ABBILDUNGSSYSTEM UND -VERFAHREN FÜR MIKROSKOPIE - Dokument DE69802514T2\nDokumentenidentifikation DE69802514T2 27.06.2002\nTitel ABBILDUNGSSYSTEM UND -VERFAHREN FÜR MIKROSKOPIE\nAnmelder Isis Innovation Ltd., Oxford, GB\nErfinder WILSON, Tony, Oxford OX4 1BN, GB;\nNEIL, Andrew, Mark, Oxford OX2 9LB, GB;\nJUSKAITIS, Rimvydas, Oxford OX2 8NT, GB\nVertragsstaaten AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE\nIPC-Nebenklasse G06T 5/50 G01B 11/24\nDie vorliegende Erfindung betrifft einen Mikroskopie-Abbildungsapparat und ein Abbildungsverfahren, um ein Bild zu erzeugen, das im Allgemeinen nur scharfe Details enthält, und ein Verfahren dafür. Die vorliegende Erfindung ist geeignet, um Bilder zu erzeugen, die verwendet werden können, um scharfe dreidimensionale Bilder voluminöser Strukturen bzw. räumlicher Strukturen zu erzielen.\nMit einem herkömmlichen Lichtmikroskop können dreidimensionale Strukturen nicht erfolgreich abgebildet werden. Das sich ergebende Bild besteht aus einem scharfen Bild in einem Schärfebereich bzw. einem im Brennpunkt liegenden Bereich einer dreidimensionalen Struktur sowie unscharfe Bilder der Strukturen oberhalb und unterhalb des im Brennpunkt liegenden Bereichs bzw. des scharfen Bereichs. Ein herkömmliches Lichtmikroskop ist nicht dazu in der Lage, außerhalb des Brennpunkts liegende Details wiederzugeben.\nKonfokale Mikroskope sind entwickelt worden, die optisch eine dreidimensionale Struktur aufschneiden, um scharfe Bilder einzelner Schichten oder Lagen der Struktur bereitzustellen, die aufeinander folgend kombiniert werden können, um ein scharfes dreidimensionales Bild der vollständigen Raumstruktur auszubilden. Unglücklicherweise ist das zur Verfügung stehende Licht konfokaler Mikroskope im Allgemeinen schwach, wenn inkohärente Lichtquellen verwendet werden. Konfokale Laserabtastmikroskope können eine sehr schmale Tiefenschärfe erzielen, benötigen aber eine teure Apparatur und ein Beleuchtungs-/Abbildungs-Pinhole bzw. -loch, durch das das Laserlicht fokussiert werden muss.\nIn US 5,381,236 wird ein optischer Sensor beschrieben, der verwendet wird, um den Bereich (Abstand) individueller Merkmale einer dreidimensionalen Struktur zu bestimmen. Der Sensor weist eine periodisch gemusterte Lichtquelle auf, die die Struktur beleuchtet und reversibel ist (das heißt das Muster ist um 180º phasenverschoben). Ein Feld von Detektorelementen, die auf das Muster der Lichtquelle ausgerichtet sind, wird verwendet, um ein Bild des Musters und das umgekehrte des Musters, das die Struktur beleuchtet, zu detektieren. Da das Muster nur auf jenen Teilen der Struktur, die sich selbst im Brennpunkt bzw. Fokus befinden, gut abgebildet wird, ermöglicht dies, dass der Bereich (Abstand) der sich im Brennpunkt befindlichen Teile der Struktur bestimmt wird. Der Apparat und das Verfahren, das in US 5,381,236 beschrieben ist, hat den Nachteil, dass, um zu arbeiten, die einzelnen Elemente des Detektors exakt mit dem Muster der Lichtquelle ausgerichtet sein müssen und damit übereinstimmen müssen. In der Praxis hat sich herausgestellt, dass dies nahezu unmöglich zu erreichen ist.\nWO-A-97/06509 beschreibt ein Verfahren zum Erzeugen eines optisch in Schnitte unterteilten Bildes einer Probe. Ein Merkmal der WO-A-97/06509 liegt darin, dass ein synthetisch komplexes Bild von einer Anzahl aufgezeichneter Bilder über einen komplexen Verarbeitungsschritt erzeugt wird, der auf Sinus- und Kosinustransformationen basiert. Eine ähnliche Anordnung ist in Gruber et al. (Gruber und Hausler (1992): Optik, 89, 3, S. 118-122) beschrieben und verlässt sich ebenso auf eine Sinus- und Kosinustransformation einer Reihe von Bildern mit geänderter räumlicher Phase.\nDie vorliegende Erfindung strebt an, einen Mikroskopie-Abbildungsapparat und ein Abbildungsverfahren bereitzustellen, um Bilder zu erzeugen, die in einer ähnlichen Weise, wie konfokale Bilder, nur scharfe Details bzw. fokussierte Details umfassen, und die verwendet werden können, um ein dreidimensionales Bild einer Struktur durch optische Schnittbildung der Struktur zu erzeugen. Die vorliegende Erfindung erzielt die optische Schnittbildung, ohne eine präzise Ausrichtung oder Übereinstimmung des Detektors und von Musterkomponenten zu erfordern und stellt gleichzeitig geringe Kostenanforderungen bereit.