DE 10 2015 202 772 A1 2016.08.18\n(21) Aktenzeichen: 10 2015 202 772.4\n(22) Anmeldetag: 16.02.2015\n(43) Offenlegungstag: 18.08.2016\nUniversität Rostock, 18055 Rostock, DE\nStolz, Heinrich, Prof. Dr., 18059 Rostock, DE;\nReiß, Stephan, Dr., 13125 Berlin, DE; Sperlich,\nKarsten, 18059 Rostock, DE; Stachs, Oliver, Prof.\nDr., 18059 Papendorf, DE; Guthoff, Rudolf, Prof.\nDr, 18119 Rostock, DE\nPatentanwälte Bressel und Partner mbB, 10785\n(56) Ermittelter Stand der Technik:\nDE 10 2008 049 692\n2014/ 004 835\nPrüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.\n(54) Bezeichnung: Vorrichtung und Verfahren zur Bestimmung mindestens einer mechanischen Eigenschaft eines\n(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Bestimmung mindestens\neiner mechanischen Eigenschaft eines Untersuchungsobjekts, wobei die Vorrichtung aufweist:\n– eine erste Signalquelle zum Erzeugen eines ersten Signals\nmit einer ersten Frequenz, wobei das erste Signal in das Untersuchungsobjekt einkoppelbar ist,\n– eine weitere Signalquelle zum Erzeugen eines weiteren\nSignals mit einer weiteren Frequenz, wobei die weitere Frequenz von der ersten Frequenz verschieden ist, wobei die\nweitere Frequenz veränderbar ist, wobei das weitere Signal\nderart in das Untersuchungsobjekt einkoppelbar ist, dass\nsich das erste und weitere Signal in zumindest einem Teilbereich des Untersuchungsobjekts überlagern,\n– eine Einrichtung zur Erfassung einer Intensität eines gestreuten Anteils (6) des ersten Signals, wobei der gestreute\nAnteil (6) ein durch das weitere Signal gestreuter Anteil des\nersten Signals ist.\nVerfahren zur Bestimmung mindestens einer mechanischen Eigenschaft eines Untersuchungsobjekts.\n Eine nicht-invasive Bestimmung von mechanischen Eigenschaften von Materialien, z. B. Gewebe in der Medizintechnik, insbesondere in der Augenheilkunde, ist wünschenswert. Insbesondere bei\nder Diagnose von Hornhauterkrankungen, z. B. dem\nKeratokonus, anderen Hornhautdystrophien oder der\nBestimmung des intraokularen Druckes, kann die\nnicht invasive Bestimmung von biomechanischen Eigenschaften des Auges hilfreich sein.\n Es ist bekannt, rheologische Eigenschaften\nvon Gewebe im Allgemeinen und insbesondere von\nKompartimenten des Auges, z. B. der Hornhaut, in\nAbhängigkeit des physikalischen Effekts der Brillouin-Streuung zu bestimmen. Dies ist beispielsweise\nin den Druckschriften von Scarcelli et al. „Brillouin\nOptical Microscopy for Corneal Biomechanics”, Invest Ophthalmol Vis Sci., vol. 53(1): 185–90, 2012\nsowie Berovic et al. ”Observation of Brillouin Scattering from single muscle fibres”, European Biophysical Journal, vol. 17, 69–74, 1989 und Vaughan et\nal. ”Brillouin scattering, density and elastic properties of the lens and cornea of the eye”. Nature vol.\n284, 489–491, 1980 beschrieben. Die rheologischen\nEigenschaften werden hierbei in Abhängigkeit einer\nFrequenzverschiebung zwischen dem einfallenden\nLicht und zumindest einem Teil des gestreuten Lichts\nbestimmt. Als technologische Herausforderung ergibt\nsich jedoch, dass parasitäre Streueffekte das eigentliche Streusignal stark überlagern und unbrauchbar\nmachen können. Sehr aufwändige spektroskopische\nMethoden ermöglichen zwar die Unterdrückung dieser parasitären Signale und die Durchführung von\nMessungen. Dennoch ist die Messgeschwindigkeit\ngering und der Aufwand für eine Anwendung in der\nklinischen Praxis hoch.\n Aus der Veröffentlichung von Reiß et al. „Ex\nVivo Measurement of Postmortem Tissue Changes\nin the Crystalline Lens by Brillouin Spectroscopy and\nConfocal Reflectance Microscopy”, IEEE translations on bio-medical engineering. Vol. 59, 2348–2354,\n2012 ist bekannt, dass ein hochdispersives Vielstrahlinterferometer die Messung und Bestimmung\nvon biomechanischen Eigenschaften unter Verringerung der Messzeiten ermöglicht, jedoch der experimentelle Aufwand sehr hoch ist. Als problematisch\nbei der Messung von biologischem Gewebe im Allgemeinen und insbesondere an der Hornhaut des Auges erwies sich, dass zusätzlich zum Brillouin-Signal\nein weiteres Streusignal entsteht, das um Größenordnungen die Intensität des Brillouin-Signals übersteigt. Nur mittels einer aufwändigen spektroskopischen Methode war es möglich Brillouin-Spektrosko-\npie an Augenkompartimenten durchzuführen. Dies ist\nin den Veröffentlichungen von Reiß et al. „Spatially resolved Brillouin spectroscopy to determine the\nrheological properties of the eye lens”, Biomedical\nOptics Express. Vol. 2, 2144–2159, 2011 und Scarcelli et al. „In vivo Brillouin optical microscopy of the\nhuman eye”, Optics Express, Vol. 20, 9197–9202,\n Die DE 10 2013 211 854.6 (noch nicht veröffentlicht) beschreibt eine Vorrichtung zur Bestimmung einer spektralen Änderung von gestreutem\nLicht relativ zum einfallenden Licht, wobei die Vorrichtung eine Lichtquelle, ein Filterelement und eine Einrichtung zur Erfassung eines Spektrums umfasst. Mittels der Lichtquelle ist monochromatisches Licht mit\neiner vorbestimmten Frequenz erzeugbar und auf eine Probe strahlbar, wobei mittels des Filterelements\nvon der Probe gestreutes Licht filterbar ist. Mittels der\nEinrichtung zur Erfassung eines Spektrums ist gefiltertes Licht erfassbar und das Spektrum des gefilterten Lichts bestimmbar, wobei die spektrale Änderung\nin Abhängigkeit des Spektrums bestimmbar ist. Das\nFilterelement ist als Bandsperrfilter ausgebildet, wobei eine Halbwertbreite des Bandsperrfilters kleiner\nals eine vorbestimmte maximale Breite gewählt wird,\nwobei die maximale Breite zumindest in Abhängigkeit\nder vorbestimmten Frequenz gewählt wird.\n Es stellt sich das technische Problem, eine\nVorrichtung und ein Verfahren zur Bestimmung mindestens einer mechanischen Eigenschaft eines Untersuchungsobjekts zu schaffen, die eine zuverlässige und genaue Bestimmung der mechanischen Eigenschaft ermöglichen, wobei gleichzeitig der benötigte Zeitaufwand für die Inbetriebnahme und Durchführung der Bestimmung verringert wird.\n Vorgeschlagen wird eine Vorrichtung zur Bestimmung mindestens einer mechanischen Eigenschaft eines Untersuchungsobjekts. Die mechanische Eigenschaft kann insbesondere der Kompressionsmodul sein. Selbstverständlich können auch andere oder mehr als eine mechanische Eigenschaft\nbestimmt werden, beispielsweise (noch) die Schallgeschwindigkeit im Untersuchungsobjekt.\n Das Untersuchungsobjekt kann aus menschlichem oder tierischem Gewebe bestehen. Beispielsweise kann das Untersuchungsobjekt ein Auge oder\nein Teil davon sein. Insbesondere kann das Untersuchungsobjekt die Hornhaut des Auges sein. Selbstverständlich ist die Erfindung aber nicht auf diese Art\nvon Untersuchungsobjekten begrenzt. Beispielsweise kann ein Untersuchungsobjekt auch gasförmig,\nflüssig oder fest sein. Insbesondere kann es z. B.\nauch ein Polymer sein.\n Die Vorrichtung weist eine erste Signalquelle zum Erzeugen eines ersten Signals mit einer ers-\nten Frequenz auf. Das erste Signal ist in das Untersuchungsobjekt einkoppelbar. Somit kann die erste\nSignalquelle derart angeordnet und/oder ausgebildet\nsein, dass das erzeugte erste Signal in das Untersuchungsobjekt einkoppelbar ist. Beispielsweise kann\ndas erste Signal in das Untersuchungsobjekt eingestrahlt werden. Auch kann die Vorrichtung mindestens ein Mittel zur Einkopplung des erzeugten ersten\nSignals in das Untersuchungsobjekt umfassen.\n Dieses erste Signal kann insbesondere monochromatisches Licht mit einer vorbestimmten Frequenz sein. Die erste Frequenz kann veränderbar,\ninsbesondere einstellbar, sein. Z. B. kann die vorbestimmte Frequenz in einem vorbestimmten Frequenzbereich einstellbar sein. Insbesondere ist die\nerste Signalquelle eine Laserquelle.\n Die Frequenz(en) des ersten Signals und/\noder das Untersuchungsobjekt sollten insbesondere\nderart gewählt sein, dass das Untersuchungsobjekt\nfür das erste und das weitere Signal zumindest teilweise, vorzugsweise vollständig, transparent ist.\n Die Vorrichtung weist weiter eine weitere Signalquelle zum Erzeugen eines weiteren Signals mit\neiner weiteren Frequenz auf. Die weitere Frequenz\nist von der ersten Frequenz verschieden. Die weitere Frequenz kann ebenfalls veränderbar, insbesondere einstellbar, sein. So kann die Frequenz des mindestens einen weiteren Signals in einem bestimmten\nFrequenzbereich veränderbar sein.\n Das weitere Signal kann insbesondere ein Ultraschallsignal sein. So kann die zweite Signalquelle\nzumindest ein Piezoelement zur Erzeugung des weiteren Signals umfassen.\n Das erste und das weitere Signal ist derart\nin das Untersuchungsobjekt einkoppelbar, dass sich\ndas erste und weitere Signal in zumindest einem Teilbereich des Untersuchungsobjekts überlagern. Somit\nkann die weitere Signalquelle derart angeordnet und/\noder ausgebildet sein, dass das erzeugte weitere Signal in das Untersuchungsobjekt entsprechend einkoppelbar ist. Insbesondere kann auch das weitere\nSignal in das Untersuchungsobjekt eingestrahlt werden. Auch kann die Vorrichtung mindestens ein Mittel\nzur entsprechenden Einkopplung des erzeugten weiteren Signals in das Untersuchungsobjekt umfassen.\n Der Begriff „Überlagern” kann ein räumliches\nÜberlagern bedeuten. Insbesondere kann „Überlagern” aber bedeuten, dass die beiden Signale derart in das Untersuchungsobjekt eingekoppelt werden,\ndass mindestens eine Signaleigenschaft des ersten\nSignals bei Anwesenheit des weiteren Signals verändert wird. Die Signaleigenschaft kann insbesondere\neine Strahlrichtung des ersten Signals oder eines Anteils davon sein. So kann die mindestens eine Signal-\neigenschaft des ersten Signals durch das weitere Signal oder durch Effekte, die das zweite Signal im Untersuchungsobjekt bewirkt, verändert werden. Insbesondere kann das erste Signal durch das weitere Signal gestreut werden.