigt. Nach dem Positionieren einer Zielgewebestruktur zwischen der offenen Abdeckung 262 und der Platte 240 des Gehäuses 14 (wie in 14A gezeigt) kann die Abdeckung geschlossen werden, wobei das Gewebe festgehalten wird (wie in 12B und 14B gezeigt). Die Gewebeeindringelektroden werden dann durch Ziehen des Knopfs 222 (12B und 14C) angehoben, was bewirkt, dass die Elektroden 206 und 208 in das Gewebe eindringen. Die Oberflächenelektroden 202, 204, 280 und 282 drücken im Gegensatz dazu auf entgegengesetzte Seiten des Gewebes, dringen jedoch nicht in das Gewebe ein. Eine elektrische Radiofrequenz- oder andere Hochfrequenzenergie wird dann an das Gewebe angelegt, wobei die Oberflächenelektroden an einem Pol einer geeigneten Leistungsversorgung angebracht sind und die Gewebeeindringelektroden am anderen Pol angebracht sind. Das elektrische Feld wird folglich zwischen einem äußersten Paar von Oberflächenelektroden (202/280 oder 204/282) und der benachbarten Gewebeeindringelektrode (206 oder 208) konzentriert. Das Gewebe kann mit allen Vorteilen der Verwendung einer Gewebeeindringelektrode, wie vorstehend beschrieben, vollständig nekrotisiert werden. Nachdem eine angemessene Nekrose erreicht ist, kann die Klinge 252 vorgeschoben werden, um die parallelen Segmente von nekrotisiertem Gewebe, die gebildet wurden, zu durchschneiden.\nObwohl das Obige eine vollständige Beschreibung der bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung ist, können verschiedene Alternativen, Modifikationen und Äquivalente verwendet werden. Daher sollte die obige Beschreibung nicht als Begrenzung des Schutzbereichs der Erfindung, der durch die beigefügten Ansprüche definiert ist, aufgefasst werden.\nBipolares chirurgisches Instrument, das umfasst: einen Schaft mit einem proximalen Ende und einem distalen Ende; ein Paar gegenüberliegender Klauen (262, 214) am distalen Ende des Schafts; ein erstes Elektrodenorgan (202) an einer der Klauen; ein zweites Elektrodenorgan (204) an einer der Klauen, wobei das erste und das zweite Elektrodenorgan voneinander elektrisch isoliert sind; und einen Betätigungsmechanismus zum Bewegen der Klauen zwischen einer geöffneten und einer geschlossenen Konfiguration, wobei die Elektrodenorgane parallel zueinander liegen und seitlich voneinander beabstandet sind, wenn die Klauen geschlossen sind, wobei wenigstens eines der Elektrodenorgane mehrere Gewebeeindringelemente (206, 208) umfasst, die zu der gegenüberliegenden Klaue vorstehen, und wobei die Gewebeeindringelemente in eine Oberfläche der Klaue, auf der sie angebracht sind, hinein und aus dieser Oberfläche heraus hin und her beweglich sind.\nBipolares chirurgisches Instrument nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Elektrodenorgane (202, 204) seitlich um eine Strecke im Bereich von 0,5 mm bis 10 mm beabstandet sind.\nBipolares chirurgisches Instrument nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Elektrodenorgane (202, 204) eine Länge im Bereich von 1 mm bis 50 mm haben.\nBipolares chirurgisches Instrument nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem sich die Elektrodenorgane an derselben Klaue (262, 214) befinden.\nBipolares chirurgisches Instrument nach einem der Ansprüche 1-3, bei dem das erste Elektrodenorgan (202) sich an einer Klaue befindet und das zweite Elektrodenelement (204) sich an der anderen Klaue befindet.\nBipolares chirurgisches Instrument nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem beide Elektrodenorgane (202, 204) mehrere Gewebeeindringelemente (206, 208) umfassen, die zu der gegenüberliegenden Klaue vorstehen.\nBipolares chirurgisches Instrument nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Gewebeeindringelemente (206, 208) eine Länge im Bereich von 1 mm bis 10 mm und einen Durchmesser im Bereich von 0,1 mm bis 2 mm besitzen.\nBipolares chirurgisches Instrument nach Anspruch 7, bei dem das erste und das zweite Elektrodenorgan (202, 204) jeweils 3 bis 50 Eindringelemente (206, 208) umfassen.\nBipolares chirurgisches Instrument nach Anspruch 8, bei dem die Gewebeeindringelemente (202, 204) in zwei geraden Linien angeordnet sind, die zueinander parallel sind, wenn die Klauen über Gewebe geschlossen sind.\nBipolares chirurgisches Instrument nach einem der vorhergehenden Ansprüche, das ferner ein drittes Elektrodenorgan (256) umfasst, das auf das erste Elektrodenelement ausgerichtet ist, jedoch an der anderen Klaue angeordnet ist, und ein viertes Elektrodenorgan (258) umfasst, das auf ein zweites Elektrodenorgan ausgerichtet ist, jedoch an der anderen Klaue angeordnet ist.\nBipolares chirurgisches Instrument nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem wenigstens eine der Klauen perforiert ist, um während seiner Verwendung die Freigabe von Dampf zu ermöglichen.\nBipolares chirurgisches Instrument nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der Betätigungsmechanismus Scheren, einen Nockenmechanismus oder einen Linear/Schwenkaktor umfasst.\nBipolares chirurgisches Instrument nach einem der vorhergehenden Ansprüche, das ferner ein drittes Elektrodenorgan (100a) umfasst, das an derselben Klaue wie das erste Elektrodenorgan (100b) angeordnet ist, jedoch von dem ersten Elektrodenorgan seitlich beabstandet ist, wobei das zweite Elektrodenorgan an der anderen Klaue angeordnet ist und Gewebeeindringelemente (104a, 104b) umfasst, die so angeordnet sind, dass sie zwischen der ersten und der dritten Elektrode liegen, wenn die Klauen geschlossen sind.\nBipolares chirurgisches Instrument nach einem der Ansprüche 1-12, das ferner eine betätigbare Schneidklinge (250) umfasst, die so angeordnet ist, dass sie längs einer Linie zwischen dem ersten und dem zweiten Elektrodenorgan schneidet.\nDE1999635139 1998-05-01 1999-04-30 Bipolare chirurgische instrumente mit fokussiertem elektrischen feld Active DE69935139T2 (de)\nUS09071689 US6030384A (en) 1998-05-01 1998-05-01 Bipolar surgical instruments having focused electrical fields\nPCT/US1999/009542 WO1999056650A1 (en) 1998-05-01 1999-04-30 Bipolar surgical instruments having focused electrical fields\nDE69935139T2 true DE69935139T2 (de) 2007-10-31\nDE1999635139 Active DE69935139D1 (de) 1998-05-01 1999-04-30 Bipolare chirurgische instrumente mit fokussiertem elektrischen feld\nDE1999635139 Active DE69935139T2 (de) 1998-05-01 1999-04-30 Bipolare chirurgische instrumente mit fokussiertem elektrischen feld\nUS (2) US6030384A (de)\nJP (1) JP2002513623A (de)\nDE (2) DE69935139D1 (de)\nEP (1) EP1079745B1 (de)\nES (1) ES2283112T3 (de)\nWO (1) WO1999056650A1 (de)\nDE102008019380A1 (de) * 2008-04-17 2009-10-22 Erbe Elektromedizin Gmbh Bipolare Klemme für die HF-Chirurgie\nDE102009037613A1 (de) * 2009-08-14 2011-02-24 Erbe Elektromedizin Gmbh Elektrochirurgisches Instrument\nEP1513464B1 (de) * 2002-06-06 2006-08-09 Sherwood Services AG Bipolares elektrochirurgisches laparoskopieinstrument\nEP1107703B1 (de) * 1999-09-28 2003-07-02 Karl Storz GmbH & Co. KG Medizinisches bipolares instrument zum schneiden von gewebe\nUS6905498B2 (en) * 2000-04-27 2005-06-14 Atricure Inc. Transmural ablation device with EKG sensor and pacing electrode\nUS6572613B1 (en) * 2001-01-16 2003-06-03 Alan G. Ellman RF tissue penetrating probe\nWO2002058542A3 (en) * 2001-01-26 2002-11-28 Ethicon Endo Surgery Inc Coagulating electrosurgical instrument with tissue dam\nDE60139815D1 (de) * 2001-04-06 2009-10-15 Covidien Ag Vorrichtung zum Abdichten und Teilen eines Gefässes mit nicht leitendem Endanschlag\nEP1372506B1 (de) 2001-04-06 2006-06-28 Sherwood Services AG Beschädigungen des benachbarten gewebes reduzierendes, elektrochirurgisches instrument\nEP1381321B1 (de) 2001-04-20 2012-04-04 Tyco Healthcare Group LP Chirurgische vorrichtung mit bipolaren oder ultraschalleigenschaften\nUS6770072B1 (en) * 2001-10-22 2004-08-03 Surgrx, Inc. Electrosurgical jaw structure for controlled energy delivery\nCA2475737C (en) 2002-02-13 2010-08-10 Applied Medical Resources Corporation Tissue fusion/welder apparatus and method\nES2360613T3 (es) * 2002-04-16 2011-06-07 Tyco Healthcare Group Lp Grapadora quirúrgica.\nGB0217554D0 (en) * 2002-07-30 2002-09-11 Amersham Biosciences Uk Ltd Stimulating and recording device\nEP1605866B1 (de) * 2003-03-03 2016-07-06 Syntach AG Implantatvorrichtung für elektrischen leitungsblock\nJP5137230B2 (ja) * 2003-05-15 2013-02-06 コヴィディエン・アクチェンゲゼルシャフト 非伝導性可変停止部材を備えた組織シーラーおよび組織をシールする方法\nRU2372052C2 (ru) * 2003-11-17 2009-11-10 Зинтах Аг Устройство, комплект и способ для лечения нарушений в системе регуляции ритма сердца\nEP1769765B1 (de) 2005-09-30 2012-03-21 Covidien AG Isolierhülse für elektrochirurgische Zange\nJP4726014B2 (ja) * 2007-10-03 2011-07-20 有限会社リバー精工 内視鏡用鋏型高周波処置具\nEP2240105B1 (de) 2008-01-17 2012-09-26 Syneron Medical Ltd. Haarentfernungsvorrichtung für den persönlichen einsatz und einsatzverfahren dafür\nCN101951851B (zh) 2008-01-24 2013-02-06 赛诺龙医疗公司 肥胖组织治疗的装置和器具\nEP2334249B1 (de) * 2008-09-21 2013-03-13 Syneron Medical Ltd. Verfahren und vorrichtung zur hautpflege\nJP2012518459A (ja) 2009-02-25 2012-08-16 トランスファーマ メディカル リミテッド 電気的な皮膚再生\nDE102010020664A1 (de) * 2010-05-05 2011-11-10 Aesculap Ag Chirurgisches System zur Verbindung von Körpergewebeteilen\nCN103547225B (zh) * 2010-06-23 2017-04-26 直观外科手术操作公司 在腹腔镜检查中使用的组合式剪刀‑抓紧器工具\nCN103997980B (zh) * 2011-12-14 2017-07-18 国立大学法人滋贺医科大学 组织缝合器\nUS20130231661A1 (en) * 2012-03-01 2013-09-05 Hasan M. Sh. Sh. Alshemari Electrosurgical midline clamping scissors\nES2628297T3 (es) 2012-09-26 2017-08-02 Aesculap Ag Aparato de corte y sellado de tejido\nEP2967741B1 (de) 2013-03-15 2018-02-21 Gyrus Acmi Inc. Elektrochirurgische kombinationsvorrichtung\nCN104994802B (zh) 2013-03-15 2017-09-08 捷锐士阿希迈公司(以奥林巴斯美国外科技术名义) 组合电外科手术装置\nCN105163683A (zh) 2013-03-15 2015-12-16 捷锐士阿希迈公司(以奥林巴斯美国外科技术名义) 电外科器械\nUS20160317216A1 (en) * 2013-12-18 2016-11-03 Covidien Lp Electrosurgical end effectors\nEP3134019A1 (de) 2014-08-20 2017-03-01 Gyrus ACMI, Inc. (D.B.A. Olympus Surgical Technologies America) Rekonfigurierbare elektrochirurgische vorrichtung\nUS9788887B2 (en) * 2015-02-20 2017-10-17 Elliquence Surgical tool and method having multiple electrodes\nFR598149A (fr) * 1925-05-08 1925-12-07 électrodes bipolaires pour électrocoagulation\nDE2324658B2 (de) * 1973-05-16 1977-06-30 Sonde zum koagulieren von koerpergewebe\nDE4032471C2 (de) * 1990-10-12 1997-02-06 Delma Elektro Med App Elektrochirurgische Vorrichtung\nJPH04302813A (en) * 1991-03-29 1992-10-26 Sony Corp Thin-film magnetic head device for hard disk\nDE4113037A1 (de) * 1991-04-22 1992-10-29 Sutter Hermann Select Med Tech Bipolares koagulations- und/oder schneidinstrument\nDE4130064C2 (de) * 1991-09-11 1993-06-24 Richard Wolf Gmbh, 7134 Knittlingen, De\nDE4138116A1 (de) * 1991-11-19 1993-06-03 Delma Elektro Med App Medizinisches hochfrequenz-koagulations-schneidinstrument\nDE4333983A1 (de) * 1993-10-05 1995-04-06 Delma Elektro Med App Elektrochirurgisches Hochfrequenz-Instrument\nDE102008019380B4 (de) * 2008-04-17 2012-11-22 Erbe Elektromedizin Gmbh Bipolare Klemme für die HF-Chirurgie\nUS9066723B2 (en) 2008-04-17 2015-06-30 Erbe Elektromedizin Gmbh Bipolar clamp for HF surgery\nUS8915913B2 (en) 2009-08-14 2014-12-23 Erbe Elektromedizin Gmbh Electrosurgical instrument\nDE69935139D1 (de) 2007-03-29 grant\nWO1999056650A1 (en) 1999-11-11 application\nUS6162220A (en) 2000-12-19 grant\nUS6030384A (en) 2000-02-29 grant\nEP1079745A4 (de) 2001-11-07 application\nEP1079745B1 (de) 2007-02-14 grant\nEP1079745A1 (de) 2001-03-07 application\nJP2002513623A (ja) 2002-05-14 application\nES2283112T3 (es) 2007-10-16 grant\nWO2001015614A1 (de) 2001-03-08 Bipolares medizinisches instrument\nDE19738457B4 (de) 2009-01-02 Verfahren und Vorrichtung für die In-vivo-Tiefenkoagulation biologischer Gewebevolumina bei gleichzeitiger Schonung der Gewebeoberfläche mit hochfrequentem Wechselstrom\nWO2006021269A1 (de) 2006-03-02 Chirurgisches instrument\nWO2008040483A1 (de) 2008-04-10 Rohrschaftinstrument\nDE4425195C1 (de) 1995-11-16 Katheter mit Mehrfachelektrode\nDE19946527C1 (de) 2001-07-12 Medizinisches bipolares Instrument zum Fassen, Koagulieren und Schneiden von Gewebe\nDE19528440A1 (de) 1997-02-06 Chirurgisches Schneidinstrument\nWO2005110264A2 (de) 2005-11-24 Elektrochirurgisches instrument\nEP1527743A2 (de) 2005-05-04 Medizingerät für die Elektrotomie\nWO2004045436A1 (de) 2004-06-03 Elektrochirurgische vorrichtung sowie verfahren zum betreiben derselben\nDE19706751A1 (de) 1997-10-02 Elektrochirurgisches Gerät zum Abtragen von Gewebe in Körperräumen\nDE10201569A1 (de) 2003-07-31 Chirurgisches Instrument\nDE3707820A1 (de) 1987-09-17 Hochfrequenzinstrument zur medizinischen behandlung\nEP0219568B1 (de) 1989-10-11 Hochfrequenz-Chirurgiegerät\nDE19848784C2 (de) 2003-05-08 Sonde\nWO2001054604A1 (de) 2001-08-02 Bipolares fassinstrument\nWO2000059392A1 (de) 2000-10-12 Chirurgisches instrument