\nGemäß einem Aspekt stellt die vorliegende Erfindung ein Verfahren zum Erzeugen eines Bildes einer Probe bereit, das die folgenden Schritt umfasst: die Probe wird mit einer Lichtquelle beleuchtet; ein im Wesentlichen periodisches räumliches Muster wird auf der Probe erzeugt; ein erstes Bild der Probe wird aufgezeichnet; die räumliche Phase des Musters auf der Probe wird geändert und ein zweites Bild der Probe wird aufgezeichnet; wenigstens ein weiterer Schritt des Änderns der räumlichen Phase des Musters auf der Probe wird wiederholt und ein drittes Bild der Probe wird aufgezeichnet, wobei die räumliche Phase des Musters bei wenigstens drei aufgezeichneten Bildern der Probe unterschiedlich ist; und die drei oder mehr aufgezeichneten Bilder der Probe werden analysiert, um das räumliche Muster von den Bildern zu entfernen, wodurch ein optisch in Schnitte unterteiltes Bild der Probe erzeugt wird.\nBei dem Verfahren und ebenso bei dem Apparat gemäß der Erfindung wird ein optisch in Schnitten unterteiltes Bild durch Gruppieren aufgezeichneter Bilder in Paare von Bildern erzielt, wobei die Quadratwurzel der Summe der Quadrate der Differenzen zwischen den aufgezeichneten Bildern bei jedem Paar der Bilder berechnet wird, und, falls drei Bilder aufgezeichnet worden sind, das räumliche Muster gemäß der folgenden Formel entfernt wird:\nbei dem die drei aufgezeichneten Bilder I&sub1;, I&sub2; und I&sub3; sind und das optisch in Schnitten unterteilte Bild I ist.\nWährend der identifizierte Stand der Technik auf einem übereinstimmenden Detektorgitter beruht, das nach strengen Anforderungen mit dem Maskenmuster ausgerichtet ist, liegt der Vorteil der vorliegenden Erfindung darin, dass das Erfordernis nach einem derartigen übereinstimmenden Detektorgitter beseitigt ist. Das Verarbeiten der Bilddaten ist einfach und die Erfindung ermöglicht die Produktion von optisch in Schnitten unterteilten Bildern von einem herkömmlichen Mikroskop in Echtzeit.\nBei einer bevorzugten Ausführungsform wird das obige Verfahren bei unterschiedlichen Brennpunktpositionen wiederholt, um ein scharfes bzw. im Brennpunkt liegendes dreidimensionales Bild der Probe zu erzeugen. Bei einer spezifischen Ausführungsform der Erfindung, die im Folgenden detailliert beschrieben wird, wird dadurch ein dreidimensionales Bild der Oberflächenstruktur der Probe erzielt.\nDie räumliche Phase des Musters kann kontinuierlich oder in diskreten Schritten geändert werden: wo die räumliche Phase kontinuierlich geändert wird, werden die aufgezeichneten Bilder der Probe über eine vorbestimmte Zeitdauer integriert. Es wurde berechnet und ebenso in der Praxis bestätigt, dass Bilder hoher Qualität erzielt werden, wenn die räumliche Phase des Musters kontinuierlich geändert wird. Somit liegt ein breiter Bereich von Mitteln zum Ändern der räumlichen Phase im Anwendungsbereich der vorliegenden Erfindung.\nGemäß einem weiteren Aspekt stellt die vorliegende Erfindung ein Verfahren zum Verarbeiten von Bilddaten bei wenigstens drei Bildern derselben Probe bereit, wobei die Bilder ein im Wesentlichen periodisches Muster aufweisen, die darauf überlagert sind, die räumlichen Phasen der Muster der drei Bilder sind unterschiedlich, weil sie eine Analyse der Daten umfassen, um so ein zusammengesetztes Bild, das frei von dem Muster ist, zu erzeugen.\nGemäß noch einem weiteren Aspekt stellt die vorliegende Erfindung einen Mikroskopie-Abbildungsapparat bereit, der Folgendes umfasst: eine Lichtquelle; ein Mustermittel, um ein im wesentliches periodisches räumliches Muster zu erzeugen; ein Fokussiermittel, um Licht von der Lichtquelle auf einer Probe zu fokussieren und um das Muster auf der Probe zu erzeugen; ein Phasenverschiebemittel, um die räumliche Phase des Musters, das auf der Probe erzeugt wird, einzustellen; einen Detektor, um Bilder der Probe zu detektieren; und einen Analysator, der ein Mittel hat, um Bilder der Probe zu analysieren, wobei die räumliche Phasenverschiebung des Musters sich bei wenigstens drei Bildern unterscheidet, und ein Mittel zum Entfernen des räumlichen Musters von den drei Bildern der Probe, wobei dadurch ein optisch in Schnitten unterteiltes Bild der Probe erzeugt wird.\nVorzugsweise ist das Mustermittel in der Gestalt einer Maske, die eine eindimensionale lokale Periodizität aufweist und das Maskenmuster wird auf die Probe projiziert. Beispielsweise kann die Maske ein lineares Gitter sein. Die Maske kann ebenso eine zirkulare Maske sein, die ein spiralförmiges Gitter enthält. In dem letzteren Fall wird das Muster praktischerweise auf die Probe projiziert, indem die Probe durch einen Pfeil des Gitters beleuchtet wird, das sich in Richtung auf oder an der Kante bzw. am Ende der zirkularen Maske befindet; da in diesem Abschnitt das spiralförmige Gitter sich einem Gitter mit parallelen Linien nähert. Ein Vorteil dieses spiralförmigen Gitters liegt darin, dass eine kontinuierliche Bewegung des Gitters durch Drehen der Maske erzielt wird. Alternativ kann, wo eine kohärente Lichtquelle verwendet wird, die Mustereinrichtung durch eine zweite kohärente Lichtquelle bereitgestellt werden, die so angeordnet ist, um mit dem Licht von der ersten Lichtquelle zu interferieren.