\n Hierbei kann das erste und das weitere Signal derart in das Untersuchungsobjekt eingekoppelt\nwerden, dass sich die Signale unter einem vorbestimmten oder bestimmbaren Schnittwinkel schneiden. Der Schnittwinkel kann hierbei einen Winkel zwischen den Ausbreitungsrichtungen der Signale bezeichnen. Der Schnittwinkel ist hierbei ungleich 90°.\nBevorzugt weicht der Winkel jedoch maximal um vorbestimmtes geringes Maß von 90° ab, beispielsweise\num nicht mehr als 0.1°, 0.2°, 0.5° oder 1°. Beispielsweise kann der Schnittwinkel 89.9° betragen. Alternativ kann der Schnittwinkel in einem Bereich um 90°\nherum liegen, beispielsweise in einem Bereich von\n45° bis 135°, jedoch nicht 90° entsprechen.\n Der Schnittwinkel kann hierbei veränderbar,\ninsbesondere einstellbar, sein. Hierzu kann z. B. eine\nLage und/oder Ausrichtung der ersten und/oder der\nweiteren Signalquelle verändert werden, beispielsweise manuell und/oder aktorgestützt.\n Weiter umfasst die Vorrichtung eine Einrichtung zur Erfassung einer Intensität eines gestreuten\nAnteils des ersten Signals, wobei der gestreute Anteil ein durch das weitere Signal gestreuter Anteil\ndes ersten Signals ist. Das Merkmal, dass ein Anteil des ersten Signals durch das weitere Signal gestreut wird, umfasst hierbei den Fall, dass ein Anteil des ersten Signals durch Effekte, die durch das\nzweite Signal im Untersuchungsobjekt bewirkt werden, gestreut wird. Insbesondere kann das erste Signal aufgrund von Dichteschwankungen im Untersuchungsobjekt gestreut werden, wobei die Dichteschwankungen durch das weitere Signal bewirkt\nwerden. Durch die Dichteschwankungen kann insbesondere ein so genanntes Dichte- oder Schallgitter im\nUntersuchungsobjekt ausgebildet werden.\n Alternativ oder kumulativ umfasst die Vorrichtung eine Einrichtung zur Erfassung einer Intensität eines nicht-gestreuten Anteils des ersten Signals,\nwobei der nicht-gestreute Anteil ein nicht durch das\nweitere Signal gestreuter Anteil des ersten Signals\n Es ist möglich, dass eine gemeinsame Einrichtung zur Erfassung einer Intensität sowohl die Intensität des gestreuten Anteils als auch des nichtgestreuten Anteils erfasst, wobei dann die Intensität\ndes gestreuten Anteils und/oder des nicht-gestreuten Anteils aus der Gesamtintensität bestimmt werden kann, z. B. rechnerisch.\n Auch kann entweder eine Einrichtung zur Erfassung einer Intensität des gestreuten Anteils oder\neine Einrichtung zur Erfassung einer Intensität des\nnicht-gestreuten Anteils vorgesehen sein, wobei die\nEinrichtung zur Erfassung einer Intensität des gestreuten Anteils nur die Intensität des gestreuten Anteils erfasst, wobei die Einrichtung zur Erfassung einer Intensität des nicht-gestreuten Anteils nur die Intensität des nicht-gestreuten Anteils erfasst. Selbstverständlich können auch sowohl eine Einrichtung\nzur Erfassung einer Intensität des gestreuten Anteils\noder eine Einrichtung zur Erfassung einer Intensität\ndes nicht-gestreuten Anteils vorgesehen sein, wobei\ndie Einrichtung zur Erfassung einer Intensität des gestreuten Anteils nur die Intensität des gestreuten Anteils erfasst, wobei die Einrichtung zur Erfassung einer Intensität des nicht-gestreuten Anteils nur die Intensität des nicht-gestreuten Anteils erfasst.\n Insbesondere kann eine Einrichtung zur Erfassung der Intensität derart ausgebildet und/oder\nangeordnet sein, dass nur die Intensität des gestreuten Anteils oder nur des nicht-gestreuten Anteils erfassbar ist.\n Die Einrichtung zur Erfassung der Intensität\nkann dann ein Ausgangssignal erzeugen, welches\ndie Intensität repräsentiert.\n Wie nachfolgend noch näher erläutert, kann\ndie Frequenz des ersten Signals und/oder die Frequenz des weiteren Signals und/oder der Schnittwinkel verändert werden, bis die erfasste Intensität\ndes gestreuten Anteils maximal ist und/oder die Intensität des nicht-gestreuten Anteils minimal ist. Ist\ndie Frequenz veränderbar, so ist selbstverständlich\nauch die zur Frequenz korrespondierende Wellenlänge veränderbar. Weiter kann die mindestens eine\nmechanische Eigenschaft in Abhängigkeit einer Frequenz bzw. Wellenlänge des ersten Signals und/oder\neiner Frequenz bzw. Wellenlänge des weiteren Signals und/oder des Schnittwinkels bestimmbar sein,\nfür die die erfasste Intensität des gestreuten Anteils\nmaximal ist und/oder die Intensität des nicht-gestreuten Anteils minimal ist.\n Weiterhin kann die Vorrichtung eine Auswerteeinrichtung zur Bestimmung der mechanischen\nEigenschaft umfassen. Mittels der Auswerteeinrichtung kann die Intensität des gestreuten Anteils und/\noder des nicht-gestreuten Anteils des ersten Signals\nauswertbar und die vorhergehend beschriebene Bestimmung der mechanische Eigenschaft durchführbar sein.\n Die Erfindung nutzt die Interferenz von Wellen des ersten Signals bei Streuung durch das weitere Signal, insbesondere durch das vom weiteren Signal im Untersuchungsobjekt erzeugte Dichtegitter.\nEs kann davon ausgegangen werden, dass die In-\ntensität des gestreuten Anteils maximal ist und/oder\ndie Intensität des nicht-gestreuten Anteils minimal ist,\nwenn die so genannte Bragg-Bedingung erfüllt ist. In\ndiesem Fall kann aus der Bragg-Bedingung in Abhängigkeit der Wellenlänge des ersten Signals, eines\nSchnittwinkels der Signale sowie einer gewünschte Ordnungszahl die Wellenlänge des weiteren Signals im Untersuchungsobjekt bestimmt werden. Die\nWellenlänge des ersten Signals, des Schnittwinkels\nder Signale sowie die Ordnungszahl können bekannt\noder mittels geeigneter Verfahren bestimmbar sein.\nDie Ordnungszahl kann vorzugsweise Eins betragen.\n In Abhängigkeit der Wellenlänge des ersten Signals, der Frequenz des weiteren Signals,\ndes Schnittwinkels sowie einer Ordnungszahl kann\ndann die Ausbreitungsgeschwindigkeit des weiteren\nSignals im Untersuchungsobjekt bestimmt werden.\nWeiter kann in Abhängigkeit der Ausbreitungsgeschwindigkeit die mechanische Eigenschaft bestimmt\nwerden. Vorzugsweise kann als mechanische Eigenschaft der Kompressionsmodul bestimmt werden,\nwelcher in Abhängigkeit der Ausbreitungsgeschwindigkeit und einer Dichte des Untersuchungsobjekts\nbestimmt werden kann. Die Dichte kann bekannt\noder mittels eines geeigneten Verfahrens bestimmbar sein.\ndas erste Signal ein Lasersignal und das weitere Signal ein Ultraschallsignal sein. Die nachfolgenden Ausführungen sind auf diese Signale bezogenen, können jedoch als beispielhaft für die Verwendung beliebiger Signale verstanden werden. Das Untersuchungsobjekt kann mit Ultraschallwellen beaufschlagt werden, sodass im Gewebe ein sogenanntes Schallgitter erzeugt wird. Dieses Schallgitter besteht in den Dichteschwankungen einer das Untersuchungsobjekt durchlaufenden Schallwelle. Die\nSchallwelle bewirkt im Untersuchungsobjekt eine periodische Änderung der Dichte und damit eine periodische Modulation des Brechungsindexes. Die Linien des Gitters sind voneinander mit einem Abstand, der einer Wellenlänge λUS der Ultraschallwelle entspricht, beabstandet. Dabei ist die Wellenlänge λUS mit der Schallgeschwindigkeit (Ausbreitungsgeschwindigkeit) cUS und der Schallfrequenz fus wie\nλUS = cUS/fUS\n Wird nun in das Untersuchungsobjekt das Lasersignal eingestrahlt, so wird das Lasersignal durch\ndie Dichteschwankungen gestreut. Unter Einhaltung\nder Bragg-Bedingung lässt sich ein mathematischer\nZusammenhang zwischen der Wellenlänge λ des einfallenden Laserstrahls und der Wellenlänge λUS des\nλUS = mλ/(2sin(90° – α))\nwobei α der Schnittwinkel zwischen Ultraschallsignal\nund Lasersignal ist und m eine natürliche Zahl ist, die\ndie gewünschte Beugungsordnung angibt. Die Zahl\nm wird hierbei vorzugsweise als Eins angenommen.\n Ist die Bragg-Bedingung erfüllt, führt dies zu\neiner Interferenzverstärkung des gestreuten Lasersignals. Um die Bragg-Bedingung zu erfüllen, können\ndie Wellenlänge des Ultraschallsignals, die Wellenlänge des Lasersignals und/oder der Schnittwinkel α\nverändert werden. Ist einer dieser Parameter oder\nsind mehrere oder alle Parameter derart eingestellt,\ndass die Intensität des gestreuten Lasersignals maximal ist, dann lässt sich aus der Frequenz des Lasersignals die Schallgeschwindigkeit im Untersuchungsobjekt berechnen, nämlich durch\ncUS = mλfUS/(2sin(90° – α))\n Daraus lässt sich eine mechanische Eigenschaft des Gewebes, z. B. der Kompressionsmodul,\nK = (cUS^2 × ρ)\nberechnen, wobei ρ die Dichte des Untersuchungsobjekts bezeichnet.\n Insgesamt ermöglicht die vorgeschlagene\nVorrichtung eine einfache und zeitlich schnell vorzubereitende als auch durchzuführende Bestimmung\nmindestens einer mechanischen Eigenschaft des Untersuchungsobjekts.\n In einer weiteren Ausführungsform umfasst\ndie Vorrichtung mindestens ein Mittel zur Signalführung und/oder -formung des ersten Signals. Selbstverständlich kann die Vorrichtung auch ein oder mehrere Mittel zur Signalführung und/oder ein oder mehrere Mittel zur Signalformung aufweisen.\n Durch das mindestens eine Mittel zur Signalführung und/oder -formung kann das erste Signal in\neinen gewünschten Teilbereich des Untersuchungsobjekts mit einer gewünschten Ausbreitungsrichtung\neingekoppelt werden. Durch ein Mittel zur Signalführung kann z. B. eine Signalausbreitungsrichtung geändert werden. Durch ein Mittel zur Signalformung\nkann das Signal z. B. gestreut oder gebündelt werden.