Aquaman – .kinoticket-blog.de\nDie Idee ist eigentlich grandios: Im Zuge des Erfolgs von Minecraft und der Pixel-Verblödung im Zeitalter von UHD und Co. einfach beides miteinander zu verbinden und “Pixel-Typen” in UHD auf die Leinwand zu werfen und damit gleichermaßen beide Fraktionen zu befriedigen.\nUnd was keiner merkt: Das Teil müsste mehr oder weniger als “Dauerwerbesendung” markiert werden und ist somit noch ein geniales Product-Placement, das offensichtlicher nicht sein könnte, aber rein gar keinen Wert darauf legt und sich somit so unterschwellig wie nur irgend möglich verhält… sensationell. Mit Augenmerk auf die hollywoodösen Anspielungen, die mehr nicht mehr sein könnten, zollt man als Unternehmen der Kinogemeinde Respekt und würdigt sie in ihrem eigenen Terrain. Großartig!\nDas beweist nicht nur die bislang existente TV-Serie, sondern auch die vergangenen Kinofilme The LEGO® Movie, The LEGO® Batman® Movie sowie The LEGO® Ninjago® Movie. Jetzt führt man das Original eben in die Fortsetzung und ertüchtigt sich dabei an der Hürde des berühmten “zweiten Teils”.\nUnd ein Kinderfilm ist das schon lange nicht mehr. Ja, die Kids mögen vielleicht da rein rennen und sich ob der Situationskomik unterhalten fühlen, die Anspielungen gehören mittlerweile aber definitiv in die FSK-18-Riege, denn Kinder und Jugendliche können die Film-Sidekicks überhaupt nicht verstehen, sofern man sich im Jugendschutzgesetz-Rahmen bewegt. Das Ding gehört nicht nur in die 14:00 Uhr-Schienen, sondern darf gerne auch in den Nachtvorstellungen laufen, denn zum ersten Mal haben Erwachsene in einem als Kinderfilm vermarktetem Etwas mal wieder immens viel Gaudi!\nApropos “Zweiter Teil-Hürde” => Mit Bravour gemeistert und meiner Meinung nach einer der besten LEGO®-Movies aller Zeiten! Die Gags sind mit den Zuschauern erwachsen geworden, die Story ist nicht mehr dämlich, sondern fast schon tiefgründig, es gibt eine Pointe und man fühlt sich über alle Maßen unterhalten und bespaßt.\nNun bleibt nur noch zu hoffen, dass ihr diesem Film den gewünschten Erfolg bringt und den Lieferanten die Besucherzahlen schenkt, die sie sich erhoffen, damit diese genügend Anreize haben, damit weiterzumachen und uns auch in Zukunft mit derlei geilem Entertainment beglücken!\n.kinoticket-Empfehlung: Best LEGO® Movie eva!\nMit mehrfach-eindeutigen FSK-18-Anspielungen längst nicht mehr die Kids als Focuspoint, sondern auf ein erwachseneres Publikum ausgerichtet. Man liefert wahnsinnig kurzweilige Unterhaltung, Mörder-Gags und eine Story, die fast schon das Attribut “tiefgründig” verdient.\nMega Leistung, gerne mehr davon. Die Entwicklung ist definitiv die richtige!\n✅ Anfangs darf man getrost sitzen bleiben, beim “Roll Over” darf dann raus spaziert werden – das ist ewig lang und hält keine weiteren Szenen mehr parat.\nOriginal Title: The LEGO® Movie 2: The Second Part\nRated: FSK (tba)