\nBei einer weiteren Ausführungsform stellt die vorliegende Erfindung ein Verfahren zum Anpassen eines herkömmlichen Mikroskops bereit, um optisch in Schnitte unterteilte Bilder einer Probe zu erzeugen, wobei das Verfahren das Einführen eines Mustermittels in das optische Systems des Mikroskops umfasst, um ein im Wesentlichen periodisches räumliches Muster der Probe zu erzeugen; ein räumliches Phasenverschiebemittel zum Einstellen der räumlichen Phase des Musters bereitgestellt wird, um wenigstens drei unterschiedliche räumliche phasenverschobene Muster auf der Probe zu erzeugen; und ein Analysator bereitgestellt wird, der ein Mittel hat, um wenigstens drei getrennte Bilder der Probe zu analysieren, wobei jede eine unterschiedliche räumliche Phasenverschiebung des Musters hat, und ein Mittel, um das räumliche Muster von den Bildern der Probe zu entfernen, wobei dadurch ein optisch in Schnitten unterteiltes Bild der Probe erzeugt wird.\nEs ist somit ein Vorteil der vorliegenden Erfindung, dass ein herkömmliches Mikroskop, ein Standardteil einer Laborausrüstung, leicht umgewandelt werden kann, so dass es dazu in der Lage ist, optisch in Schnitte unterteilte Bilder bereitzustellen.\nDie vorliegende Erfindung kann ebenso ein Verfahren zum Verarbeiten von Bilddaten von wenigstens drei Bildern derselben Probe bereitstellen, wobei die Bilder ein im Wesentlichen periodisches Muster aufweisen, das darauf verlagert ist, wobei die räumlichen Phasen des Musters auf den drei Bildern unterschiedlich sind, wobei die Analyse der Daten umfasst ist, um so eine Zusammensetzung von dem Bild zu erzeugen, das frei von dem Muster ist.\nAusführungsformen der vorliegenden Erfindung werden nun beispielhaft unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen beschrieben, für diese gilt:\nFig. 1 ist ein schematisches Diagramm eines Mikroskopie-Abbildungsapparats in Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung;\nFig. 2 ist ein schematisches Diagramm eines optischen Systems der vorliegenden Erfindung;\nFig. 3 zeigt gemessene Axialantworten des Systems der Fig. 2;\nFig. 4(a) zeigt ein Autofokusbild von Seerosen-Pollenkörnchen (Feldgröße bzw. Bildfelddurchmesser beträgt 100 um · 70 um), das gemäß der vorliegenden Erfindung erhalten wurde; und\nFig. 4(b) zeigt ein herkömmliches Bild von Seerosen-Pollenkörnchen (nicht entsprechend der vorliegenden Erfindung), wenn das Mikroskop in einer Ebene mittlerer Tiefe fokussiert ist.\nDer Abbildungsapparat, der in Fig. 1 gezeigt ist, hat viele Merkmale eines herkömmlichen Mikroskops und beinhaltet insbesondere eine inkohärente Lichtquelle 10, ein Fokussiermittel, das bevorzugt in der Form einer oder mehrerer Linsen 11 ist, die Licht von der Lichtquelle 10 auf das abzubildende Objekt O fokussiert. Ein Strahlteiler 12 befindet sich zwischen der Lichtquelle und dem Objekt, so dass das Licht, das von dem Objekt reflektiert wird, in Richtung auf einen Lichtdetektor 13, der bevorzugt in der Form einer CCD-Kamera ist, reflektiert wird. Zusätzlich beinhaltet der Apparat eine Maske 14, die beispielsweise in der Gestalt eines Gitters bemustert ist und die mit der Lichtquelle 10 versehen ist, so dass das Objekt mit einem Nicht-Null-, räumlich im Wesentlichen periodischen Muster beleuchtet wird. Das Maskenmuster wird somit auf die Probe projiziert. Vorzugsweise hat das Maskenmuster eine Periodizität in nur einer Dimension. Die Detektorebene ist der Ebene zugeordnet, in der das projizierte Muster fokussiert ist, um ein optisch in Schnitte unterteiltes Bild des auszubildenden Objekts zu ermöglichen.\nDer Apparat beinhaltet weiter eine räumliche Phasenverschiebeeinrichtung 15, um die räumliche Phase des Maskenmusters einzustellen, das auf das Objekt fokussiert ist, so dass wenigstens drei unterschiedliche Phasen des Maskenmusters erzeugt werden. Das Phasenverschiebemittel 15 kann in der Form eines Wagens sein, um die Maske entweder inkrementell oder kontinuierlich relativ zu dem Objekt zu bewegen, so dass die räumliche Phase des gemusterten Lichts, das auf das Objekt fokussiert ist, geändert werden kann. In dem Fall einer Maske, die in der Gestalt eines linearen Gitters ist, ist der Wagen angeordnet, um das Gitter senkrecht zu der Achse des Abbildungsapparats zu bewegen. Eine andere Option zum Einstellen der räumlichen Phase beinhaltet eine Bewegung des Strahlteilers, um so die Phase des projizierten Musters zu verschieben.