\n Wenn es sich bei dem ersten Signal um ein\nLasersignal handelt, dann kann das Mittel zur Signalführung ein Mittel zur Strahlführung des Lasersignals\nsein. Dieses Mittel kann z. B. als eine Glasfaser ausgebildet sein oder eine Glasfaser umfassen. Auch\nkann das Mittel mindestens ein Prisma, eine Linse\nund/oder mindestens einen Reflektor, beispielsweise einen Spiegel, umfassen. Das Mittel kann direkt\noder indirekt, z. B. über ein Kontaktmedium, auf ei-\nne Oberfläche des Untersuchungsobjekts aufsetzbar\nsein. Das Kontaktmedium kann z. B. Ultraschallgel\n Weiter kann das Mittel zur Signalführung und/\noder -formung eine Öffnung oder eine Ausnehmung\naufweisen oder ausbilden, in der das Untersuchungsobjekt anordenbar ist. Alternativ kann das mindestens eine Mittel zur Signalführung und/oder -formung an einem Tragelement angeordnet sein, wobei\ndas Tragelement die Öffnung oder Ausnehmung aufweist. In diesem Fall kann auch das Tragelement direkt oder indirekt, z. B. über ein Kontaktmedium, auf\ndie Oberfläche des Untersuchungsobjekts aufsetzbar\n Hierdurch ergibt sich in vorteilhafter Weise,\ndass das erste Signal in einen gewünschten Teilbereich des Untersuchungsobjekts mit einer gewünschten Ausbreitungsrichtung eingekoppelt werden kann.\n Selbstverständlich kann die Vorrichtung auch\nmindestens ein Mittel zur Signalführung und/oder\n-formung des weiteren Signals aufweisen. Dieses\nkann die vorhergehend bezüglich des Mittels zur Signalführung und/oder -formung des ersten Signals\nerläuterten Eigenschaften aufweisen.\ndas Mittel zur Strahlführung des ersten Signals ein\nGonioskop oder ist als Gonioskop ausgebildet. Ein\nGonioskop kann auch als Kontaktglas bezeichnet\nwerden. Das Gonioskop kann hierbei ein oder mehrere reflektierende(n) Bereich(e) aufweisen. Ein reflektierender Bereich kann z. B. durch einen Spiegel ausgebildet werden. In diesem Fall kann das Gonioskop auch als Spiegelgonioskop bezeichnet werden. Ein reflektierender Bereich kann derart angeordnet und/oder ausgebildet sein, dass das auf den reflektierenden Bereich eingestrahlte erste Signal unter einem gewünschten Reflexionswinkel reflektiert\nwird. Der Reflexionswinkel kann beispielsweise 89,\n9° oder auch 90° betragen. Anwendungsabhängig\nkönnen selbstverständlich aber auch andere Reflexionswinkel bereitgestellt werden. Wichtig ist, dass der\nReflexionswinkel derart gewählt wird, dass sich ein\nSchnittwinkel ungleich 90° ergibt.\n Das Gonioskop kann eine zentrale Öffnung\naufweisen, in der das Untersuchungsobjekt, beispielsweise das Auge, anordenbar ist. In diesem Fall\nkann der mindestens eine reflektierende Bereich um\ndie Öffnung herum angeordnet sein.\n Durch das Gonioskop kann dann das erste\nSignal im Wesentlichen senkrecht zu einer zentralen\nSymmetrieachse des Untersuchungsobjekts in dieses eingekoppelt werden. Ist das Untersuchungsobjekt ein Auge, so kann die zentrale Symmetrieachse\ndie Pupillenachse sein.\n Das erste Signal kann über weitere Mittel zur\nStrahlführung des ersten Signals, z. B. eine Glasfaser, in das Gonioskop einkoppelbar oder einstrahlbar\n Hierdurch ergibt sich in vorteilhafter Weise eine einfache und zuverlässige Einkopplung des ersten Signals in das Untersuchungsobjekt, sodass ein\ngewünschter Schnittwinkel mit dem weiteren Signal\ndie Einrichtung zur Erfassung einer Intensität mindestens eine Photodiode. Insbesondere kann eine Einrichtung zur Erfassung der Intensität des gestreuten\nAnteils als auch eine Einrichtung zur Erfassung des\nnicht-gestreuten Anteils jeweils mindestens eine oder\ngenau eine Photodiode umfassen.\n Die mindestens eine oder genau eine Photodiode oder eine Anordnung mehrerer Photodioden\nkann hierbei derart ausgebildet und/oder angeordnet\nsein, dass nur der gestreute Anteil oder nur der nichtgestreute Anteil des ersten Signals durch die Photodiode(n) erfasst wird.\n Bei einer Einrichtung zur Erfassung der Intensität des nicht-gestreuten Anteils können mindestens\nzwei oder mehrere Photodioden derart beabstandet\nangeordnet werden, dass der nicht-gestreute Anteil\ndes ersten Signals zwischen diesen Photodioden hindurchstrahlt, ohne von den Photodioden erfasst zu\n Bei einer Einrichtung zur Erfassung der Intensität des gestreuten Anteils kann, wie nachfolgend\nnoch näher erläutert, auch ein Filterelement optisch\nvor der/den Photodiode(n) angeordnet sein, welches\nnur den gestreuten Anteil des ersten Signals durchlässt.\n Eine Einrichtung zur Erfassung der Intensität\ndes gestreuten als auch des nicht-gestreuten Anteils\nkann mindestens zwei Photodioden umfassen, wobei\neine der Photodioden den gestreuten Anteil und eine\nPhotodiode den nicht-gestreuten Anteil erfasst.\n Selbstverständlich kann aber auch ein anderer ein- oder zweidimensionaler Sensor verwendet\nwerden, der die Intensität des gestreuten ersten Signals erfasst und ein davon abhängiges Ausgangssignal erzeugt. Auch kann die Einrichtung zur Erfassung der Intensität eine Gesamtintensität des gestreuten als auch des nicht-gestreuten Anteils erfassen, wobei ein Auswertemittel der Einrichtung zur Erfassung der Intensität des gestreuten Anteils dann\ndie Intensität des gestreuten Anteils aus der Gesamtintensität bestimmt. Denkbar ist z. B. dass die Einrichtung zur Erfassung ein Array von mehreren Pho-\ntodioden, insbesondere einen CCD-Chip oder einen\ndie Vorrichtung mindestens ein Filterelement zum Filtern des gestreuten Anteils und/oder des nicht-gestreuten Anteils des ersten Signals.\n Das mindestens eine Filterelement kann insbesondere dazu dienen, den nicht durch das weitere Signal gestreuten Anteil des ersten Signals, der\ndurch das Untersuchungsobjekt hindurchstrahlt, aus\nder Signalgesamtheit herauszufiltern. Herausfiltern\nkann bedeuten, dass eine Intensität des nicht-gestreuten Anteils reduziert, insbesondere vollständig\neliminiert wird. In diesem Fall wird nur der gestreute\nAnteil des ersten Signals von der Einrichtung zur Erfassung der Intensität des ersten Signals detektiert.\nDas mindestens eine Filterelement kann beispielsweise ein optisches Filterelement sein. Denkbar sind\nz. B. dem Fachmann bekannte räumlich-optische Filter. Das Filterelement kann dabei ein Teil der Einrichtung zur Erfassung des gestreuten Anteils des ersten\n Entsprechend kann das mindestens eine Filterelement dazu dienen, den durch das weitere Signal gestreuten Anteil des ersten Signals, der durch\ndas Untersuchungsobjekt hindurchstrahlt, aus der Signalgesamtheit herauszufiltern. In diesem Fall wird\nnur der nicht-gestreute Anteil des ersten Signals von\nder Einrichtung zur Erfassung der Intensität des ersten Signals detektiert.\n In einer weiteren Ausführungsform ist das\nmindestens eine Filterelement als eine inverse Lochblende ausgebildet. Auch kann das Filterelement eine inverse Lochblende umfassen. Die inverse Lochblende kann eine Einrichtung bezeichnen, die in einem zentralen Bereich undurchlässig oder wenig\ndurchlässig für das erste Signal, welches das Untersuchungsobjekt durchstrahlt, ist. Um den zentralen\nBereich herum kann ein für das erste Signal durchlässiger Bereich angeordnet sein. Eine Größe, beispielsweise ein Durchmesser des zentralen Bereichs, kann\nderart gewählt sein, dass der nicht durch das weitere Signal gestreute Anteil nicht durch den zentralen\nBereich der inversen Lochblende strahlen kann. Der\ndurch das weitere Signal gestreute Anteil kann neben\ndem zentralen Bereich durch die inverse Lochblende\nstrahlen. Selbstverständlich ist bei der Anwendung\ndas Filterelement dementsprechend zu positionieren.\n Hierdurch ergibt sich in vorteilhafter Weise eine einfache Filterung des gestreuten Anteils.\nerste Signal ein Infrarotsignal, insbesondere IR-Lasersignal. Die Frequenz des ersten Signals entspricht\ninsbesondere einer Wellenlänge von 600 nm bis 1400\n Alternativ, bevorzugt aber kumulativ, ist das\nweitere Signal ein Ultraschallsignal. Die Frequenz\ndes weiteren Signals liegt insbesondere im Bereich\nvon 1 MHz bis 100 MHz.\n In diesem Fall kann die erste Signalquelle eine Einrichtung zur Erzeugung von Laserlicht sein,\nwährend die weitere Signalquelle eine Signalquelle\nzur Erzeugung von Ultraschallsignalen ist.\ndie Vorrichtung eine Positioniereinrichtung zum Positionieren der ersten Signalquelle. Die Positioniereinrichtung kann die erste Signalquelle entlang genau einer oder entlang mehrere Raumrichtungen positionieren. Insbesondere kann die erste Signalquelle senkrecht zu einer Richtung, die parallel zu der\nvorhergehend erläuterten zentralen Symmetrieachse des Untersuchungsobjekts orientiert ist, positionierbar sein. In Zusammenwirken mit dem ebenfalls\nvorhergehend erläuterten Gonioskop kann somit eine Einkopplung des ersten Signals in das Untersuchungsobjekt in verschiedenen Tiefenebenen erfolgen, wobei die Tiefe entlang der zentralen Symmetrieachse erfasst wird.\n Die Positioniereinrichtung kann sowohl mechanisch als auch elektrisch betrieben werden. Z. B.\nkann die Positioniereinrichtung als ein XY-Tisch ausgebildet sein, der mechanisch oder elektrisch gesteuert werden kann. Durch das Positionieren der ersten Signalquelle kann ein ortsaufgelöstes Bestimmen\nder mechanischen Eigenschaft erfolgen, insbesondere ein zweidimensionales Abrastern des Objekts. In\ndiesem Fall kann das erste Signal also in vorteilhafter\nWeise in verschiedene Bereiche des Untersuchungsobjekts eingekoppelt werden.\n In einer weiteren Ausführungsform erfolgt die\nEinkopplung des weiteren Signals in das Untersuchungsobjekt mit einer vorbestimmten Einkopplungsfrequenz. Die Einkopplungsfrequenz gibt hierbei eine Häufigkeit von Startzeitpunkten einer Einkopplung\ndes weiteren Signals in das Untersuchungsobjekt pro\neiner festen Zeiteinheit, beispielsweise pro Sekunde, an. Ab dem Startzeitpunkt kann das weitere Signal dann für eine vorbestimmte Zeitdauer in das Untersuchungsobjekt eingekoppelt werden. Auch kann\ndie Einkopplungsfrequenz eine Häufigkeit von Startzeitpunkten einer Erzeugung des weiteren Signals\nin das Untersuchungsobjekt pro einer festen Zeiteinheit, beispielsweise pro Sekunde, angeben.