Stimmungsvoller Weihnachtsbasar im Güterbahnhof - Herforder Werkstätten GmbH\nStartseite » Aktuelles » Meldungen » Stimmungsvoller Weihnachtsbasar im Güterbahnhof\nStimmungsvoller Weihnachtsbasar im Güterbahnhof\nDie erste Einstimmung auf die Adventszeit durften wir auf dem Herforder Weihnachtsbasar genießen, der nun bereits zum fünften Mal im Herforder Güterbahnhof stattfand. Nachdem der Basar im vergangenen Jahr ausfallen musste und auch in diesem Jahr sensibel abgewogen werden musste, unter welchen Bedingungen der Basar stattfinden kann, waren alle Beteiligten froh, die Besucherinnen und Besucher am ersten Adventswochenende willkommen heißen zu dürfen. Es galt die 2G-Regel und Maskenpflicht innerhalb des Güterbahnhofes.\nWenn wir zurückblicken, sind wir sehr stolz darauf, dass unser Lebenshilfe-Basar inzwischen eine 44jährige Tradition hat.\nAn dem Standort im Herforder Güterbahnhof, fühlen sich alle sehr wohl und wir freuen uns über die gute Kooperation mit der Pro Herford, den teilnehmenden Kunsthandwerkern und in diesem Jahr erstmalig auch dem Lions Club Herford.\nHerfords Bürgermeister Herr Tim Kähler, Schirmherr der Veranstaltung, eröffnete den Basar mit sehr wertschätzenden, einfühlsamen Worten auch im Hinblick auf das Miteinander während der Pandemie.\nVerzichten mussten wir leider auf die musikalische Begleitung durch die Füllenbruch-Combo, da sich die Musikerinnen und Musiker seit Beginn der Pandemie nicht mehr zum Proben treffen konnten. Um der Eröffnung dennoch einen stimmungsvollen musikalischen Rahmen zu geben, ertönte weihnachtliche Blechblasmusik des Ensembles „Blechkram“ – mit Lebenshilfe Geschäftsführer, Stephan Steuernagel, an der Posaune.\nIm Mittelpunkt des Lebenshilfe-Basars standen auch in diesem Jahr die vielseitigen Geschenkartikel, die von geistig behinderten und psychisch erkrankten Beschäftigten der Herforder Werkstätten der Lebenshilfe hergestellt wurden. Ebenso haben Angehörige und Freunde der Lebenshilfe wieder zahlreiche Paare Socken für den Basar gestrickt und Marmelade gekocht. Eine große Auswahl schöner und nützlicher Dinge, Adventsgestecke, Kerzen, Holz- und Filzartikel wurden wieder zum Verkauf angeboten und fanden großen Anklang.\nAuf eine Tombola wurde in diesem Jahr verzichtet, um den Besucherstrom zu entzerren. Ebenso wurde an der Cafeteria nur Kuchen zum Mitnehmen angeboten; Vorsichtsmaßnahmen, die in dieser Zeit nur ein eingeschränkteres jedoch achtsameres Miteinander zulassen.\nJede Spende schenkt Freude! Unser diesjähriger Weihnachtsbasar-Erlöszweck:\nDer Erlös des Lebenshilfe-Basars kommt in diesem Jahr wieder Menschen mit Behinderung zugute, die keine Angehörigen mehr haben. Wir möchten diesen Menschen, denen nur ein sehr geringes Taschengeld zur Verfügung steht, Freizeit- und Teilhabeangebote ermöglichen. Kino- oder Konzertbesuche, der Besuch eines Fußballspiels, kleine Ausflüge oder ein Zuschuss für ein paar Tage Urlaub sind nur einige Beispiele für die kleinen aber besonderen Freuden des Alltags. Durch Ihre Spende tragen Sie unmittelbar zu diesen Alltagsfreuden bei.\nEs war deutlich zu spüren, wie sehr sich die Besucherinnen und Besucher diese Veranstaltung gefreut haben und es gingen viele schöne Weihnachtsgeschenke über die Basartische. Das ist eine wohltuende Wertschätzung!\nHier folgen ein paar Impressionen vom Weihnachtsbasar:


Es gibt viele Blogs im Internet, die unterschiedliche Ansätze verfolgen, wenn es um die Erstellung von Inhalten und die Monetarisierung geht. Außerdem gibt es Websites, die speziell zum Geldverdienen erstellt wurden und oft effektiver im Marketing sind.\nWas ist eigentlich eine Affiliate-Website?\nEine Affiliate-Website ist eine Website, die mit dem Ziel erstellt wurde, Geld zu verdienen, und auch die Inhalte sind auf das gleiche Ziel ausgerichtet.\nUnd was ist ein Affiliate-Blog?\nEin Affiliate-Blog ist darauf optimiert, durch verkaufsfördernde Inhalte Geld zu verdienen. Es wird geeigneter Traffic generiert, der dann über Affiliate-Produkte vermarktet wird.\nUnd was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Affiliate-Website und einem Affiliate-Blog?\nDer Blog ist etwas persönlicher geschrieben und schildert oft die Erfahrungen des Autors. Der Schreibstil ist persönlicher als bei vielen Affiliate-Websites und meistens wird ein Affiliate-Blog von einem einzigen Autor betrieben.\nDie Affiliate-Website kann mehrere Autoren haben und der Inhalt ist oft objektiv und unpersönlich geschrieben. Außerdem ist bei vielen Affiliate-Websites ein starker thematischer Fokus erkennbar: Die Inhalte sind perfekt auf die Vermarktung von Produkten ausgerichtet.\nIn den meisten Fällen kannst du mit einem Affiliate-Blog nichts falsch machen. Du suchst dir ein Thema, das dich interessiert, erstellst interessante Inhalte und findest passende Produkte, die du mit den Inhalten vermarkten kannst. Über den Schreibstil musst du dir keine Gedanken machen, du kannst schreiben, wie dir der Schnabel gewachsen ist.\nBei Affiliate-Websites musst du alle Inhalte sehr gut planen und strukturieren. Erfolgreiche Affiliate-Websites sind sehr ordentlich strukturiert und du wirst nur Inhalte finden, die dem Marketing der Besucher in irgendeiner Weise förderlich sind. Die Website sieht vollständig und übersichtlich aus.\nAnfänger können mit einem Affiliate-Blog nichts falsch machen. Wer schon etwas erfahrener ist und weiß, wie man Inhalte sinnvoll strukturiert und gruppiert, sollte zu einer Affiliate-Website greifen, denn in vielen Fällen ist sie effizienter als ein Blog, wenn es darum geht, Geld zu verdienen.