\nDas Muster kann auf der Probe in unterschiedlichen Arten erzeugt werden. Das Muster wird optional erzeugt, indem ein Band, das ein Muster, beispielsweise parallele Streifen trägt, verwendet wird. Hier projiziert eine Lichtquelle das Muster des Bandes auf die Probe. Das Band bildet eine Schleife um die Lichtquelle, so dass das Licht nur durch jenen Teil der Probe scheint, der sich zwischen der Lichtquelle und dem Objekt befindet. Alternativ bildet das Band eine Schleife um die Probe.\nEine andere Option liegt darin, dass das Band eine Schleife um einen Spiegel bildet, wobei ein Teil des Bandes sich zwischen der Lichtquelle und dem Spiegel befindet. Das Licht, das durch das Band gelangt ist, würde dann auf die Probe mittels des Spiegels reflektiert werden. Ein derartiges Band kann somit kontinuierlich oder inkrementell in dieselbe Richtung zu jeder Zeit bewegt werden. Es bietet den Vorteil der Erzeugung eines Musters, beispielsweise exakt paralleler Streifen (wie dies eine Maske tut, die ein rechteckiges Feld umfasst), und zwar ohne die Notwendigkeit, es in einer sägezahnartigen Art und Weise zu bewegen oder die Bewegungsrichtung umzukehren.\nIn Fig. 1 ist das Phasenverschiebemittel 15 in der Form eines Wagens, der angeordnet ist, um die Maske 14 in drei vorbestimmte Positionen zu bewegen, die sich in einer Ebene senkrecht zu der Achse des Abbildungsapparats befinden (in die Seite und heraus davon). Die drei Positionen für den Wagen werden so gewählt, dass drei unterschiedliche räumliche Phasen der Maske auf dem Objekt fokussiert sind. Beispielsweise können die drei Phasen wie folgt sein: φ, φ + 120º und φ + 240º. Alternativ können die räumlichen Phasenverschiebungen beispielsweise wie folgt erzeugt werden: φ, φ + 90º, φ + 180º und φ + 270º. Bei jedem der beiden oben gegebenen Beispiele ist die Winkeldifferenz zwischen den individuellen räumlichen Phasen dieselbe, jedoch ist es für die Winkeldifferenz nicht wesentlich, gleich zu sein, das heißt räumliche Phasenverschiebungen von φ, φ + 90º und φ + 270º können ebenso verwendet werden.\nDer Abbildungsapparat beinhaltet weiter einen Analysierer 16, der mit dem Detektor verbunden ist, der das Ausgangssignal des Detektors analysiert. Der Analysierer 16 kann eine Speichereinrichtung 17 beispielsweise in der Gestalt einer Vielzahl von Puffern enthalten, die separat die drei oder mehr Bilder des Objekts speichern, wobei jedes mit unterschiedlichen Phasen der Maske beleuchtet wird. Der Analysierer 16 beinhaltet weiter ein Musterentfernungsmittel 18, um die drei oder mehr gespeicherten Bilder zu analysieren, um so das Maskenmuster von den Bildern zu entfernen, wodurch ein optisch in Schnitte unterteiltes Bild des Objekts zum Vorschein gebracht wird. Ein 3D-Abbildungsmittel 19 wird herkömmlicherweise bereitgestellt, das Standardwiedergabetechniken verwendet, um ein dreidimensionales Bild des Objekts durch Kombinieren einer Vielzahl unterschiedlicher, optisch in Schnitte unterteilter Bilder, die durch das Musterentfernungsmittel 18 erzeugt wurden, bei unterschiedlichen Brennpunktpositionen zu erzeugen.\nDas Musterentfernungsmittel 18 kann arbeiten, um direkt das scharfe Bild minus den Streifen zu bestimmen. Wo beispielsweise drei Bilder I&sub1;, I&sub2;, I&sub3; sind, die bei drei gleichmäßig beabstandeten räumlichen Phasen erzeugt wurden, kann das scharfe Bild I bestimmt werden, indem die folgende Gleichung verwendet wird:\nEine Realisierung dieses Verfahrens für jedes Pixel des Bildes ist jedoch rechnerisch aufwändig. Um alternativ eine Echtzeitabbildung zu ermöglichen, die ohne das Erfordernis nach einem dafür bestimmten Bildverarbeitungsapparat durchzuführen ist, kann der Analysierer 16 eine Nachschlagtabelle beinhalten, die mit dem Musterentfernungsmittel 18 verbunden ist. Die Nachschlagtabelle ist eine Tabellierung aller möglichen Lösungen der obigen Gleichung bezüglich der drei Eingangsbildwerte und ermöglicht, dass das Bild I durch Bezugnahme auf die Tabelle eher bestimmt wird als durch Berechnung der Lösung der Gleichung für jedes Pixel.\nDer Abbildungsapparat, der oben beschrieben wurde, nutzt den Vorteil der Tatsache, dass irgendeine räumliche Frequenz in dem Bild des Objekts, die nicht Null ist, sich abschwächt, wenn der Apparat defokussiert ist. Dies bedeutet, dass das Maskenmuster nur auf jenen Teilen des Objekts gut abgebildet ist, die im Fokus sind bzw. scharf sind, und somit wird ein Mittel bereitgestellt, um jene Teile des Objekts in Schnitte zu unterteilen, die im Fokus bzw. scharf sind, jedoch mit einem ungewünschten Streifenmuster, das überlagert ist. Indem drei oder mehr Bilder des Objekts bei derselben Brennpunktposition aufgezeichnet werden, aber mit unterschiedlichen überlagerten räumlichen Phasen des Musters, ist es für die zu analysierenden Bilder möglich, die überlagerten Bilder zu entfernen, um ein optisch in Schnitte unterteiltes Bild des Objekts zum Vorschein zu bringen.