\n Hierzu kann die Vorrichtung beispielsweise eine Frequenz-Generatoreinrichtung umfassen.\nDie Frequenz-Generatoreinrichtung kann ein Ausgangssignal erzeugen, dass die Einkopplungsfre-\nquenz kodiert. Beispielsweise kann eine Grundfrequenz des Ausgangssignals der Frequenz-Generatoreinrichtung der Einkopplungsfrequenz entsprechen. Das Ausgangssignal kann insbesondere ein Sinussignal oder ein Rechtecksignal sein. Das weitere\nSignal kann mit dem Ausgangssignal moduliert werden. Die Modulation kann insbesondere eine Amplitudenmodulation sein. In diesem Fall kann die Einkopplungsfrequenz der Modulationsfrequenz des weiteren\nSignals entsprechen. Somit entspricht die Frequenz,\nmit der das erste Signal durch das weitere Signal gestreut wird ebenfalls der Einkopplungsfrequenz. Mit\nanderen Worten entspricht die Modulationsfrequenz\ndes weiteren Signals der Modulationsfrequenz des\ngestreuten als auch des nicht gestreuten Anteils des\n Die Frequenz des Ausgangssignals ist insbesondere kleiner ist als die Frequenz des weiteren Signals.\n Durch eine nicht-dauerhafte Einkopplung des\nweiteren Signals kann in vorteilhafter Weise der\ndurch das weitere Signal gestreute Anteil leichter\nidentifiziert werden, da eine Streuung ebenfalls nur\nmit der Einkopplungsfrequenz erfolgt.\n In einer weiteren Ausführungsform weist die\nVorrichtung eine Lock-In-Verstärkereinrichtung zur\nVerstärkung des gestreuten Anteils auf. Die Frequenz des Referenzsignals der Lock-In-Verstärkereinrichtung entspricht der Einkopplungsfrequenz. Die\nLock-In-Verstärkereinrichtung kann hierbei signaltechnisch mit der Einrichtung zur Erfassung einer\nIntensität des gestreuten Anteils gekoppelt sein.\nAuch die vorhergehend erläuterte Frequenz-Generatoreinrichtung kann signaltechnisch mit der LockIn-Verstärkereinrichtung gekoppelt sein, insbesondere mit einem Referenzfrequenzeingang der Lock-InVerstärkereinrichtung.\n Die Lock-In-Verstärkereinrichtung kann insbesondere die Anteile des Ausgangssignals der Einrichtung zur Erfassung der Intensität des gestreuten Anteils verstärken oder bereitstellen, die die gleiche Frequenz wie das Referenzsignal aufweisen. Da\ndas Referenzsignal die Frequenz aufweist mit der\nauch die Streuung durch das weitere Signal auftritt,\nkann somit insbesondere der gestreute Anteil verstärkt oder bereitgestellt werden, während die nicht\ndurch das weitere Signal gestreuten Anteile reduziert\noder eliminiert werden.\n Hierdurch wird in vorteilhafter Weise die Zuverlässigkeit bei der Bestimmung der Intensität des\ngestreuten Anteils erhöht.\n Weiter wird ein Verfahren zur Bestimmung\neiner mechanischen Eigenschaft eines Untersuchungsobjekts vorgeschlagen. Hierbei wird ein ers-\ntes Signal mit einer ersten Frequenz in das Untersuchungsobjekt eingekoppelt, wobei ein weiteres Signal mit einer weiteren Frequenz in das Untersuchungsobjekt eingekoppelt wird, wobei die weitere\nFrequenz von der ersten Frequenz verschieden ist.\nDas erste und/oder das weitere Signal werden derart\nin das Untersuchungsobjekt eingekoppelt, dass sich\ndas erste und weitere Signal in zumindest einem Teilbereich des Untersuchungsobjekts überlagern. Hierbei kann das erste und das weitere Signal derart in\ndas Untersuchungsobjekt eingekoppelt werden, dass\nsich die Signale unter dem vorhergehend bereits erläuterten Schnittwinkel schneiden.\nwerden. Weiter kann in Abhängigkeit der Ausbreitungsgeschwindigkeit und einer vorbestimmten oder\nbestimmbaren Dichte der Kompressionsmodul bestimmt werden.\n Weiter wird eine Intensität eines gestreuten\nAnteils des ersten Signals erfasst, wobei der gestreute Anteil ein durch das weitere Signal gestreuter Anteil des ersten Signals ist. Alternativ oder kumulativ\nwird eine Intensität des nicht-gestreuten Anteils des\nersten Signals erfasst, wobei der nicht-gestreute Anteil ein nicht durch das weitere Signal gestreuter Anteil des ersten Signals ist.\n In einer weiteren Ausführungsform wird die\nerfasste Intensität mit einer Lock-In-Verstärkereinrichtung verstärkt. Dabei entspricht eine Frequenz\neines Referenzsignals der Lock-In-Verstärkereinrichtung der Einkopplungsfrequenz. Dies wurde ebenfalls vorhergehend erläutert.\n Weiter wird/werden die erste Frequenz und/\noder die weitere Frequenz und/oder der Schnittwinkel derart eingestellt, dass die Intensität des gestreuten Anteils maximal ist bzw. maximiert wird. Alternativ\noder kumulativ wird/werden die erste Frequenz und/\noder die weitere Frequenz und/oder der Schnittwinkel derart eingestellt, dass die Intensität des nichtgestreuten Anteils minimal ist bzw. minimiert wird.\nHierbei entspricht die Veränderung einer Frequenz\nselbstverständlich auch der Veränderung der korrespondierenden Wellenlänge. Weitere Messbedingungen können hierbei selbstverständlich konstant\n Vorzugsweise wird nur die weitere Frequenz\nderart eingestellt, dass die Intensität des gestreuten Anteils maximal ist bzw. maximiert wird und/oder\ndie Intensität des nicht-gestreuten Anteils minimal ist\nbzw. minimiert wird, wobei die erste Frequenz und\nder Schnittwinkel konstant sind.\n Weiter wird die mindestens eine mechanische Eigenschaft in Abhängigkeit der ersten Frequenz bzw. der Wellenlänge des ersten Signals, des\nSchnittwinkels und der weiteren Frequenz bzw. der\nWellenlänge des weiteren Signals bestimmt, für die\ndie Intensität des gestreuten Anteils maximal ist und/\noder die Intensität des nicht-gestreuten Anteils minimal ist.\n Die mechanische Eigenschaft kann hierbei\nwie vorhergehend erläutert bestimmt werden. Insbesondere kann in Abhängigkeit der Wellenlänge des\nersten Signals, des Schnittwinkels, einer gewünschten Ordnungszahl sowie der Frequenz des weiteren Signals eine Ausbreitungsgeschwindigkeit des\nweiteren Signals im Untersuchungsobjekt bestimmt\n Das Verfahren ist hierbei in vorteilhafter Weise mit einer Vorrichtung gemäß einer der vorhergehend erläuterten Ausführungsformen durchführbar.\nEinkopplung des weiteren Signals mit einer vorbestimmten Einkopplungsfrequenz. Dies wurde ebenfalls vorhergehend erläutert.\n In einer weiteren Ausführungsform wird das\nerste Signal in verschiedene Bereiche, insbesondere\nin verschiedene Tiefenebenen, des Untersuchungsobjekts eingekoppelt. Dies wurde ebenfalls vorhergehend erläutert.\n Insbesondere ist die vorgeschlagene Vorrichtung derart ausgestaltet, dass mit der Vorrichtung ein\nbiologisches Gewebe, insbesondere eine Hornhaut\neines Auges erfassbar ist.\n Weitere Vorteile sowie Einzelheiten der erfindungsgemäßen Vorrichtung ergeben sich aus der\nnachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen anhand der beiliegenden Figuren. Es zeigen:\n Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Beugungsgeometrie des ersten Signals an einem Schallgitter, das aus Dichteschwankungen einer\nein Untersuchungsobjekt durchlaufenden Schallwelle besteht,\n Fig. 2 eine mögliche Ausführungsform einer\nerfindungsgemäßen Vorrichtung mit einem Spiegelgonioskop und\n Fig. 3 eine Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung, ähnlich wie in Fig. 2, mit einem Blockschaltbild.\n In Fig. 1 sind schematisch Beugungseffekte eines ersten Signals 3 an einem Schallgitter 50\ndargestellt, wobei das Schallgitter 50 von einem Ultraschallsignal erzeugt wird, welches in ein Untersuchungsobjekt eingekoppelt wird. Das Schallgitter 50\nist durch Gitterlinien 1 dargestellt, die mit einem Abstand 2 voneinander beabstandet sind. Der Abstand\n2, in dem die Gitterlinien 1 des Schallgitters 50 voneinander beabstandet sind, entspricht einer Wellenlänge des Ultraschallsignals. Eine Ultraschallnormale 4 stellt die Hauptausbreitungsrichtung des Ultraschallsignals dar, das in dem Untersuchungsobjekt\nDichteschwankungen in Form des Schallgitters 50 erzeugt.\n Ein Infrarotsignal ist hierbei durch einen Pfeil\n3 angedeutet, der gleichzeitig auch die Hauptstrahlrichtung des Infrarotsignals darstellt. Das Infrarotsignal wird dabei unter einem vorbestimmten Winkel α\nzur Ultraschallnormalen 4 in das Untersuchungsobjekt eingekoppelt und an den Gitterlinien 1 des Schallgitters 50 gestreut, sodass ein gestreuter Anteil 6 des\nInfrarotsignals entsteht. Im Fall einer konstruktiven\nInterferenz weist der gestreute Anteil 6 des Infrarotsignals 3 eine maximale Intensität auf.\n In Fig. 2 ist schematisch eine erfindungsgemäße Vorrichtung dargestellt. Hierbei dient die Vorrichtung zum Bestimmen einer mechanischen Eigenschaft der Hornhaut 7 eines Auges, welches ein Untersuchungsobjekt darstellt. Die Vorrichtung umfasst\nein Spiegelgonioskop 40, welches auf die Hornhaut\n7 des Auges z. B. über ein Ultraschallgel 16 aufgesetzt ist. Das Spiegelgonioskop 40 weist zwei Prismen 9 auf, die symmetrisch zu einer vertikalen Mittelachse 70 des Spiegelgonioskops 40 angeordnet sind.\nAn den äußeren, seitlichen Flächen 8a der Prismen\n9 sind Spiegel 8 angeordnet. Das Spiegelgonioskop\n40 weist weiterhin die seitlichen Flächen 41 auf, die\nzueinander parallel angeordnet sind und sich parallel\nzur vertikalen Mittelachse 70 des Spiegelgonioskops\n40 erstrecken. In einem unteren Abschnitt des Spiegelgonioskops 40 weist dieses abgeschrägte seitliche Flächen auf, die mit einem vorbestimmten Winkel von beispielsweise 45° gegenüber den seitlichen\nFlächen 41 abgeschrägt angeordnet sind. An diesen\nabgeschrägten seitlichen Flächen sind die Spiegel 8\nals auch die äußeren, seitlichen Flächen 8a der Prismen 9 angeordnet. In einem zentralen Bereich weist\ndas Spiegelgonioskop 40 eine Öffnung auf, in der das\nAuge angeordnet ist, wenn das Spiegelgonioskop 40\nauf das Auge aufgesetzt ist. Die seitliche Fläche 8a\ndes Prismas 9 kann verspiegelt oder nicht verspiegelt sein. Wenn die seitliche Fläche 8a des Prismas 9\nnicht verspiegelt ist, kann das Prisma 9 mit der seitlichen Fläche 8a an einem Spiegel 8 anliegen. Wichtig\nist, dass das erste Signal 3 an den seitlichen Flächen\n8a des Prismas 9 reflektiert werden kann, um in die\nHornhaut 7 einzukoppeln.