Publiziert am 07.11.2019 von Gokus\nDazu suchen wir abgebildete Bildausschnitte und setzen Abgebildetes passend ein. Ferner sind fast nur so Mega-Gegner s. So spielen z. Ab dem 6. Wichtige Hinweise: Achtung! Diese Verstärkung verteilt er nun auf seine Planeten, entsprechend seiner geplanten Vorgehensweise. Eine Brücke wird zusammen gepuzzelt und noch etliche mehr. Der Würfel ist mit einer gelben Rosenblüte verschlossen. Die Karte wird abgeworfen und der passende Raumschiffmarker vom Spieler zu einem beliebigen eigenen Planeten gelegt. Versandkosten sofort lieferbar Art. Um all dies festzuhalten gibt es nun die Das Schwarze Auge — Heldendokumente. Neben Wortsuchlisten mit kleinen Interaktionen — auch mit hervorgehobenen Wörtern in einer Geschichte, werden Paare- und eine bestimmte Anzahl von Ähnlichem gefunden. Es kann nur immer nur 1 Raumschiff pro Runde gebaut werden und von jedem Typ dürfen nur 3 insgesamt auf dem Spielbrett vertreten sein. Bei zwei Spielern wird genauso verfahren, nur, dass nun die Hutten wieder als rein neutrale Fraktion aufgestellt werden. Januar in unseren Katalog aufgenommen.\nUne femme Grim Facade: Der schwarze Würfel\nDas Abenteuer erwartet dich! Im Buch wurde nicht an Information gespart, aber das Layout ist kompakter, und es werden deutlich Charma: Das verzauberte Land Zierelemente wie Bilder oder Vignetten enthalten sein. Versandkosten Diesen Artikel haben wir am Dienstag, Es kann nur immer Fables of the Kingdom II Sammleredition 1 Grrim pro Runde gebaut werden und von jedem Typ dürfen nur 3 insgesamt auf dem Spielbrett vertreten sein. Um all dies festzuhalten gibt es nun die Das Schwarze Auge — Heldendokumente. Um dich mit deinen Freunden ins Abenteuer zu stürzen, brauchst du nur ein paar Stifte, Würfel und dieses Buch. Die Geschichte hat mich jetzt nicht so überzeugt, aber für den Rest sind 4 Sterne für die erst später erscheinende Standard-Version Legendary Mahjong. Bei dieser Sammler-Version gibt es noch einen Abzug für die lahmen Extras. Es muss erst der Todesstern zerstört werden, bevor eine Invasion Grim Facade: Der schwarze Würfel dem Planeten stattfinden kann. Während des Spiels bekommen wir Münzen um bei einem Händler was einzukaufen. Er darf nun Runefall oder 2 der verbleibenden Einheiten auf diesen neuen Planeten versetzen [3 Einheiten sind zwar noch bei seinem Ausgangsplaneten vorhanden, aber 1 muss ja, zwecks Besetzung, Würvel Was immer ihr für Abenteuer erleben wollt: In Aventurien gibt es für mutige Helden mehr als genug zu tun! Wer alle Gegner besiegt und somit alle Planeten erobert, gewinnt. Dabei gewinnt immer die jeweils höhere Augenzahl, bei Gleichstand allerdings immer der verteidigende Spieler.\nSchön ausgedacht, denn zum einen war das Imperium immer sehr mächtig und hat seine stationären Anlagen gut geschützt und zum anderen war der Imperator ja durchaus auf Reisen unterwegs und besichtigte auch imperiale Stationen. Gleichzeitig wächst ihr Reichtum und sie gelangen in den Besitz wertvoller Ausrüstungsgegenstände. Alle seine Streitkräfte bis auf eine müssen auf einen benachbarten Planeten fliehen. Kaum haben wir die beiden kennengelernt, werden diese auch schon überfallen — der Würfel fällt dabei zu Boden und es entweicht eine dunkle Macht, die in Allegra fährt… FAKTEN: Die Länge des Spiels ist durchschnittlich und die Geschichte endet absolut abgeschlossen. Ferner dient der Todesstern auch als quasi unbezwingbare Defensiveinheit, denn der Planet den er umkreist ist nicht angreifbar! Die Geschichte hat mich jetzt nicht so überzeugt, aber für den Rest sind 4 Sterne für die Standard-Version verdient. Vor allem wird Allegra entführt und das Siegel des Würfels wird zerbrochen — heraus kommt natürlich das Böse. Dieser Händler spielt im Bonus eine Rolle. Für jedes Mitspielerszenario gibt es eine tabellarische Vorgabe, die bestimmt, welche Fraktion mit wievielen Start-Einheiten beginnen und wieviele Planeten sie anfänglich besetzen darf. Alle haben ihre eigenen Ziele: die Rebellen vernichten, den Imperator zu fangen, 10 Rohstoffplaneten zu besetzen. Nach diesem brutalen Akt der Erbarmungslosigkeit wird ein Asteroidenmarker auf den Planeten gelegt. Versandkosten Newsletter. Der richtungsweisende Tipp und die Transport-Karte arbeiten zuverlässig.\nDazu suchen wir abgebildete Bildausschnitte und setzen Abgebildetes passend ein. Alternativ kann eine Karte ausgespielt werden, um das abgebildete Raumschiff bauen zu können. Alle Gegenstände werden nicht nur beschrieben, sondern mit allen relevanten Spielwerten versehen und erhalten eine farbige Abbildung, um sie sich The Island: Castaway Spieltisch besser vorstellen zu können. Der Anzeiger für die Machtverhältnisse dunkle bzw. Stimmig gezeichnete Schauplätze, gut animierte Figuren und sehr unterhaltsame Aufgaben! Zunächst gibt es hier nun drei Fraktionen: das Imperium, die Rebellen und die Hutten. Das Einbringen der unterschiedlichen Fraktionen beschert zudem weitere Pro-Spiel - Motivation, da es so immer wieder gern hervorgeholt wird, um mal die "andere" Seite Amazing Pyramids spielen oder als Huttenvertreter hämisch dem Schlachtengewusel zuzuschauen und heimlich Planeten zu annektieren. Also unbedingt mal reinschauen und überlegen, ob ihr nicht lieber auf die Standard-Version warten wollt… : Sammler-Edition:. Natürlich können hier nun entsprechende Verstärkungseffekte und Raumschiffe hinzugezogen werden. Es wird ein Weg auf Fantasy Quest Solitaire Karte — an Hindernissen vorbei gefunden. Um all dies festzuhalten gibt es nun die Das Schwarze Auge — Heldendokumente. Der richtungsweisende Tipp und die Transport-Karte arbeiten zuverlässig. Die Grim Facade: Der schwarze Würfel hat mich jetzt nicht so überzeugt, aber für den Rest sind 4 Sterne für die erst später erscheinende Standard-Version verdient. Rated 3 von 5 von rbr aus Nettes Spiel\nVersandkosten Diesen Artikel haben wir am Dienstag, Im Bonus-Kapitel geht es um eine zusätzliche Erzählung. Per Würfel wird entschieden, ob ein Angreifer aktiver Spieler einen benachbarten Planeten erobert oder nicht. Wie in dieser Serie üblich, finden wir Münzen, mit denen wir Nützliches bei einem fahrenden Händler kaufen können. Versandkosten sofort lieferbar Art. Es ist also im Interesse der Spieler, dies genau zu beobachten und nach Möglichkeit für ihre Seite zu beeinflussen - durch Karteneffekte oder Aktionen: Rebellen dürfen den Marker versetzen, wenn sie den Todesstern zerstören oder eine imperiale Basis erobern. Die Fraktionskarten werden sortiert und getrennt gemischt und als verdeckte Nachziehstapel bereitgelegt. Jede beschriebene magische Tradition wird ausführlich vorgestellt, mitsamt ihren Ritualen, Zaubersprüchen und Besonderheiten. Er darf nun 1 oder 2 der verbleibenden Einheiten auf diesen neuen Planeten versetzen [3 Einheiten sind zwar noch bei seinem Ausgangsplaneten vorhanden, aber 1 muss ja, zwecks Besetzung, zurückbleiben! Nun wird abwechselnd gewürfelt und die Ergebnisse gegenübergestellt. Die 42 Planeten des Spielplans werden nun aufgeteilt, indem der Startspieler mit dem Setzen seiner ersten Einheit beginnt. Vorgabe beginnen die Rebellen, dann folgt das Imperium, hiernach die Hutten.\nDenn die zusätzlichen Aktionsmöglichkeiten verlangen vom Spieler mehr Aufmerksamkeit, sorgen aber zugleich auch für viel Abwechslung. Es ist also im Interesse der Spieler, dies genau zu beobachten und nach Möglichkeit für ihre Seite zu beeinflussen - durch Karteneffekte oder Aktionen: Rebellen dürfen den Marker versetzen, wenn sie den Todesstern zerstören oder eine imperiale Basis erobern. Versandkosten sofort lieferbar Art. Wenn der Todesstern angegriffen wird, verteidigt sich dieser nicht. Dem Verteidiger gelingt nur der Wurf einer 2, somit muss er seine Einheit vom Planeten entfernen und der Aggressor hat den Planeten erobert. Im Buch wurde nicht an Information gespart, aber das Layout ist kompakter, und es werden deutlich weniger Zierelemente wie Bilder oder Vignetten enthalten sein. Versandkosten Brettspiel-Adventskalender von Frosted Games Jedes Türchen für die Tage der Adventszeit kommt mit einer anderen kleinen Erweiterung für ein beliebtes Gesellschaftsspiel daher. Es kann nur immer nur 1 Raumschiff pro Runde gebaut werden und von jedem Typ dürfen nur 3 insgesamt auf dem Spielbrett vertreten sein. Wir haben die ganze Palette von alldem was wir schon x-Mal gesehen haben: Rauchgeister mit Totenköpfen, Vogelmaskentypen, Entführung, Verwünschung und Verhexung usw. Bei dieser Sammler-Version gibt es noch einen Abzug für die lahmen Extras. Versandkosten sofort lieferbar Art. Gleichzeitig wächst ihr Reichtum und sie gelangen in den Besitz wertvoller Ausrüstungsgegenstände. Dieser ist nun zerstört und kann von niemanden mehr angeflogen werden. Die Geschichte hat mich jetzt nicht so überzeugt, aber für den Rest sind 4 Sterne für die erst später erscheinende Standard-Version verdient. Januar in unseren Katalog aufgenommen.\n3 Kommentare zu Grim Facade: Der schwarze Würfel\nDieses Produkt ist z. Die Liste der Spiele, für die im Adventskalender enthaltenen Erweiter Dieser Planet ist nun zusätzlich geschützt, denn der Spieler darf sich für eine Basis, wenn angegriffen, einen 8-seitigen Verteidigungswürfel nehmen, um die Invasoren abzuwehren.\nUm all dies festzuhalten gibt es nun die Das Schwarze Auge — Heldendokumente. Also unbedingt mal reinschauen und überlegen, ob ihr nicht lieber auf die Standard-Version warten wollt… : Sammler-Edition:. Neben Wortsuchlisten mit kleinen Interaktionen — auch mit hervorgehobenen Wörtern in einer Geschichte, werden Paare- und eine bestimmte Anzahl von Ähnlichem gefunden. Ferner dient der Todesstern auch als quasi unbezwingbare Defensiveinheit, denn der Planet den er umkreist ist nicht angreifbar!\nDazu suchen wir abgebildete Bildausschnitte und setzen Abgebildetes passend ein. Er darf nun 1 oder 2 der verbleibenden Einheiten auf diesen neuen Planeten versetzen [3 Einheiten sind zwar noch bei seinem Ausgangsplaneten vorhanden, aber 1 muss ja, zwecks Besetzung, zurückbleiben! So ergeben sich neue taktische Möglich- bzw.