\nVorzugsweise ist die Maske 14 in der Gestalt eines linearen Gitters, das ein quadratisches Wellenmuster ist, da dies den größten Lichtdurchsatz ergibt. Alternierende transparente und nicht-transparente Bänder gleicher Breite sind geeignet. Ein Muster mit breiteren Bändern führt zu einem tieferen optischen Schnitt. Gute Ergebnisse wurden erzielt, indem Bänder mit einer Breite von 5 bis 30 um, insbesondere 12¹/&sub2; um verwendet wurden, obwohl unterschiedliche Breiten geeignet sein werden, und zwar gemäß der geforderten optischen Schnittunterteilung. Jedoch kann jedes angewendete, im Wesentlichen periodische Lichtintensitätsmuster verwendet werden. Geeignete alternative Masken beinhalten ein spirales bzw. spiralförmiges Gitter. Darüber hinaus können zweidimensionale periodische Muster ebenso verwendet werden, jedoch ist natürlich die Analyse der sich ergebenden Bilder etwas kompliziert.\nDa die Musterbeabstandung die Tiefe der optischen Schnittbildung bestimmt, wird idealerweise die Musterbeabstandung (räumliche Periodizität) der Maske ausgewählt und die Beleuchtungsverstärkung wird so angeordnet, dass nur das Fundamentale des Musters auf das Objekt projiziert wird. In dem Fall des linearen quadratischen Wellengitters, das oben beschrieben wurde, wo die drei Phasen des Gitters φ, φ + 120º und φ + 240º auf das Objekt projiziert werden, wird die dritte Harmonische automatisch bei der darauf folgenden Verarbeitung der drei Bilder herausgelöscht und so ist es nicht wesentlich, zu vermeiden, dass die dritte Harmonische auf das Objekt projiziert wird. Dies stellt eine größere Freiheit in dem Gesamtdesign des Abbildungssystems bereit und verbessert das zur Verfügung stehende Licht des Apparats. Im Allgemeinen werden dort, wo die Differenz zwischen den n Phasenverschiebungen des Musters, die auf das Objekt projiziert werden, in jedem Fall dasselbe sind, die n-te Harmonische und Harmonische davon automatisch herausgelöscht.\nEin Abbildungsapparat wurde oben beschrieben, bei dem drei oder mehr diskrete, vorbestimmte Phasenverschiebungen des Musters auf das Objekt projiziert werden. Wo die räumliche Phase des Musters kontinuierlich variiert wird, werden beispielsweise unter Verwendung einer rotierenden spiralen Maske oder einer kontinuierlichen Bewegung einer Maske vom Gittertyp die Bilder des Objekts über vorbestimmte Zeitdauern integriert, um das optisch in Schnitte unterteilte Bild zu erzeugen.\nDer Abbildungsapparat kann alternativ eine kohärente Lichtquelle verwenden. Dies erlaubt wiederum, dass die Maske eine Intensität oder Phasenmusterung aufweist. Die Verwendung einer periodischen Phasenmusterung wird bevorzugt, da das Lichtpotenzial des Apparats größer ist als in dem Fall einer periodischen Intensitätsmusterung. Bei einer weiteren Alternative können zwei kohärente Lichtstrahlen verwendet werden, die so angeordnet sind, dass das Licht von den zwei Quellen interferieren, um ein Streifenmuster in dem Objektvolumen zu erzeugen. Wo zwei kohärente Lichtstrahlen verwendet werden, kann die temporäre Phasendifferenz zwischen den beiden Lichtstrahlen geändert werden, um die benötigten räumlichen Phasenverschiebungen des Streifenmusters zu bewirken. Wo eine oder mehrere kohärente Lichtquellen verwendet werden, erstreckt sich das Streifenmuster in die Tiefe durch das Objektvolumen, also ist eine axiale Ausrichtung der Detektionsebene nicht mehr kritisch. Dieser Lösungsansatz eignet sich insbesondere für eine Fluoreszenzabbildung.\nDas optische System einer spezifischen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung besteht einfach aus einer Beleuchtungsmaske S(t&sub0;,w&sub0;), die auf ein Objekt mit einer Amplitudentransmittanz oder -reflektanz τ(t1,w1) abgebildet wird. Das Endbild wird durch eine CCD-Kamera in der Abbildungsebene (t,w) aufgezeichnet. Die Maske wird inkohärent beleuchtet, was es uns erlaubt, die Bildintensität wie folgt zu schreiben:\nI(t,w) = S(t&sub0;,w&sub0;) h&sub1;(t&sub0; + t&sub1;, w&sub0; + w&sub1;)τ(t&sub1;,w&sub1;)h&sub2;(t&sub1; + t, w&sub1; + w)dt&sub1;dw&sub1; ²dt&sub0;dw&sub0; (1)\nwobei h1,2 die Amplitudenpunktspreizungsfunktionen der zwei Linsen darstellen. Wir bestimmen ebenso, in optischen Koordinaten (t,w) zu arbeiten, die zu realen Koordinaten (x,y) über (t,w) = 2π/λ (x,y)nsinα in Beziehung stehen, wobei n sin α die numerische Apertur (NA) ist und λ die Wellenlänge bezeichnet.