\n Weiter umfasst die Vorrichtung eine Signalquelle (nicht dargestellt) zur Erzeugung des Infrarotsignals. Diese Signalquelle kann das Infrarotsignal\nin ein Mittel 14 zur Strahlführung des Infrarotsignals,\nbeispielsweise eine Glasfaser, einkoppeln. Das In-\nfrarotsignal verlässt über ein Auskopplungselement\n10 das Mittel 14 zur Strahlführung und wird auf das\nSpiegelgonioskop 40, insbesondere auf das vorhergehend erläuterte Prisma 9, gestrahlt. Somit trifft das\nerste Signal 3 auf eines der Prismen 9, das insbesondere als ein PMMA-Prisma ausgebildet ist, und wird\nin die Hornhaut 7 des Auges eingekoppelt.\n Wird das Infrarotsignal auf eines der Prismen\n9 gestrahlt, so wird das Infrarotsignal mit einem vorbekannten Reflexionswinkel reflektiert. Insbesondere\nkann das Infrarotsignal derart reflektiert werden, dass\nes im Wesentlichen quer durch das Auge verläuft.\nDurch das auf der gegenüberliegenden Seite angeordnete Prisma 9 wird das durch das Auge gestrahlte Infrarotsignal wieder mit einem vorbekannten Reflexionswinkel reflektiert. Die zentrale Mittelachse 70\nkann parallel zu Pupillenachse sein.\n Weiter umfasst die Vorrichtung einen Ultraschallwandler 13, der auf die Hornhaut 7 des Auges über ein Ultraschallgel 16 aufgesetzt ist. Eine Ultraschallnormale 4 (siehe Fig. 1) kann parallel oder\nschräg zur zentralen Mittelachse 70 orientiert sein.\n Wesentlich ist, dass die Ausbreitungsrichtung\ndes Infrarotsignals und die Orientierung der Ultraschallnormalen im Auge derart eingestellt werden,\ndass sich ein Schnittwinkel ungleich 90° zwischen\nden Ausbreitungsrichtungen des Infrarotsignals und\ndes Ultraschallsignals ergibt. Wird z. B. das Infrarotsignal parallel zu der zentralen Mittelachse 70 auf eines\nder Prismen 9 gestrahlt und mit einem Reflexionswinkel von beispielsweise 90° reflektiert und in das Auge\neingekoppelt, so ist der Ultraschallwandler 13 derart\naufzusetzen, dass die Ultraschallnormale schräg, also nicht parallel, zur zentralen Mittelachse 70 orientiert ist.\n Der Ultraschallwandler 13 koppelt Schallwellen über die Hornhaut 7 ein, sodass Dichteschwankungen mit entsprechendem Schallgitter 50 in der\nHornhaut 7 ausgebildet werden. Somit kommt es im\nBereich der Hornhaut 7 dazu, dass das Infrarotsignal\nam bzw. durch das Schallgitter 50 gestreut wird.\n Weiter wird der durch das Schallgitter 50 gestreute und nicht-gestreute Anteil des Infrarotsignals\nüber ein weiteres Prisma 9 aus dem Auge ausgekoppelt und an der seitlichen Fläche 8a dieses Prismas 9 bzw. am entsprechenden Spiegel 8 reflektiert. Somit wird der gestreute und nicht-gestreute Anteil des Infrarotsignals aus dem Spiegelgonioskop 40\nausgekoppelt und strahlt zum Filterelement 11. Das\nFilterelement 11 ist insbesondere als inverse Lochblende ausgebildet. Das Filterelement 11 lässt hierbei nur den gestreuten Anteil 17 des Infrarotsignals\nzu einer Photodiode 12 passieren. Vorzugsweise ist\ndas Filterelement 11 derart ausgestaltet, dass von\nder Photodiode 12 nur die erste Beugungsordnung\ndes gestreuten Anteils 17 des Infrarotsignals erfasst\nwird. Allerdings ist es auch möglich, dass das Filterelement 11 derart ausgestaltet ist, dass von der\nPhotodiode 12 zusätzlich eine oder mehrere von der\nersten Beugungsordnung verschiedene Beugungsordnungen des gestreuten Anteils 17 des Infrarotsignals erfasst wird/werden. Vorzugsweise ist sicherzustellen, dass die Anzahl der erfassten Beugungsordnungen während der Veränderung der Frequenz\ndes Funktionssignals konstant bleibt.\n Die Photodiode 12 erzeugt ein Ausgangssignal, dessen Stärke oder Intensität proportional zur\nIntensität des auf die Photodiode 12 gestrahlten Signals und somit proportional zur Intensität des gestreuten Anteils ist.\n In Fig. 3 ist ein Blockschaltbild einer erfindungsgemäßen Vorrichtung dargestellt. Die Vorrichtung umfasst einen Lock-in Verstärker 20. Der LockIn Verstärker 20 weist eine Signalverbindung 35 zur\nPhotodiode 12 und eine weitere Signalverbindung 36\nzu einem Referenzsignal-Generator 21 auf. Der Referenzsignal-Generator 21 ist über eine Signalverbindung 37 mit einem Funktionsgenerator 23 verbunden. Der Funktionsgenerator 23 ist über eine Signalverbindung 30 mit dem Ultraschallwandler 13 und\nüber eine weitere Signalverbindung 38 mit einem Oszilloskop 22 verbunden.\n Weiter umfasst die Vorrichtung eine erste\nSignalquelle 24, die insbesondere eine Laserquelle\nsein kann. Weiter dargestellt ist ein Mittel 14 zur Signalführung des ersten Signals, das zum Einkoppeln\ndes von der Laserquelle erzeugten Infrarotsignals in\ndas Spiegelgonioskop 40 dient.\n Der Funktionsgenerator 23 erzeugt ein Funktionssignal mit einer Ultraschallfrequenz, z. B. 8 MHz.\nDurch das Oszilloskop 22 wird das generierte Funktionssignal dargestellt. Der Ultraschallwandler 13 erzeugt entsprechend dem Funktionssignal ein Ultraschallsignal, welches in das Auge eingekoppelt wird.\n Der Referenzsignal-Generator 21 erzeugt ein\nReferenzsignal. Das von dem Funktionsgenerator 23\nerzeugte Funktionssignal wird mit dem Referenzsignal moduliert. Dies führt dazu, dass der Ultraschallwandler periodisch, insbesondere mit der Referenzfrequenz, aktiviert wird. Hierdurch wird das Ultraschallsignal nur periodisch und nicht konstant in das\n Diese Referenzfrequenz ist insbesondere\nkleiner als die Frequenz des Funktionssignals. Z. B.\nliegt sie im Bereich von 5 Hz bis 5 MHz. Das Referenzsignal wird über die Signalverbindung 36 an den\nLock-In Verstärker 20 übertragen und dient als Referenzsignal des Lock-In-Verstärkers 20. Der Lock-In\nVerstärker 20 empfängt außerdem ein Ausgangssi-\ngnal von der Photodiode 12. Insbesondere verstärkt\nder Lock-in Verstärker 20 nur den Signalanteil des\nAusgangssignals der Photodiode 12, dessen Frequenz mit der Frequenz des Referenzsignals übereinstimmt.\n Die Frequenz des Funktionssignals ist veränderbar. Insbesondere kann diese Frequenz so eingestellt werden, dass die Intensität des Ausgangssignals der Photodiode 12 bzw. des von dem Lock-InVerstärker 20 verstärkten Signals maximal ist. Hierbei kann die maximale Intensität die Intensität bezeichnen, die im Vergleich zu den Intensitäten, die bei\nanderen Frequenzen des Funktionssignals (und somit des Ultraschallsignals) auftreten, am größten ist.\n In Abhängigkeit der Frequenz des Funktionssignals, bei der die Intensität des Ausgangssignals der Photodiode 12 bzw. des von dem Lock-InVerstärker 20 verstärkten Signals maximal ist, kann\ndann, wie vorhergehend erläutert, die mechanische\nEigenschaft des Auges, insbesondere der Kompressionsmodul, der Hornhaut 7 bestimmt werden.\n Die erste Signalquelle und/oder das Auskoppelelement 10 können in einer Raumrichtung, die orthogonal zu der in Fig. 2 dargestellten zentralen Mittelachse 70, orientiert ist, bewegbar sein. Insbesondere kann die Bewegung entlang einer Achse erfolgen, die in der in Fig. 2 dargestellten Zeichenebene liegt. Die Bewegung kann hierbei durch eine nicht dargestellte Positioniereinrichtung erfolgen.\nAufgrund der durch das Spiegelgonioskop 40 bewirkten Strahlrichtungsänderung kann durch eine solche\nBewegung das erste Signal in unterschiedliche Bereiche, insbesondere Tiefenebenen, der Hornhaut 7 in\ndas Auge eingekoppelt werden. Somit kann die mechanische Eigenschaft ortsaufgelöst bestimmt werden.\n Weiter dargestellt ist, dass der Referenzsignal-Generator 21 und die Photodiode 12 jeweils signaltechnisch mit dem zum Oszilloskop 22 verbunden sind. Somit kann das von der Photodiode 12 erzeugte Ausgangssignal und somit dessen Intensität,\ninsbesondere auch die maximale Intensität, mittels\ndes Oszilloskops 22 dargestellt werden. Auch das\nmodulierte weitere Signal sowie das Referenzsignal\nkann mittels des Oszilloskops 22 dargestellt werden.\n Nicht dargestellt ist eine Einrichtung zur Frequenzbestimmung. Dies kann beispielsweise mit\ndem Mittel 14 zur Strahlführung signaltechnisch verbunden sein, um eine Frequenz des Infrarotsignals\nzu bestimmen, insbesondere wenn dieses veränderlich ist. Eine solche Einrichtung kann beispielsweise\nein Wavelengthmeter oder ein Spektrometer sein.\nDiese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich\nzur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.\nGebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.\nScarcelli et al. „Brillouin Optical Microscopy for Corneal Biomechanics”, Invest Ophthalmol Vis Sci., vol. 53(1): 185–90, 2012\nBerovic et al. ”Observation of Brillouin Scattering from single muscle fibres”, European Biophysical Journal, vol. 17, 69–74, 1989 \nVaughan et al. ”Brillouin scattering, density\nand elastic properties of the lens and cornea\nof the eye”. Nature vol. 284, 489–491, 1980\nReiß et al. „Ex Vivo Measurement of Postmortem Tissue Changes in the Crystalline\nLens by Brillouin Spectroscopy and Confocal\nReflectance Microscopy”, IEEE translations\non bio-medical engineering. Vol. 59, 2348–\nReiß et al. „Spatially resolved Brillouin spectroscopy to determine the rheological properties of the eye lens”, Biomedical Optics Express. Vol. 2, 2144–2159, 2011 \nScarcelli et al. „In vivo Brillouin optical microscopy of the human eye”, Optics Express,\nVol. 20, 9197–9202, 2012 \n1. Vorrichtung zur Bestimmung einer mechanischen Eigenschaft eines Untersuchungsobjekts, wobei die Vorrichtung aufweist:\n– eine erste Signalquelle zum Erzeugen eines ersten\nSignals mit einer ersten Frequenz, wobei das erste\nSignal in das Untersuchungsobjekt einkoppelbar ist,\n– eine weitere Signalquelle zum Erzeugen eines weiteren Signals mit einer weiteren Frequenz, wobei\ndie weitere Frequenz von der ersten Frequenz verschieden ist, wobei die weitere Frequenz veränderbar ist, wobei das weitere Signal derart in das Untersuchungsobjekt einkoppelbar ist, dass sich das erste und weitere Signal in zumindest einem Teilbereich\ndes Untersuchungsobjekts überlagern,\n– eine Einrichtung zur Erfassung einer Intensität eines gestreuten Anteils (6) des ersten Signals, wobei\nder gestreute Anteil (6) ein durch das weitere Signal\ngestreuter Anteil des ersten Signals ist und/oder\n– eine Einrichtung zur Erfassung einer Intensität eines nicht-gestreuten Anteils des ersten Signals, wobei der nicht-gestreute Anteil ein nicht durch das weitere Signal gestreuter Anteil des ersten Signals ist.