Schock: Ex-Freund von Luna Schweiger Model Marvin Balletshofer stirbt bei Autounfall! - Promiwood\nby Promiwood.de 6. Juli 2020, 16:11\nModel Marvin Balletshofer, der Ex-Freund von Luna Schweiger (23), ist tot. Mit nur 23 Jahren ist er bei einem Autounfall in Sachsen-Anhalt ums Leben gekommen. Das bestätigt Fotograf Kaiwan Shaban, ein Freund von Balletshofer gegenüber RTL. Marvins Mitfahrer (22 und 25 Jahre) wurden schwer und leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.\nAm Samstag (4. Juli 2020) gegen 3 Uhr ereignete sich der Unfall auf der A2 zwischen Helmstedt und Alleringersleben. „Marvin war mit ein paar Freunden auf dem Weg nach München. Auf der Autobahn hatten sie einen Autounfall“, erklärt Kaiwan Shaban, der Balletshofer nicht nur als Freund, sondern sogar als „Bruder“ beschreibt.\nEin Kleinbus mit Anhänger geriet ins Schlingern und ver\nlor dabei seinen Anhänger. In der Mittelschutzplanke der Autobahn kam er zum Stehen. Der nachfolgende Seat, der von Marvin Balletshofer gefahren worden sein soll, fuhr in den unbeleuchteten Anhänger. Die Wucht des Aufpralles war so stark, dass der Fahrer noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag. Zwei weitere Fahrzeuginsassen wurden schwer und leicht verletzt und von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht.\nzurück Daniela Büchner in Geldnot? Steht ihre „Fanateria“ kurz vor dem Aus? Darum startet sie als Influencer durch\nnächste Schlagzeile Sommerhaus der Stars: Verschoben! Andrej Mangold, Georgina Fleur & Co kommen erst im Herbst!


„Fast & Furious 7“: Paul Walkers Film erscheint 2015 | DEUTSCH TÜRKISCHE NACHRICHTEN\nDeutsch Türkische Nachrichten | Veröffentlicht: 23.12.13, 11:32\nDer Schock bei den Fans von „Fast & Furious“-Star Paul Walker sitzt noch immer tief. Seit wenigen Stunden gibt es zumindest einen kleinen Lichtblick. Endlich ist bekannt, wann der „Fast & Furious 7“ in die Kinos kommt. Am 10. April ist es soweit. Darin zu sehen ist auch der verstorbene Schauspieler.\nThemen: Chris Morgan, Dreharbeiten, Fast & Furious 7, James Wan, Kinostart, Paul Walker, Vin Diesel\nDie erst wenige Stunden alte Nachrichten von US-Schauspieler Vin Diesel verbreitet sich derzeit wie ein Tsunami. Am 10. April 2015 kommt endlich der langersehnte siebte Teil der „Fast & Furious“-Reihe in die US-Kinos. Nach dem Tod von Paul Walker stand das Projekt zunächst auf der Kippe. Jetzt ist klar: Auch der verstorbene 40-Jährige ist darin zu sehen.\n„Das ist die letzte Szene, die wir zusammen gedreht haben“, schreibt Hollywood-Star Vin Diesel am späten Sonntagabend auf seine Facebook-Pinnwand. „Es war ein einzigartiges Gefühl der Vollendung, des Stolzes, das wir teilten (…).“ Nun würde der Film abgeschlossen, schreibt der Schauspieler weiter. Am 10. April 2015 komme er in die Kinos.\nFast 71.000 Mal wurden diese Zeilen inzwischen geteilt und von fast einer Million User mit einem „Gefällt mir“ versehen. Derzeit überschlagen sich die Kommentare. Mehr als 18.000 Fans haben sich bereits zu Wort gemeldet.\nUrsprünglich sollte der Film bereits am 11. Juli 2014 über die Leinwände flimmern. Als Paul Walker am 30. November starb, soll das Meiste bereits abgedreht gewesen sein. Dennoch war zunächst nicht klar, ob der Streifen abgeschlossen werden würde. Denn Universal Pictures hatte die Dreharbeiten zunächst einmal gestoppt (mehr hier). Wie das Portal Hollywood Reporter erfahren haben will, werde Paul Walker im siebten Teil der Auto-Reihe tatsächlich zu sehen sein.\nDie Vollendung von „Fast & Furious 7“ habe Universal einiges an Überlegungen gekostet. Es galt, das bereits abgedrehte Rohmaterial mit den noch fehlenden Elementen zu verbinden. Offenbar haben Drehbuchautor Chris Morgan und Regisseur James Wan tief in die Trickkiste greifen müssen, sodass die bereits mit Paul Walker als Polizist Brian O’Conner gedrehten Szenen eingebunden werden können. Weitere Details seien bisher allerdings nicht bekannt.