\nWir nehmen ebenso an, dass die Beleuchtungsmaske die Form eines eindimensionalen Gitters annimmt, das aus Gründen der Einfachheit wie folgt beschrieben werden kann:\nS(t&sub0;,w&sub0;) = 1 + mcos( t&sub0; + φ&sub0;) (2)\nwobei m eine Modulationstiefe bezeichnet und φ&sub0; eine beliebige räumliche Phase bezeichnet. Die normalisierte räumliche Frequenz bezieht sich auf die tatsächliche räumliche Frequenz ν über = βλν/NA, wobei β die Vergrößerung zwischen der Gitterebene und der Probenebene bezeichnet. Falls wir nun die Gleichung (2) in die Gleichung (1) einsetzen, so haben wir\nI(t,w) = I&sub0; + Iccosφ&sub0; + Issinφ&sub0; (3)\nwobei I&sub0; durch die Gleichung (1) mit S = 1 gegeben ist und natürlich ein herkömmliches Großfeldbild bzw. Weitwinkelbild darstellt. Ic und Is stellen das Bild auf Grund von Masken der form mcos( t&sub0;) und msin( t&sub0;,) jeweilig dar. Falls wir nun Ip = bilden, entfernen wir das Gittermuster von dem Bild der Probe. Dies wird erzielt, indem drei Bilder I&sub1;, I&sub2; und I&sub3; genommen werden, die den relativen räumlichen Phasen φ + = 0, φ&sub0; = 2π/3 und φ&sub0; = 4π/3 jeweilige entsprechen.\nWir erhalten somit ein optisch in Schnitte unterteiltes Bild, das nicht I&sub0; enthält, indem Folgendes berechnet wird\nDies ist analog zur quadratischen Gleichrichtung in Kommunikationssystemen.\nUm die Fähigkeit unseres Systems zu demonstrieren, optisch in Schnitte unterteilte Bilder in Echtzeit zu erzeugen, führen wir ein eindimensionales Gitter mit 40 Zeilen/mm in dem Beleuchtungspfad eines herkömmlichen Mikroskops ein. Da wir Optiken mit unendlicher Tubuslänge verwendeten, war es notwendig, separate Linsen sowohl für die Projektion des Bildes des Gitters auf die Probe als auch für die Abbildung der Probe auf die CCD-Kamera einzuführen. Dies führte zu einer effektiven Vergrößerung zwischen der Beleuchtungsebene und der Probe von (50/180) M, wobei M die nominale Vergrößerung der Objektivlinse ist. Eine 15 W- Wolfram-Halogenlampe wurde als Lichtquelle zusammen mit einem Grünfilter (Bandbreite 100 nm) verwendet. Die Bilder wurden mit einer CCD-Kamera aufgezeichnet und zu einem Matrox Meteor Frame Grabber bzw. Bilderfasser übertragen. Das Gitter wurde in der Art und Weise eines einfachen Sägezahns, der mit der Kamera-Framerate bzw. -Vollbildrate synchronisiert war, derartig bewegt, dass jedes der drei aufeinander folgenden Kamerabilder einer räumlichen Verschiebung eines Drittels einer Periode in der Position des projizierten Bildes des Gitters entsprach, Fig. 2. Die Tatsache, dass das Gitter während der Integrationszeit eines jeden Rahmens bzw. Vollbildes in Bewegung ist, führt dazu, dass sich die Werte von Ic und Is in Gleichung (3) um einen Faktor sinc(πt/3T) verringern, wobei t die Integration der Kamera ist und T die Zeit zwischen dem Aufzeichnen aufeinander folgender Vollbilder ist. In unserem Fall gilt T = 2t = 40 ms und folglich ist dieser Faktor nur 0,955. In dem schlimmsten Fall T = t fällt der Faktor auf nur 0,827. Die optisch in Schnitte unterteilten Bilder wurden erhalten, indem eine Gleichung (4) zusammen mit einer Nachschlagtabelle verwendet wurde, die alle möglichen Kombinationen von h, 12 und 13 von unserer 8-Bit-Kamera auf Ip einander zuordnete.\nUm die Stärke der optischen Schnittunterteilung unseres Mikroskops zu messen, verwendeten wir einen ebenen Spiegel zusammen mit einer kalibrierten axialen Übersetzungsstufe; die sich ergebenden axialen Antworten sind in Fig. 3 für zwei Olympus MD Planobjektive gezeigt. Wir merken an, dass die Verwendung des 50X 0,75 NA ν = 0,4 in unserem System entspricht, für das wir ein halbes Maximum voller Breite (FWHM) von 0,875 um vorhersagen, das sich gut mit dem gemessenen Wert von 0,91 um vergleichen lässt. Die Theorie sagt, dass das 150X, 0,95 NA Trockenobjektiv ν = 0,8 und folglich eine FWHM von 0,27 um ergeben sollte. In der Praxis haben wir 0,43 um gemessen, was dem entspricht, dass die numerische Apertur dieser Linse eher 0,85 als 0,95 ist. Diese Diskrepanz ist konsistent mit anderen Messungen, die mit Hochaperturlinsen durchgeführt wurden und können auf eine Vielfalt von Ursachen zurückgeführt werden, von denen eine wahrscheinlich die starke Abschwächung der Randstrahlen ist, die zu einer wirksamen Apodisation der Pupillenfunktion führt.