\n2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung mindestens ein Mittel\n(14) zur Signalführung und/oder -formung des ersten\n3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung zur Signalführung (14)\ndes ersten Signals ein Gonioskop (40) umfasst.\n4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden\nAnsprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung zur Erfassung der Intensität des gestreuten\nAnteils und/oder die Einrichtung zur Erfassung des\nnicht-gestreuten Anteils mindestens eine Photodiode\n5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden\nAnsprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung mindestens ein Filterelement (11) zum Filtern des gestreuten Anteils und/oder des nicht-gestreuten Anteils des ersten Signals aufweist.\n6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Filterelement (11) als eine inverse Lochblende ausgebildet ist.\nAnsprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Signal ein Infrarotsignal und/oder das weitere Signal ein Ultraschallsignal ist.\nAnsprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung eine Positioniereinrichtung zum Positionieren der ersten Signalquelle umfasst.\n9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die\nEinkopplung des weiteren Signals in das Untersuchungsobjekt mit einer vorbestimmten Einkopplungsfrequenz erfolgt.\n10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung eine Lock-InVerstärkereinrichtung (20) zur Verstärkung des gestreuten Anteils (6) umfasst, wobei eine Frequenz\ndes Referenzsignals der Lock-In-Verstärkereinrichtung (20) der Einkopplungsfrequenz entspricht.\n11. Verfahren zur Bestimmung einer mechanischen Eigenschaft eines Untersuchungsobjekts, wobei ein erstes Signal mit einer ersten Frequenz in\ndas Untersuchungsobjekt eingekoppelt wird, wobei\nein weiteres Signal mit einer weiteren Frequenz in\ndie weitere Frequenz von der ersten Frequenz verschieden ist, wobei das weitere Signal derart in das\nUntersuchungsobjekt eingekoppelt wird, dass sich\ndas erste und weitere Signal in zumindest einem Teilbereich des Untersuchungsobjekt überlagern, wobei\neine Intensität eines gestreuten Anteils (6) des ersten Signals erfasst wird, wobei der gestreute Anteil\n(6) ein durch das weitere Signal gestreuter Anteil (6)\ndes ersten Signal ist und/oder wobei eine Intensität\neines nicht-gestreuten Anteils (6) des ersten Signals\nerfasst wird, wobei der nicht-gestreute Anteil (6) ein\nnicht durch das weitere Signal gestreuter Anteil (6)\ndes ersten Signal ist, wobei die erste Frequenz und/\noder die weitere Frequenz und/oder ein Schnittwinkel\n(α) des ersten und des weiteren Signals derart eingestellt wird, dass die Intensität des gestreuten Anteils\n(6) maximal ist und/oder die Intensität des nicht-gestreuten Anteils minimal ist, wobei die mindestens eine mechanische Eigenschaft in Abhängigkeit der ersten Frequenz, des Schnittwinkels (α) und der weiteren Frequenz bestimmt wird, für die die Intensität des\ngestreuten Anteils (6) maximal ist und/oder die Intensität des nicht-gestreuten Anteils minimal ist.\n12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Einkopplung des weiteren\nSignals mit einer vorbestimmten Einkopplungsfrequenz erfolgt.\n13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die erfasste Intensität mit einer\nLock-In-Verstärkereinrichtung (20) verstärkt wird, wobei eine Frequenz eines Referenzsignals der Lock-InVerstärkereinrichtung der Einkopplungsfrequenz entspricht.\n14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis\n13, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Signal\nin verschiedene Bereiche des Untersuchungsobjekts\nEs folgen 3 Seiten Zeichnungen\nDem Signal auf der Spur\nKeithley - bei mechatronik.info\nUnsichtbares sehen Aufbau eines Lichtmikroskops Okular Objektiv


Musikverein gibt Benefizkonzert | Freie Presse - Hohenstein-Ernstthal\nMusikverein gibt Benefizkonzert\nGeprobt wird schon wieder eine ganze Weile, doch es fehlt beim Musikverein Lichtenstein wie auch anderen Orchestern an Auftrittsmöglichkeiten. "Unsere Musiker haben das unbändige Bedürfnis, endlich wieder einmal vor Publikum zu musizieren", sagt Orchestersprecherin Karin Süß. Da haben die Lichtensteiner Musiker nun eine Lösung...\n8323 x gelesen\n08.01.2022 Hohenstein-Ernstthal Rödlitz\nNeuer Vorstand für Musikverein Lichtenstein\nDer Musikverein Lichtenstein will digitaler werden. Der neue Vorstand aus zwei IT-Profis und einer Verwaltungsangestellten möchte die Arbeit effektiver gestalten.\n12.11.2021 Hohenstein-Ernstthal Lichtenstein\nWeihnachtskonzert muss ausfallen\nDer Vorstand des Musikvereins Lichtenstein hat in seiner Vorstandssitzung...\n12654 x gelesen


Notfälle im Kindesalter: Samariterbund Purkersdorf\nMit Mai 2015 startet die Samariterbund Rettungsstelle Purkersdorf eine Reihe von Kindernotfallkursen, damit ErsthelferInnen im Notfall wissen, was zu tun ist!\nAuch Heuer bietet der Samariterbund Purkersdorf seine bewährten Kindernotfallkurse (NIK) an. In verschiedenen Modulen werden hier allen Interessierten verschiedene Notfallsituationen und das richtige Handeln im Ernstfall nähergebracht.\nIn „NIK1: Wenn es um Sekunden geht….“ werden u.a. die Wiederbelebung bei Kindern und Säuglingen oder die Beseitigung von Fremdkörpern im Atemwegsbereich besprochen.\nIn „NIK2: Das gefährliche Leben eines Kleinkindes….“ geht es zentral um die Frage, welche Verletzungen in welchem Alter häufig auftreten, sowie vorbeugende Maßnahmen und Erste Hilfe erlernt.\n„Die Nachfrage nach solchen Kursen ist stetig am Steigen.“, konstatiert ASB-Schulungsleiter Martin Sitter. Sitter weiter: „Wer möchte nicht wissen, was er z.B. tun kann, wenn ein Kind einen Gegenstand verschluckt hat. Für die Erste Hilfe ist dabei entscheidend, dass Kinder keine „kleinen Erwachsenen“ sind und man daher auch adäquat agieren muss!“ Um verschiedene Szenarien auch wirklich gut verinnerlichen zu können hat der Samariterbund u.a. einige praktische Übungen in seine Trainings eingebaut, wo man mit Säuglings- und Kleinkindpuppen bzw. diversem Erste Hilfe Material den richtigen Umgang lernen kann.\nEine erste erfolgreiche Einheit wurde schon zu Jahresbeginn abgehalten, eine weitere wird am Samstag, 9.Mai 2015 von 9-17 Uhr in den Räumlichkeiten der ASB-Rettungsstelle in Purkersdorf (Tullnerbachstraße 1) folgen. „Diese Kurse sind eine große Bereicherung für die Erste Hilfe, weil neben den normalen Basismaßnahmen speziell auf Kindernotfälle eingegangen werden kann. ErsthelferInnen haben so die Möglichkeit ihren Erkenntnishorizont ungemein zu erweitern!“ erläutert Samariterbund Vorsitzende LRR Brigitte Samwald.\nBei Interesse oder Bedarf an weiteren Informationen informiert Sie gerne Herr Martin Sitter unter 02231/606-12 bzw. schulung-purkersdorf@samariterbund.net oder schauen Sie direkt auf unserer Homepage vorbei: www.asb3002.at !


Mehr Blitze durch den Klimawandel - Clixoom Science & FictionClixoom Science & Fiction\nMehr Blitze durch den Klimawandel\n| 15 November, 2014 at 15:03\nDurch den Klimawandel wird es zumindest in den USA öfter blitzen. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie um den Forscher David Romps von der Universität von Kalifornien in Berkeley. Demzufolge steigt die Zahl der Blitze dort mit jedem Grad der globalen Erwärmung durchschnittlich um zwölf Prozent. Insgesamt soll es 50 Prozent mehr Blitze über den Vereinigten Staaten von Amerika geben.\nBis zu 17 Prozent mehr Blitze pro Grad Klimaerwärmung\nGrundsätzlich gibt es zwei wichtige Faktoren für die Entstehung von Blitzen: die Niederschlagsrate und die verfügbare Energie, um Luft aufsteigen zu lassen. Mit Hilfe dieser beiden Parameter könne die Blitzhäufigkeit gut erklärt werden, berichten die Forscher. In ihrer Studie zogen sie auch Vergleiche mit Wetteraufzeichnungen des US-Wetterdienstes. Elf globale Klimamodelle sollten die Zahl der vertikalen Blitze von Wolken zum Erdboden simulieren. Die Modelle berechneten eine Zunahme von zwischen sieben und 17 Prozent pro Grad globaler Erwärmung der Luft. Die etwa 25 Millionen Blitze pro Jahr seien die Hauptursache von Wald- und Steppenbränden in den USA, so die Wissenschaftler. Deshalb habe die berechnete Zunahme auch Auswirkungen auf die Entwicklung betroffener Ökosysteme und die dort beheimateten Arten.\nIn Deutschland entluden sich laut dem Karlsruher Blitz-Informationsdienstes von Siemens im vergangenen Jahr knapp 550.000 Blitze, allerdings häufiger im Süden als im Norden. Blitze sind elektrische Entladungen und entstehen durch die Reibung in Wolken. Nach Schätzungen entladen sich etwa 60 Prozent der Blitze innerhalb der Wolken, 40 Prozent schlagen auf der Erde ein.\nMehr im Artikel des Fachmagazins Science.\nTags Blitzglobale ErwärmungGradKlimawandelSturmUnwetterUSAWetterWolke\nLandung gelungen, Sonde tot! Philae schaltet sich ab.\nWas war vor Raum und Zeit?\nKöln könnte an der Nordseeküste liegen!