Ihren Hausmeister in Uetze (31311) finden\nHausmeister in Uetze (31311) – Bester Rundum-Service für jedes Haus!\nSie suchen einen qualifizierten Hausmeister in Uetze? Dann sind Sie richtig auf unserem Dienstleister-Portal. Sie kennen die Situation: Plötzlich funktioniert das Licht im Treppenhaus nicht mehr. Eine kaputte Lampe im Keller oder im Flur zieht schnell die Frage nach der Verantwortung nach sich. Wer kümmert sich um solche Probleme und tauscht die kaputte Lampe gegen eine neue aus? Wer sorgt für funktionierende Anschlüsse, Türen und Schließsysteme? Wer geht einer Nichteinhaltung der Hausordnung auf den Grund? Die Antwort ist einfach. Ihr Hausmeister in Uetze kümmert sich um diese und viele weitere Aufgaben. Er hilft bei einem Wasserschaden in der gemeinschaftlichen Waschküche. Er erledigt Wartungsarbeiten und ähnliche Tätigkeiten, ohne Probleme im hausinternen Ablauf. Wenn Sie also als Vermieter oder Hauseigentümer nicht selbst im Haus wohnen oder sich entsprechend ständig persönlich kümmern möchten, lohnt sich ein Hausmeisterservice. Ebenso finden Personen, die körperlich eingeschränkt sind in einem professionellen Hausmeister eine wertvolle Hilfe.\nWas kann Ihr Hausmeister in Uetze (Niedersachsen)\nWie finde ich in Uetze einen modernen Hausmeister?\nVorteile durch Hausmeisterservice in Uetze\nHausmeister-Nachrichten in Uetze\nSachbeschädigung an der IGS Uetze - AltkreisBlitz\nUetze: Buswartehäuschen am Schulzentrum von Randalierern zerstört: Scheiben eingeworfen - HAZ\nMit Rechnung Steuern sparen: Ihr Hausmeister in Uetze\nReinigungskraft Wathlingen Stellenangebote Winhöring Haushaltshilfe Bützow Stellenangebote Höchst Haushaltshilfe Durmersheim Haushaltshilfe Mülheim an der Ruhr Winterdienst Dornburg, Westerwald Winterdienst Norderney Haushaltshilfe Möckern bei Burg Stellenangebote Kaltenkirchen, Holstein Reinigungskraft Kamen, Westfalen Haushaltshilfe Hirschau, Oberpfalz Reinigungskraft Arnsdorf bei Dresden Stellenangebote Aukrug Hausmeister Barntrup Winterdienst Rednitzhembach Gärtner Barmen Reinigungskraft Trittau Haushaltshilfe Sankt Michaelisdonn Haushaltshilfe Großostheim Hausmeister Mechernich Winterdienst Söhrewald Winterdienst Kahl am Main Hausmeister Pförring Stellenangebote Zetel Haushaltshilfe Heidenau, Sachsen Hausmeister Auenwald Haushaltshilfe Amöneburg Winterdienst Küssaberg Haushaltshilfe Maikammer


Tand-Notizen | MEEDIA\nJetzt hab ich schon wieder was gekauft. Einen grauen Hoodie, weil ich von diesem mäuseligen Kleidungsstück erst etwa 18 Exemplare besitze – und weil er aus der ersten Kollektion von nu-in stammt, dem gerade gelaunchten Modelabel von Stefanie Giesinger, Germanys next Topmodel-Gewinnerin von 2014.\nIch habe viele löcherige Stellen in meiner ohnehin nur lidschäftig zusammengeklöppelten Kapitalismusschutzrüstung, und Produkte von Prominenten (im großzügig ausgelegten Sinn) gehören leider zu diesen schutzlos bloßgelegten Stellen. Dabei finde ich Giesinger eigentlich nur so mittelinteressant, dafür aber den Plottwist umso überraschender, dass eine ständig um die Welt brummselnde Influencerin jetzt nachhaltige Kleidung aus recycelten Materialien produziert. Wobei ich, was Promiwaren angeht, in meiner Verplemperungsmoral durchaus eine scharfe Linie ziehe: Wenn der bekannte Mensch das Produkt lediglich endorst, also seine Nase nur als gedungenes Testimonial hinhält, fühle ich mich von diesem durchsichtigen Schmu fast beleidigt: Zu wenig echtes Involviertsein. Letztens hätte ich einen Grillkäse fast wieder ins Supermarktregal zurückgetragen, als ich an der Kasse bemerkte, dass da Mario Gomez von der Verpackung griente, bezahlte und aß ihn dann schließlich doch, mürrisch und langzahnig. Aber ich fuhr einen halben Tag quer durch London auf der manischen Suche nach dem Käse, den Alex James, Bassist der von mir hochverehrten Band Blur, in seiner eigenen Käserei auf seiner Farm in den englischen Cotswolds herstellt.\nDen unwiderstehlichen Reiz dahinter erkläre ich mir so: Wahrscheinlich betrachte ich echte Promiprodukte mit ähnlich rührselig verschleiertem Blick wie eine Mutter den gipsernen Handabdruck, den das Kind vom Kindergarten mitbringt: Natürlich ist das Klimbim, man kann den Krempel nicht wirklich brauchen – aber es ist immerhin selbstgemachter Krempel. Ich werde wunderlich weich bei der Vorstellung, dass Menschen, die sonst so scheinbar anstrengungslos durchs Leben scharwenzeln, sich für diesen Tand so richtig ins Zeug gelegt haben, dass an dem Plunder echte Promimühe, echter Promischweiß klebt – sonst aber bitte keine weiteren Körperflüssigkeiten: Die Duftkerze „This Smells Like My Vagina“ aus Gwyneth Paltrows Edel-Tinnef-Laden goop kommt mir bei allem Respekt für ihre weitfortgeschrittene Plemplemstufe dann doch nicht ins Haus.\nLeider müsste ich, um alle Promiprodukte angemessen goutieren zu können, wahnsinnig viel saufen, denn viele VIPs verlegen sich auf Alkpanscherei. Die Toten Hosen haben ihr eigenes Dosenbier, Günther Jauch verkauft seine Weine bei Aldi, depperlsicher gibt es auf dem Etikett gleich drei Hinweise auf den berühmten Produzenten: Sein Name, seine Unterschrift, ein Bild von seinem „Wer-wird-Millionär“-Hochstuhl. Vom Kauf hält mich nur ab, dass es kein Foto gibt, das den Showmaster beim höchstpersönlichen Traubenstampfen zeigt, oder wenigstens eine Großaufnahme von seinem tresterverkrusteten Fuß.\nNatürlich habe ich mir, wie es sich für eine vernünftige Egomanin gehört, auch schon überlegt, welche Produkte ich selbst (vorbehaltlich einer noch zu erwerbenden Prominenz, etwa durch die Moderation einer Dschungelcamp-Sonderausgabe, bei der nur prominente Hunde teilnehmen) auf den Markt werfen würde. Ursprünglich dachte ich an Bürobedarf, doch schon vor Jahren stieß mein „Schlecht“-Stempel, mit dem man alle im Arbeitsalltag anfallenden Dummfrechheiten sekundenschnell abarbeiten kann, leider nur auf wenige Interessenten.\nMeine zweite Idee, eine gleichermaßen erfrischende wie angenehm beduselnde Schorle auf Pfefferminzlikör-Basis, fand ich zu meiner großen Bestürzung im vergangene Sommer bereits als Dosenversion im Supermarktregal. Derzeit liebäugele ich mit einem Hundefutter-Gericht namens Spaghetti Jurinese. Ich halte Sie auf dem Laufenden.