\nIn Fig. 4 zeigen wir Bilder, in denen die dicke Volumenstruktur bzw. Raumstruktur eines Seerosen-Pollenkörnchens abgebildet wird. Fig. 4(a) stellt ein Autofokusbild dar, das durch Anzeigen der maximalen Bildintensität bei jedem Pixel durchgängig für eine 30 um Axialabtastung gemäß der vorliegenden Erfindung unter Verwendung des 50X, 0,75 NA Objektivs dargestellt wird. Die vollständige Oberflächenstruktur des Körnchens wird gut über das ganze Bildvolumen abgebildet. Fig. 4(b) zeigt auf der anderen Seite ein herkömmliches Bild, das bei einer Ebene auf halbem Weg durch das Körnchen genommen wurde. Es ist klar, dass ein Großteil der unscharfen Fokussierung hier vorhanden ist, die verhindern kann, dass jegliche sinnvolle dreidimensionale Bildverarbeitung ausgeführt werden kann.\nMan wird erkennen, dass ein herkömmliches Mikroskop leicht so modifiziert werden kann, um optisch in Schnitte unterteilte Bilder zu erhalten. Die Modifikationen bestehen in der Einführung der gemusterten Maske und des Wagens in das Beleuchtungssystem des Mikroskops und in der Hinzufügung des Analysators, der oben beschrieben wurde. Das Einführen der Maske und des Wagens kann wiederum die Einführung zusätzlicher Optiken erfordern, wo jedoch das herkömmliche Mikroskop eine Iris beinhaltet, die auf das Objekt fokussiert ist, kann die Iris einfach durch eine Maske und einen Wagen ohne weitere Änderung ersetzt werden.\nDer Abbildungsapparat, der oben beschrieben wurde, kann in einem breiten Bereich von Abbildungsmodalitäten verwendet werden, die beispielsweise ein Dunkelfeld und Differenzinterferenzkontrast beinhalten. Ebenso kann der Abbildungsapparat in allen herkömmlichen Mikroskopanwendungen verwendet werden. Insbesondere kann der Apparat bei biomedizinischen Anwendungen verwendet werden und hat den Vorteil, dass ein Fluoreszenzabbilden mit optischer Unterteilung in Schnitte effizient durchgeführt werden kann, ohne einen Laser als Lichtquelle zu benötigen.\n1. Verfahren zum Erzeugen eines Bildes einer Probe (0) mit den Schritten, wonach die Probe (0) mit einer Lichtquelle (10) beleuchtet wird; ein im Wesentlichen periodisches räumliches Muster auf der Probe (0) erzeugt wird; ein erstes Bild der Probe (0) aufgezeichnet wird; die räumliche Phase des Musters auf der Probe (0) geändert wird und ein zweites Bild der Probe (0) aufgezeichnet wird; wenigstens noch einmal die Schritte des Änderns der räumlichen Phase des Musters auf der Probe (0) und des Aufzeichnens eines dritten Bildes der Probe (0) wiederholt wird, wobei die räumliche Phase des Musters in wenigstens drei aufgezeichneten Bildern der Probe (0) unterschiedlich ist; und die drei oder mehr aufgezeichneten Bilder der Probe (0) analysiert werden, um das räumliche Muster von den Bildern zu entfernen, um dadurch ein optisch unterteiltes Bild der Probe (0) zu erzeugen,\nein optisches unterteiltes Bild erhalten wird, indem die aufgezeichneten Bilder in Paaren von Bildern gruppiert werden, die Quadratwurzel der Summe der Quadrate der Unterschiede zwischen den aufgezeichneten Bildern in jedem Paar von Bildern berechnet wird, und,\nfalls drei Bilder aufgezeichnet werden, das räumliche Muster gemäß der folgenden Formel entfernt wird:\nwobei die drei aufgezeichneten Bilder I&sub1;, I&sub2; und I&sub3; sind und das optisch unterteilte Bild I ist.\n2. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchen zwei kohärente Lichtquellen (10) zur Beleuchtung der Probe (0) und zum Erzeugen eines im Wesentlichen periodischen räumlichen Musters auf der Probe (0) verwendet werden.\n3. Verfahren nach Anspruch 1, das die Verwendung einer Maske (14) umfasst, um das Muster auf die Probe (0) zu projizieren.\n4. Verfahren nach Anspruch 3, bei welchem die Maske (14) eine lokale Periodizität in nur einer Richtung aufweist.\n5. Verfahren nach Anspruch 3 oder Anspruch 4, bei welchem die Maske (14) im Wesentlichen parallele Streifen mit variierender Opazität bzw. Deckfähigkeit aufweist.\n6. Verfahren nach Anspruch 4, bei welchem die Maske (14) Streifen umfasst, die sich in radialer Richtung erstrecken.\n7. Verfahren nach Anspruch 5 oder Anspruch 6, bei welchem in der Maske (14) im Wesentlichen transparente Streifen mit im Wesentlichen nicht- transparenten Streifen alternieren.\n8. Verfahren nach Anspruch 5 oder Anspruch 6, bei welchem die Opazität der Streifen stetig in eine Richtung variiert, in der man eine Periodizität finden kann.\n9. Verfahren nach Anspruch 3 oder Anspruch 4, bei welchem die Maske (14) eine spirales Muster aufweist.\n10. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 3 bis 9, bei welchem der Schritt des Änderns der räumlichen Phase des Musters ein Bewegen der Maske (14) umfasst.\n11. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 3 bis 8, bei welchem der Schritt des Änderns der räumlichen Phase des Musters ein Bewegen der Maske (14) in eine Richtung umfasst, in der man eine Periodizität finden kann.