Android 2.0 mit Google Maps Navigation? | AndroidPIT\nViele wurde darüber ja spekuliert, ob und wann Google eine eigene Navigationssoftware in Google Maps integrieren würde. Nun scheint es so, als würde es schneller gehen als gedacht. Denn offensichtlich soll bereits mit Eclair eine solche Lösung vorgesehen sein.\nUnd was die Software so alles können wird, ist absolut nicht von schlechten Eltern:\nStandorte und Adressen werden wie bei der normalen Google-Suche auch angezeigt\nEingabe der Adresse kann auch via Sprache erfolgen\nEntlang der Route werden Restaurants, Parkplätze, etc. angezeigt\nNavigation erfolgt in der Satelliten-Ansicht. Falls verfügbar, kann auch in die Street-View gewechselt werden\nDie Navigation ist mit der Cloud verbunden. Auf diese Weise können auch Suchanfragen eingesprochen werden. Zumindest im Video klappt das Finden dann ganz ausgezeichnet...\nDas erste Mobiltelefon mit Google Maps Navigation wird das Motorola Droid sein. Ob es allerdings auch auf Deutsch verfügbar sein wird, steht noch nicht fest. Meine persönliche Meinung: es wird für uns noch dauern...\nStephan Breitbach 30.10.2009 Link zum Kommentar\nAlso Verkehr sieht man teilweise schon in Frankreich und England... Aber halt nur auf autobahnen, glaub ich... ne verknüpfung mit red alert wär noch gut :P\nge kas 29.10.2009 Link zum Kommentar\n@Mario: Frankreich zB, wenn ich mich nicht irre.\n@Jörg: Klar, ich weiss auch nicht ob und welche Amerikaner tendentiell mehr ins Ausland reisen als zB wir Deutschen. Es ging mir nur darum, dass in einem riesigen Land wie den USA die Chancen deutlich größer sind ein Navigationssystem wie das von Google nutzen zu können, ohne auf teures Roaming zurückgreifen zu müssen. Ich kann es so einfach nicht belegen, aber meiner Meinung nach müssten die Anzahl der "Inlands-Reisen" für einen Amerikaner höher sein als für den gemeinen Europäer.\nZusätzlich stellt sich allerdings die Frage ob es Googles "Schuld" ist, wenn uns die Cloud-basierte Navigation teuer zu stehen kommen würde. Man kann durchaus auch den Standpunkt vertreten, dass Google mit diesem Ansatz womöglich die Kommunikationsanbieter (bzgl des teueren Data Roaming) unter Zugzwang bringt und uns somit sogar einen Gefallen tut.\n@Fabien Schon klar das er die Data Roaming Charges meinte ...\nim übrigen muss man sich nur mal die Data Coverage Karten der großen Provider in den USA ansehen. Im Westen wird es da teilweise extrem dünn. Oder man wird auf Partner Netzwerke (Roaming) verbunden. Auch hier fallen dann teilweise, je nach Data Plan (und die sind TEUER) Extra Roaming Gebühren an. SO billig wie immer behauptet wird ist das in Amiland nun auch wieder nicht. Die nationale Coverage ist hier in Europa schon besser. Dafür gibt es natürlich auch teilweise eine wesentlich geringere Bevölkerungsdichte in einzelnen Bereichen der USA.\nOb nun Amerikaner weniger ins "Ausland" reisen als Europäer kann ich nicht beurteilen.\nich hab ja im anderen Blog schon zum großteil meinen Senf dazu gegeben und sehe das ähnlich wie ge kas. Der Navi Internetteil ist definitv nur für die Amerikaner zu Ende gedacht - die roaming eigentlich nicht kennen.\nIch kenne des Weiteren auf dem Europäischen Festland auch noch kein Land das Google Traffic hat...\nDaniel K. 29.10.2009 Link zum Kommentar\nHehe, ja und ich als Schweizer (ich kenne mein Land ja bisschen) kann dann mit den Roaming-Gebühren im Ausland auch die Nase breit drücken, das ist horrend teuer... deshalb kappe ich im Ausland immer die Verbindungen mit APNdroid... Strassenkarten (z.B. Europa) sollten auf die SD-Karte geladen werden können. Satelitenbilder nicht unbedingt, das wäre Luxus, aber die Karten zumindest wären ned schlecht, um Verbindungsgebühren zu sparen.\nFreu mich aber schon auf 2.0, hoffe das die ganzen Sprach-Tools nun auch für deutschsprachige Anwender kommt... bis jetzt wurden diese ja nur für Englisch umgesetzt. Ansonsten macht mir 2.0 bereits einen guten Eindruck. Habs gestern über Twitter (googleandroid und google) mitbekommen... unbedinngt followen, wer noch nicht dabei ist! Mein Tipp!\nIch behaupte jetzt einfach mal, dass ich mich als Einwohner der USA entschieden seltener in ein "fremdes" Land (Stichwort Roaming) navigieren lasse, als ein Europäer. Sei es geschäftich oder privat. In diesem Zusammenhang ist die Idee ein Navi zu haben, dass sehr stark an die Cloud gekoppelt ist, für mich nur einseitig zu Ende gedacht.\nDas ist die Frage! Mein Tipp: nein!\nSam S. 29.10.2009 Link zum Kommentar\nKommt Android 2.0 auch für die Elite G1 nutzer ? :)\nNaja, ich glaube ge kas meint, dass die Data Roaming Charges...\nGlaubst Du das die Leute aus den USA weniger zahlen als wir, wenn die ins Ausland reisen? Kaum....\nWo also ist da der Unterschied? Oder was macht es für die Leute in Amiland interessanter als für uns?\nMal wieder ein toller Ansatz von Google. Für unsere Freunde in den USA sicherich interessant. Ich möchte allerdins nicht wissen, was wir löhnen müssten, um uns im Sommerulaub nach Spanien lotsen zu lassen.\nIch hoff das die Sprachsteuerung mit Eclair auch auf Deutsch funktioniert.\nVideo sieht zumindest schon sehr vielversprechend aus und ist auf alle Fälle eine gute Alternative zu CoPilot Live!.


ᑕ❶ᑐ glasfasermatten baumarkt Test und Vergleich ✔ 2019 inkl. Video ▶ Neu mit Preisvergleich ♻\n1. glasfasermatten baumarkt Die Bestverkäufe\n3. Individuelle Kriterien vor dem Kauf von glasfasermatten baumarkt!\nWenn man nach glasfasermatten baumarkt Test sucht erhält man unterschiedliche Suchergebnisse. Wir möchten Licht ins Dunkel bringen und haben hier eine Zusammenfassung der echten Bestseler hinzugefügt um dir möglichst alles strukturiert auf einen Blick bieten zu können extra für dich. Aktuelle glasfasermatten baumarkt Test Bestseller unterteilen wir in die TOP 5 und TOP 50. Dadurch entdeckst du die aktuellen Preisvergleiche der verschiedensten glasfasermatten baumarkt Angebote zum stöbern! Natürlich negligieren wir auf keinen fall den Preis. Um dir stets den güngstigsten glasfasermatten baumarkt Preis zu finden aktualisieren wir die Preise täglich und verlinken Sie immer zu Ebay und Amazon . Rabatte kennzeichnen wir direkt unter dem Produkt, damit sie sich für die besten Angebote entscheiden können . Du kannst das Produkt also heute noch kaufen und dabei Geld sparen!\nDie Zeitabstand der Verzögerung schwankt von Filiale zu Filiale. . Genau Deswegen. wirst du so den Kauf vom glasfasermatten baumarkt Test nicht bereuen. Es funktioniert nicht bloß um Produktkette ausgewählter Preiskategorien.\nDer Test-Vergleich glasfasermatten baumarkt\nAchtung! : Was sagen die Käufer zum glasfasermatten baumarkt Preisvergleich ?\nKundenmeinugnen von überprüften Bestemmi,ge, Sind immer wichtiger als unüberprüfte Käufe . Vor allem wissen am besten die Nutzer, was das glasfasermatten baumarkt Test alles kann und ob es auch deinen Wünschen entsprechen. . Bei unserem Partner : Amazon werden Kaufbewertungen zum Beispiel direkt unterm Preisvergleich gelistet. Wichtiger Merkmal : In letzter Konsequenz existieren noch enorm zu bedenken, bevor man eine geeignete glasfasermatten baumarkt Test weiterempfehlen – schlag zu!. Spezielle Vertrauenssiegel beistehen sicherlich in diesem Fall, jene Unsicherheit auszuräumen.\nDie Preise von glasfasermatten baumarkt kann kein wichtiges Kaufkriterium sein . Durch Preisvergleiche und tägliche aktualisierungen ersparen wir dir hierdurch mühsame Recherche . Aber Achtung ! Bei vergleich von unterschiedlichen Marken/Produkten oder Varianten gilt: Billig ist nicht immer gut. Bei der Auswahl zwischen verschiedenen Versionen oder Ersatzteilen von glasfasermatten baumarkt solltest du dich an die „goldene Regel“ erinnern. Einige Produktpakete sind ungeachtet dessen besonders für den häufigen und intensiven Gebrauch entworfen. . Die Lieferung spielt eine immense Rolle und kann je nach Lieferanten einen deutlichen Kostenfaktor darstellen.\nNormalerweise können die Versandkosten ungeachtet dessen überaus niedrig gehalten werden oder keineswegs erst anfallen. Zu diesem Zweck gehören die Leistung, die getrennten Einstellungen, die Größe des Körpers und der genaue Einsatzbereich. Was viele nicht wissen: Es lohnt sich vor allem immer auch schlechten Rezensionen anzuschauen. Auf ebendiese Weise müssen Sie noch keine lückenlose Auswahlentscheidung treffen und können sich genauso andersartig entscheiden. Kundenbewertungen zu den unabhängigen Modellen vom passenden Produzenten assistieren genauso im Zuge der Entscheidung für den glasfasermatten baumarkt Preisvergleich.\nDie speziellen Bedürfnisse spielen eine entscheidende Rolle und gewährleisten dafür, dass es kein perfektes glasfasermatten baumarkt Test wissen Sie was zu tun ist. Auf ebendiese Weise müssen Sie noch keine lückenlose Auswahlentscheidung treffen und können sich genauso andersartig\nDas gekaufte glasfasermatten baumarkt kannst du extrem schnell durch sogenannte Lieferungen erhalten. Beispielweise empfehlen wir für pressierte Menschen das Prime Programm aus unserem Partnershop Amazon. Die Produkte werden oft noch am selben Tag versendet, sodass du am nächsten Tag schon das Produkt in der Hand halten kannst. Dabei spielt unter anderem die Uhrzeit der Bestellung eine Rolle. Je früher am Tag man bestellt desto eher wird es am selben Tag noch herausgeschicktt. Unter anderem sorgt gerade das Prime Programm, dass Amazon immer beliebter wird.\nglasfasermatten baumarkt Fazit\nVor dem Kauf einer überaus teuren glasfasermatten baumarkt Produkten oder Ersatzteilen. Die Produkttest haben nicht wir gemacht! . Wir haben einfach alles zusammengefügt was wir online gefunden haben. Erprobte Versionen aus hochwertigen Materialien sind trotzdem etliche Male eine gute Basis, um danach glasfasermatten baumarkt Test bist. Produktkette, die annähernd andauernd oder wenigstens ausgesprochen häufig im Einsatz sind, sollten langlebiger und robuster sein.\nDie Top 50 :glasfasermatten baumarkt