Krankenversicherung – opticheck.ch\nGrundsätzlich sind alle in der Schweiz wohnhaften oder erwerbstätigen Personen krankenversicherungspflichtig. Jedes Familienmitglied muss einzeln versichert sein. Die Grundversicherung übernimmt grundlegende Leistungen im Krankheitsfall, bei einem Unfallfall sowie bei einer Mutterschaft.\nFalls es Ihnen zum Beispiel wichtig ist, bei Beschwerden den Arzt oder das Spital selbst zu wählen, können Sie sich für das Standardmodell der Grundversorgung entscheiden. Dieses Modell ist das teuerste. Andere Modelle sind das Hausarzt-, das HMO- und das Telmed-Modell.\nAuch bei der Selbstbeteiligung (Franchise) gibt es verschiedene Wahlmöglichkeiten. Grundsätzlich gilt: Je höher der Selbstbehalt, desto geringer fällt die Krankenkassenprämie aus. Einer unserer Partner unterstützt Sie gerne bei der Auswahl der für Sie passenden Krankenkasse und errechnet aus den Tausenden von Tarifvarianten den Tarif, der am besten auf Ihre Lebensumstände passt.\nTermin für Krankenversicherung vereinbaren!\nWo haben Sie Krankenversicherung? bei der Gesellschaft?


die Pandemie führt nicht nur zu vielen Infektionen, sondern hinterlässt auch erhebliche Kollateralschäden. Einer dieser Kollateralschäden ist leider auch die Tatsache, dass wir den für September 2022 an der Universität Halle geplanten gemeinsamen Jahreskongress kurzfristig sowohl zeitlich wie auch örtlich umplanen mussten. Als Folge der Pandemie kam es zu zeitlichen Verschiebungen bei geplanten Bauarbeiten am Hörsaalgebäude der Universität Halle, die jetzt nachgeholt werden müssen, sodass im nächsten September dort leider gebaut wird. Aus diesem Grund musste die Universität Halle kurzfristig ihre Gastgeberschaft für unseren gemeinsamen Kongress absagen. So plötzlich Alternativen zu finden ist nicht einfach, da die meisten Räumlichkeiten, die in einem zusammenhängenden Gebäude circa 1000 Besucher fassen können, in der Regel mehr als ein Jahr im Voraus ausgebucht sind. Auch viele potenzielle Terminkollisionen mit anderen Kongressen müssen berücksichtigt werden. Prof. Simm, Frau Laurisch von Aey und ich haben in den letzten Wochen mit Hochdruck an einer alternativen Lösung gearbeitet. Diese ist nun gefunden.\nNeuer Blog zur Zukunft der Altersmedizin: Der Geri-Wecker ist online!\n(06.12.2021) Zukunftsthemen von Geriatrie und Gerontologie will ab sofort der neue Blog Geri-Wecker aufgreifen. Auf Initiative von Professor Clemens Becker (Foto), bis vor kurzem Chefarzt der Abteilung für Geriatrie und der Klinik für Geriatrische Rehabilitation des Robert-Bosch-Krankenhauses Stuttgart, soll dieses Forum dem schnellen Informationsaustausch und der Meinungsbildung unter Experten dienen. „Alle Altersmediziner sind herzlich eingeladen, sich mit Fachbeiträgen an der Online-Diskussion zu beteiligen. Ich freue mich, wenn wir auf diese Weise eine Basis für relevante Zukunftsthemen aufbauen, über die wir uns dann schneller als in Fachzeitschriften üblich austauschen können“, sagt Becker. Er beschäftigt sich nun mit dem Themenfeld der digitalen Geriatrie am Universitätsklinikum Heidelberg.\nNachruf – Zum Tod von Angela Aey\nDie Deutsche Gesellschaft für Geriatrie trauert um Frau Angela Aey (Foto, privat), die nach kurzer, schwerer Krankheit am 28.11.2021 im Alter von 61 Jahren völlig unerwartet und viel zu jung verstorben ist.\nSeit dem gemeinsamen Kongress der DGG und der DGGG im Jahr 2014 und der Betreuung der Geschäftsstelle ab 2015 war Frau Aey mit ihrem Team ein verlässlicher und kompetenter Partner. Frau Aey war eine von uns hochgeschätzte Persönlichkeit, die sich durch Organisationtalent, Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit und Professionalität auszeichnete. Für ihr Mitarbeiterteam war sie eine verantwortungsvolle Chefin mit viel Herz.\nWir werden Frau Aey in bester und dankbarer Erinnerung behalten.\nUnser Beileid und unser Mitgefühl gelten ihrer Familie, ihren Freunden sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Aey Congresse GmbH.\nDer Vorstand der DGG\nDie DGG-Geschäftsstelle ist umgezogen!\nSeit 1. Dezember 2021 ist die Geschäftsstelle der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie unter der folgenden Adresse zu erreichen:\nTelefonnummer, Fax und E-Mail-Adresse bleiben natürlich bestehen:\nTel.: 030 / 52 13 72 75\nFax: 030 / 52 13 72 72


Laufwege Unterordnung + Schutzdienst\nHerzlich Willkommen zur FCI-Bundesqualifikation im Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V.\nvom 25. bis 26. Juni 2022 in Langenberg in der Landesgruppe Ostwestfalen-Lippe.\nIm Namen der Landesgruppe Ostwestfalen-Lippe begrüße ich alle Teilnehmer, Richter und Gäste zur diesjährigen FCI-Bundesqualifikation des SV auf das Herzlichste.\nWir freuen uns, euch auf dem Sportgelände des SV Langenberg begrüßen zu dürfen.\nGestattet mir zunächst dem Bundesvorstand meinen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen auszusprechen, diese wichtige Hauptvereinsveranstaltung bereits zum wiederholten Male an unsere Landesgruppe zu vergeben.\nIch möchte ganz besonders dem Richtercorps, Herrn Gerald Marthold, Herrn Volker Behrens , Frau Astrid Gätje sowie Herrn Tim Kramny rund um den Bundesausbildungswart Wilfried Tautz als Oberrichter meine Anerkennung für ihren Richtereinsatz aussprechen und ihnen eine glückliche Hand in der Vergabe der Bewertungen wünschen.\nEin ganz besonderes Engagement im Rahmen dieser Veranstaltung bringen uns die Fährtenleger entgegen. Sie leisten mit Unterstützung des Fährtenbeauftragten Herrn Gerd Dexel einen besonders wichtigen Beitrag für die Teilnehmer dieser Veranstaltung. Für die Übernahme dieser Aufgabe möchte ich ihnen danken!\nGanz besonders freuen wir uns, dass die Bürgermeisterin der Gemeinde Langenberg, Frau Susanne Mittag, die Schirmherrschaft übernommen hat. Mit dieser Geste nehmen wir einen ganz besonderen Stellenwert in dem Sozialgefüge der Gemeinde ein, die auch immer bereit ist, die Vereine innerhalb der Gesellschaft zu fördern. Nicht zuletzt ist auch die Bereitschaft des Sportvereins SV Langenberg- Benteler, stellvertretend durch ihren Vorsitzenden, Herrn Sebastian Grewing, zu würdigen, der von Beginn an unmissverständlich unsere Veranstaltung unterstützt und tatkräftig zum Gelingen beigetragen hat.\nAn diesem Wochenende kommen die Qualifizierten und somit die Besten der besten Teams aus unseren 19 Landesgruppen zusammen, um den hohen Ausbildungsstand ihrer Hunde unter Beweis zu stellen. Sie alle haben sich in monatelangem Training auf diese Veranstaltung vorbereitet. So ist ihnen allen der gewünschte Erfolg und das gewisse Quäntchen Glück, das sicherlich bei einer solchen Veranstaltung dazugehört, gegönnt.\nZu guter Letzt möchte ich es auf keinen Fall versäumen, den Landwirten und Jagdpächtern der landwirtschaftlichen Flächen für die Bereitstellung des Geländes und ihr Verständnis zu danken. Ohne die hohe Akzeptanz wäre eine solche Großveranstaltung nicht durchführbar.\nIch wünsche der FCI-Bundesqualifikation 2022 in Langenberg einen glücklichen und harmonischen Verlauf und verbleibe mit sportlichem Gruß\nVorsitzender der LG Ostwestfalen-Lippe\n21.05.2022 09:01 Uhr