Sieg der B-Juniorinnen gegen den Club! - ASV Oberpreuschwitz Sportverein Bayreuth\nSieg der B-Juniorinnen gegen den Club!\nPosted By Nadine Schultheiss on 21. September 2018\nAm Mittwoch Abend (19.09.2018) trugen die B-Juniorinnen des ASV Oberpreuschwitz, die in dieser Saison in die Bezirksliga aufgestiegen sind, gegen die zwei Ligen höher in der Bayerlinga spielenden Mädchen des 1. FC Nürnberg ein Freundschaftsspiel auf unserer Anlage aus.\nDie laufstarken Cluberer dominierten die von Schiedsrichterin Kerstin Distler souverän geleiteten Party in den ersten 20 Minuten. Daran mussten sich unsere Mädels erstmal gewöhnen. Folgerichtig erzielte ihre stärkste Spielerin, Kelly Pittner, bereits in der 14. Minute die Führung für die Mittelfranken. Unser Trainer Duo, Raimund und Olaf, stellte kurzfristig auf 5er Kette um und dann war der Schwung der Nürnbergerinnen erstmal dahin. Die Abwehr des ASV stabilisierte sich und bis zur Pause konnte das Spiel offen gestaltet werden. Zur Freude der knapp 100 (!) Zuschauer und unter den Augen unseres Vorstands, Peter Zeitler, erzielte Sophie Hofmann mit einer feinen Einzelleistung unmittelbar vor der Pause den Ausgleich.\nIm zweiten Durchgang wieder dasselbe Bild. Die Nürnbergerinnen begannen druckvoll, scheiterten aber immer wieder an unserer fehlerfreien Torhüterin, Finja Knopf. Finja ging das gesamte Spiel hoch konzentriert zur Werke und erhielt immer wieder Szenenapplaus von den immer mehr euphorisierten Eltern. In dieser Drangperiode fiel in 59. Minute das 1:2. Über die rechte Seite konnte sich eine Nürnbergerin vor dem Tor durchsetzen und den Ball ins kurze Eck wuchten.\nDanach kamen die Juniorinnen des ASV immer besser ins Spiel. Die Kraft der Nürnbergerinnen, die bereits letzten Samstag das erste Bayernligaspiel (1:4 in Passau) absolviert hatten, ließ nun nach. Der Club konnte sich ab diesem Zeitpunkt keine zwingende Chance mehr erspielen. In der 71. Minute zeigte unser Neuzugang Eva Schmitt eine überragende Einzelleistung. Die U14 Bayernauswahlspielerin lief aus der eigenen Hälfte pfeilschnell auf der linken Seite aufs gegnerische Tor zu, spielte alles aus, was sich ihr in den Weg stellte und schoss den Ball unhaltbar unter die Latte des Glubbbgehäuses. Wahnsinn! Das lässt auf mehr in der Saison hoffen. Unsere letztjährige Torhüterin, der dieses Abschiedsspiel gewidmet war, Lena Kohlmann, hatte keine Chance. Lena spielte in gewohnter Manier das gesamte Spiel wie eine moderne Torhüterin mit und hielt, was zu halten war, aber gegen die Alleingänge auf ihr Tor konnte sie auch nichts ausrichten.\nDen Schlusspunkt unter den viel umjubelten Sieg setzte 5 Minuten später unsere Kapitänin höchstpersönlich! Anna-Lena Kreuzer spielte 3 Gegnerinnen schwindelig, drang von rechts in den Strafraum ein, und ähnlich wie bei Eva hämmerte sie den Ball unter die Latte.\nUnser Trainergespann, Raimund Philbert und Olaf Gorski waren sehr zufrieden. Offenbar tragen die bisherigen Trainingseinheiten und das Trainingslager in Pottenstein bereits Früchte. Die Mädels ziehen mit großer Motivation mit. Herauszuheben aus einer ausgeglichenen Mannschaft sind unsere 2005er „Kücken“, Eva, Leah und Luna, die ihre Aufgaben hervorragend gelöst haben und denen man ihren Altersabstand nicht anmerkt.\nSo kann die Bezirksliga-Saison mit dem Auswärtsspiel beim 1. FFC Hof II am kommenden Samstag beginnen.\n← Herbstrunde G-Jugend Spieltag 1 am 15.09.2018 beim ASV\nASV-Nachwuchs als Einlaufkind beim FC Bayern München →


Hotel in Paris - ibis Paris Eiffelturm Cambronne - Meetings\nNote Kundenmeinungen 3.8/5 16.445 Bewertungen\nPlace Gustave bietet ein 100-prozentig französisches und hausgemachtes Büfett. Umweltbewusst: saisonale Produkte von französischen Bauernhöfen. Wir bekämpfen Abfall und verwenden recyclingfähige, biologisch abbaubare oder wiederverwendbare Verpackungen.\nLE GUSTAVE Nicht vertragliches Foto\nLOENOMANIAC Nicht vertragliches Foto\nParking Ibis Paris Tour Eiffel Zusätzliche Gebühren\nInvalides Fläche 38 m²\nGaribaldi Fläche 42 m²\nChamps de mars Fläche 43 m²\nGrenelle Fläche 49 m²\nTour eiffel Fläche 51 m²\nTour eiffel + grenelle Fläche 99 m²\nSuper Lage, Zimmer ok, Rezeption schlecht erreichbar.\nDie Lage war top!! Die Zimmer ok (klein, sehr hellhörig, sauber) Rezeption war schlecht erreichbar und nicht sehr hilfsbereit. Frühstück war lecker.\nLieber Gast, Vielen Dank, dass Sie sich während Ihres Aufenthalts in Paris für das ibis Paris Tour Eiffel Cambronne entschieden haben Es freut uns sehr zu lesen, dass Ihnen unsere Lage sowie unser Frühstück gefallen haben. Außerdem haben wir Ihre Anmerkung zu Ihren Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme mit der Rezeption zur Kenntnis genommen. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten. Wir haben Ihren Kommentar mit dem Servicemanager geteilt, damit dies nicht noch einmal vorkommt. Wir hoffen, dass wir trotzdem die Möglichkeit haben, Sie bald wieder zu empfangen und so Ihr Vertrauen zurückzugewinnen. Anne, Kundenerfahrung.\nOptimaler Ausgangspunkt für einen Paris Trip\nCsn Paare - 09/10/2021 Bestätigte Mitteilungen ALL\nDas Zimmer ist etwas klein, aber optimal eingerichtet und sehr sauber, neu und modern. Das Personal ist jung und freundlich. Das Frühstück vermisst nur das Rührei-dafür ist der Kaffee aber heiss und frisch. Insgesamt eine gute Empfehlung für eine Städtetour nach Paris!\nLieber Gast, Wir danken Ihnen für Ihr Feedback nach Ihrem Aufenthalt im ibis Paris Tour Eiffel Cambronne. Wir freuen uns sehr zu lesen, dass Ihr Aufenthalt Ihren Erwartungen entsprochen hat und dass Sie unsere Dienstleistungen sowie unsere renovierten Räume geschätzt haben. Wir würden uns freuen, Sie bald wieder in Paris für eine neue großartige Erfahrung mit uns zu sehen. Anne, Kundenerfahrung.\nGut gelegen, alles was man brauch\nBrigitte Paare - 07/10/2021 Bestätigte Mitteilungen ALL\nKleines Zimmer aber alles da, gute lage\nLieber Gast, Vielen Dank, dass Sie sich während Ihres Aufenthalts in Paris für das ibis Paris Tour Eiffel Cambronne entschieden haben. Wir freuen uns, dass Ihnen unsere Lage gefallen hat und alles gut gelaufen ist. Wir hoffen, Sie sehr bald zu sehen! Anne, Kundenerfahrung.\nJoachim Paare - 01/10/2021 Bestätigte Mitteilungen ALL\nDas Ibis Cambronne/Eiffel ist sehr günstig gelegen. Die Metro ist gleich vor dem Eingang. Man kann mit etwas Kondition zu Fuß über die Champs de Mars zu den Champs Èlysées. Wir hatten aufgrund früherer Erfahrungen für drei Nächte ein Superior Zimmer gebucht. Dadurch hatten wir Platz für unser Gepäck. Sonst sind die Zimmer ziemlich klein. Auch dieses Zimmer könnte z.B. durch eine weitere (zweite) Sitzgelegenheit aufgewertet werden. Das Bad ist sehr klein, aber in Ordnung und gut belüftet. Für Menschen, die in Ihrer Mobilität eingeschränkt sind, ist das nichts. Das Frühstück war zufriedenstellend. Dann und wann haperte es mit dem Nachschub z.B. für Brot. Gemessen an Preis-Leistungs-Bedingungen in Paris kann man das hotel ohne weiteres weiterempfehlen.\nLieber Gast, Wir danken Ihnen für Ihr Feedback nach Ihrem Aufenthalt im ibis Paris Tour Eiffel Cambronne. Wir freuen uns zu sehen, dass Sie Ihre Gesamterfahrung genossen haben. Wir hoffen, Sie bald wieder zu sehen! Anne, Kundenerfahrung.\nFj O. Paare - 27/09/2021 Bestätigte Mitteilungen ALL\nMinimalismus mag ja gut und schön sein. Aber als Grundsatz für ein Hotel gelten sollte er nicht. Schlecht verarbeitete Fertigteile, winziges Zimmer, max. 2 qm Nasszelle; keine Tissues, nur 1 Handtuch, keine Klobürste, keine Amenities. Der Vorteil: Wenn man ohnmächtig wird, kann man nicht umfallen. Dazu: Parken in der Tiefgarage pro Tag unverschämte € 27,00.\nLieber Gast, Vielen Dank, dass Sie sich für das Hotel Ibis Paris Tour Eiffel Cambronne für Ihren Aufenthalt in Paris entschieden haben. Angesichts Ihrer Kommentare bedauern wir, dass Ihre Erfahrung insgesamt nicht Ihren Erwartungen entsprach. Wir bedauern aufrichtig, dass Ihr Aufenthalt nicht Ihren Erwartungen entsprach. Wir werden Ihre Meinung teilen, während wir uns bemühen, die Qualität unserer Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern. Wir freuen uns, dass Sie Ihre Bedenken teilen und hoffen, dass Sie uns die Möglichkeit geben, Ihnen in naher Zukunft besser zu dienen. Anne, Kundenerfahrung.\nK. Paare - 23/09/2021 Bestätigte Mitteilungen ALL\nDirekt an der Metro gelegen und fußläufig sind viele Sehenswürdigkeiten rreichbar.\nLieber Gast, Vielen Dank für Ihr Feedback nach Ihrem Aufenthalt im ibis Tour Eiffel Cambronne. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Wir hoffen, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen! Anne, Kundenerfahrung.\n423waldemark Familie - 03/11/2018 Zertifizierte TripAdvisor Bewertung\nGuter Gesamteindruck des Hotels, sehr große Auswahl des Frühstücksbuffets, Zentrale Lage, 200 Meter zur Metrostation ideal als Startpunkt für die sightseeing tour durch Paris, nettes Personal. Parkplatz im Hotel.\nWander42137617450 Paare - 30/10/2018 Zertifizierte TripAdvisor Bewertung\nZimmer und Bad eindeutig viel zu klein. Kein Kleiderschrank, wenig sonstige Ablagefäche.Kein Papierkorb im Zimmer. Dusche extrem klein. Keine Bewegungsmöglichkeiten im Bad. Ausgang zwischen Tür und Bett nicht zumutbar. Der Rest war in Ordnung. Frühstücksbuffet zufriedenstellend.\nSehr geehrter Kunde, Wir danken Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns Ihre Erfahrungen nach Ihrem Aufenthalt im Ibis Paris Tour Eiffel mitzuteilen. Wir haben Ihren Kommentar sorgfältig gelesen und danken Ihnen dafür, dass sie uns Fortschritte ermöglichen. Es tut uns leid, dass Ihr Aufenthalt Ihre Erwartungen nicht erfüllt hat, insbesondere in Bezug auf das Zimmer. Mit freundlichen Grüßen\nveragawoehn Paare - 25/10/2018 Zertifizierte TripAdvisor Bewertung\nLage des Hotels:sehr gut- Frühstücksbuffet:Angebot war sehr beschränkt und zudem täglich gleich-Bad: sehr beengt-Befestigung des Föhns sehr unglücklich-Restaurant im Hotel kann nicht weiter empfohlen werden\nWir danken Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns nach Ihrem Aufenthalt im Ibis Paris Tour Eiffel von Ihren Erfahrungen zu berichten. Wir haben Ihren Kommentar sorgfältig gelesen und danken Ihnen dafür, dass wir Fortschritte machen können. Es tut uns leid, dass Ihr Aufenthalt nicht Ihren Erwartungen entsprach. Mit freundlichen Grüßen