Augenblicke in Spanien: Auf dem Jakobsweg... - Foto 13\nZu Besuch in Spanien: Auf dem Jakobsweg…\nFotografiert von Johannes Spiegel-Schmidt\nSpanischer Jakobsweg – Wegweiser zu einem Ort mit unrühmlicher Vorgeschichte:\nTöte Juden!, Judentöter oder einfach Judenhügel?\nSpanien: Unterwegs auf dem spanischen Jakobsweg. Bis vor wenigen Jahren fristete das kastilische Dorf Castrillo Matajudíos nahe der Provinzhauptstadt Burgos ein ganz und gar unbehelligtes Dasein. Seit dem Jahr 2015 aber sieht sich der am Jakobsweg gelegene Weiler plötzlich im Blickpunkt in- und ausländischen Interesses. Übersetzt heißt «Matajudíos», der Beiname der Gemeinde, schließlich nichts anderes als «Judentöter» oder gar die imperative Aufforderung: „Töte Juden!“.\nHintergrund dieses denkwürdigen Ortsnamens ist ein verbrieftes Massaker aus dem 11. Jahrhundert – der Hochzeit der stark antiislamisch und antisemitisch aufgeladenen Kreuzzüge der Christen -, dem damals dort 60 Juden zum Opfer gefallen waren. Die überlebenden Juden, die flux zum Christentum zwangskonvertiert wurden, unter der alternativlosen Drohung, sonst umgehend auf dem Scheiterhaufen zu enden, fanden ihre neue Ansiedlung in dem nahen Weiler Castrillo mit dem Beinamen «Motajudíos», also «Judenhügel». Später sei aus dem «Mota» ein «Mata» und aus «Judenhügel» folglich «Judentöter» geworden, berichtet der Bürgermeister entrüstet, der alles in Bewegung setzt, um in unseren glaubenssensiblen Zeiten diesem historischen Makel zu entgehen. Das Wappen der Gemeinde ziert bis heute ein Davidsstern.\n2015 wurde dieser Weiler mit circa 59 Einwohnern nach einem Volksentscheid erneut auf seinen ursprünglichen Namen Motajudios, Judenhügel (Castrillo Mota de Judíos) zurück getauft.\nEs wäre zu wünschen, dass inzwischen auch alle diskreditierenden Schilder mit dem antisemitischen Pogromnamen „Matajudios“ in der weiteren Umgebung des Ortes ausgetauscht wurden.\nFoto: Copyright ©Johannes Spiegel-Schmidt\nallesanderswoallesanderswo.deAugenblickeBurgosCaminoCastrillo MatajudíosCastrillo Mota de JudíosCompostelaFotoFotoserieImpressionenJakobspilgerJakobswegJakobswegeSantiagoSpanienSpanischer Jakobsweg


Sind Sie noch nicht angemeldet, klicken Sie jetzt hier.\nDie Schnittstelle, die wir Ihnen anbieten, ermöglicht Ihren Kunden, Ihre Produkte online zu kaufen .\nSie haben die Möglichkeit einzelne Abschnitte der Seiten zu vergrössern. So bekommen Sie detaillierte und genaue Informationen zu jedem Produkt .\nTalent Cluster schlägt Ihnen vor, Ihren Katalog in einen digitalen Katalog umzuwandeln.\nDies wird durch Bild-Optimierung und Verarbeitung erzielt. Die Bilder werden vom dem Papier auf den Bildschirm übertragen, ohne Qualitätsverlust und in kleiner Dateigrösse, um die Hochladezeit zu verkürzen .\nWir bieten andere Möglichkeiten an, entweder vom Katalogentwurf, Aufgabe, die unsere Designer übernehmen, bis zur Fertigstellung, oder Sie konnen können selbst den Katalog zusammenstellen dank eines Online-Editierungswerkzeuges, das aus Modelle zusammengesetzt ist .\nMachen Sie keine unnötigen Sorgen.\nMit efolleto ist Ihre Onlinewerbung garantiert, auch ihr richtiges Funktionieren sowie Ihre Verbreitung im Internet .\nWir bieten uns an, um Ihre Webseite zu führen und um eine Schnittstelle zu adaptieren, die die Sicht Ihres Kataloges ermöglicht\nBraucht Ihre Firmenwebseite ein neues Bild? Jetzt da Sie efolleto in Ihrer Web einstellen möchten, vielleitch möchten Sie auch das Aussieht Ihrer Website zu ändern. Unsere Designerteam kann diese Aufgabe übernehmen. Vielleicht brauchen Sie auch “hosting“ für Ihre Website. Wir haben komplette Lösungsvorschläge für Sie .\nDie Sitewartung ist die wichtigste Phase der Websiteentwicklung. Sie garantiert die richtige Zusammenstellung der Elemente die sie bilden. Deswegen bieten wir Ihnen die Warnung und den Test Ihrer Web (Formulare, Links, Bilder, usw.) in verschiedenen Browsers, mit verschiedenen Verbindungen, sowohl Externe als auch Interne, an.


▷ rbb-Inforadio: Jung stellt sich hinter Merkel | Presseportal\nDer ehemalige Bundesverteidigungsminister Franz Josef Jung (CDU) hat sich hinter die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin gestellt. Im rbb-Inforadio sagte Jung am Montag, "nationale Lösungen führen hier nicht zu einer guten Perspektive, wir brauchen die europäische Lösung und deshalb unterstütze ich die Kanzlerin sehr in ihrem Bemühen, das auch zu erreichen". Jung forderte eine "konkrete europäische Grenzsicherung". "Es ist wesentlich humaner, wenn beispielsweise schon in der Türkei festgestellt wird, wer ist schutzbedürftig, wer ist nicht schutzbedürftig, bevor die Menschen in diese Boote kommen mit Risiko für Leib und Leben", so Jung. Eine Schließung der deutschen Grenze lehnte Jung mit Verweis auf wirtschaftliche Risiken ab.\nBerlin (ots) - Angesichts sinkender Zustimmung für die große Koalition in Berlin hat der Generalsekretär der Landes-CDU, Wegner, eine bessere Zusammenarbeit im Senat gefordert. Wegner räumte am Freitag im rbb-Inforadio ein, dass nach dem jüngsten Berlin-Trend von rbb-Abendschau und "Berliner Morgenpost" nur noch 26 Prozent der Befragten mit CDU-Chef Innensenator Frank Henkel zufrieden sind. Allerdings habe auch der ...


Inzaghi schießt Milan zum knappen Sieg\n14. September 2003, 22:41 Uhr\nNationalstürmer Filippo Inzaghi hat mit seinem Tor in der 85. Minute Champions-League-Sieger AC Mailand zu einem knappen 2:1 Sieg gegen den FC Bologna geschossen. Juventus Turin gewinnt derweil bei Chievo Verona.\nDerzeit trifft Filippo Inzaghi aus allen Lagen. Jetzt hat der Italiener auch Champions-League-Sieger AC Mailand eine gelungene Generalprobe für den Auftakt in der "Königsklasse" beschert. Milan kam durch Filippo Inzaghi drei Tage vor dem ersten Gruppenspiel gegen Ajax Amsterdam am Dienstag zu einem 2:1-Erfolg gegen den FC Bologna. Meister "Juve" setzte sich dank eines Treffers von David Trezeguet bei Chievo Verona mit dem gleichen Ergebnis durch und tankte damit Selbstvertrauen für seinen Champions-League-Start am Mittwoch gegen Galatasaray Istanbul.\nNach zwei Runden haben Mailand und Turin mit nunmehr jeweils sechs Punkten weiter eine weiße Weste. Zwie Siege haben auch der AS Rom und Lazio Rom auf dem Konto.\nInzaghi ist gut drauf\n"Wir haben verdient gewonnen. Inzaghi hat unheimlich gut gespielt. Es war schwer für ihn, aus dieser Situation ein Tor zu erzielen. Das hat er stark gemacht", lobte Milan-Coach Carlo Ancelotti seinen Angreifer, der in der vergangenen Woche für die "Squadra Azzura" in den beiden EM-Qualifikationsspielen gegen Wales (4:0) und gegen Serbien und Montenegro (1:1) insgesamt vier Treffer erzielt hatte. Vor 57.835 Zuschauern im Giuseppe-Meazza-Stadion brachte zunächst der Ukrainer Andrej Schewtschenko die Gastgeber in Führung (10.), ehe Carlo Nervo noch vor der Pause für den Ausgleich für Bologna sorgte (45.).\nLazio gewinnt in Genua\nIn der zweiten Samstagspartie gelang Lazio Rom, das am Dienstag (20.45 Uhr) beim Daum-Klub Besiktas Istanbul zum ersten Champions-League-Spiel antreten muss, ein 2:1-Erfolg bei Aufsteiger Sampdoria Genua. Simone Inzaghi (8.) und Demetrio Albertini mit einem Foulelfmeter (64.) brachten die Gäste auf die Siegerstraße. Sampdoria, in den vergangenen vier Spielzeiten nur zweitklassig, kam 17 Minuten vor dem Ende durch Fabio Bazzani nur noch zum Anschlusstreffer.