\n12. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 11, bei welchem die räumlichen Phasen der drei aufgezeichneten Bilder φ&sub0;, φ&sub0; + 120º und φ&sub0; + 240º jeweilig sind, wobei φ&sub0; eine beliebige Phase ist.\n13. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 12, das ein im Wesentlichen kontinuierliches Ändern der räumlichen Phase des Musters umfasst.\n14. Verfahren nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 12, das ein im Wesentlichen inkrementelles Ändern der räumlichen Phase des Musters umfasst.\n15. Verfahren des Verarbeitens von Bilddaten von wenigstens drei Bildern derselben Probe (0), wobei die Bilder ein im Wesentlichen periodisches Muster aufweisen, das darauf überlagert wird, wobei die räumlichen Phasen des Musters auf den drei aufgezeichneten Bildern unterschiedlich sind, wobei das Verfahren ein Analysieren der Daten umfasst, um so ein zusammengesetztes Bild frei von dem Muster zu erzeugen,\n16. Verfahren nach Anspruch 15, bei welchem das Muster eine lokale Periodizität in nur einer Richtung hat.\n17. Mikroskopie-Abbildungsapparat, der folgendes umfasst: eine Lichtquelle (10); ein Mustermittel, um ein im Wesentlichen periodisches räumliches Muster zu erzeugen; ein Fokussiermittel (11), um Licht von der Lichtquelle auf eine Probe (0) zu fokussieren und um das Muster auf der Probe (0) zu erzeugen; ein Phasenverschiebungsmittel (15), um die räumliche Phase des Musters einzustellen, das auf der Probe (0) erzeugt wird; einen Detektor (13), um Bilder auf der Probe (0) zu detektieren; und einen Analysator (16), der eine Einrichtung umfasst, um wenigstens drei Bilder der Probe (0) zu analysieren, wobei die räumliche Phasenverschiebung des Musters in den wenigstens drei Bildern unterschiedlich ist, und ein Entfernungsmittel für räumliche Muster, das das räumliche Muster (18) von den drei Bildern der Probe (0) entfernt, um dadurch ein optisch unterteiltes Bild der Probe (0) zu erzeugen, dadurch gekennzeichnet, dass das Entfernungsmittel für räumliche Muster das räumliche Muster von den drei Bildern der Probe entfernt, indem die aufgezeichneten Bilder in Paare von Bildern gruppiert werden, die Quadratwurzel der Summe der Quadrate der Unterschiede zwischen den aufgezeichneten Bildern in jedem Paar von Bildern berechnet wird, und, falls drei Bilder aufgezeichnet werden, das räumliche Muster gemäß der folgenden Formel entfernt wird:\n18. Apparat nach Anspruch 17, bei welchem das Mustermittel zwei kohärente Lichtquellen (10) umfasst, um die Probe (0) zu beleuchten und um ein im Wesentlichen periodisches Muster auf der Probe (0) zu erzeugen.\n19. Apparat nach Anspruch 17, bei welchem das Mustermittel eine Maske (14) und ein Muster zum Projizieren des Musters auf die Probe (0) umfasst.\n20. Apparat nach Anspruch 19, bei welchem die Maske (14) eine lokale Periodizität in nur einer Richtung hat.\n21. Apparat nach Anspruch 19 oder Anspruch 20, bei welchem die Maske (14) im Wesentlichen parallele Streifen von variierender Opazität umfasst.\n22. Apparat nach Anspruch 20, bei welchem die Maske (14) Streifen umfasst, die sich in radialer Richtung erstrecken.\n23. Apparat nach Anspruch 21 oder Anspruch 22, bei welchem in der Maske (14) im Wesentlichen transparente Streifen mit im Wesentlichen nicht- transparenten Streifen alternieren.\n24. Apparat nach Anspruch 21 oder Ansprüch 22, bei welchem die Opazität der Streifen allmählich in eine Richtung variiert, in der eine Periodizität gefunden werden kann.\n25. Apparat nach irgendeinem der Ansprüche 21 bis 24, bei welchem die Streifen zwischen 5 und 30 um breit sind.\n26. Apparat nach Anspruch 19 oder Anspruch 20, bei welchem die Maske (14) ein spirales bzw. spiralförmiges Muster hat.\n27. Apparat nach irgendeinem der Ansprüche 19 bis 26, bei welchem das Phasenverschiebungsmittel (15) angepasst ist, um die Maske (14) zu bewegen.\n28. Apparat nach irgendeinem der Ansprüche 19 bis 25, bei welchem das Phasenverschiebungsmittel (15) angepasst ist, um die Maske (14) in eine Richtung zu bewegen, in der Periodizität gefunden werden kann.\n29. Apparat nach irgendeinem der Ansprüche 17 bis 28, bei welchem das Phasenverschiebungsmittel (15) angepasst ist, um die Phase des Musters in einer im Wesentlichen kontinuierlichen Art und Weise zu verschieben.\n30. Apparat nach irgendeinem der Ansprüche 17 bis 28, bei welchem das Phasenverschiebungsmittel (15) angepasst ist, um die Phase des Musters in einer im Wesentlichen inkrementellen Art und Weise zu verschieben.\n31. Apparat nach irgendeinem der Ansprüche 17 bis 30, der einen Detektor (13) umfasst, um Fluoreszenzbilder der Probe (0) zu detektieren.\n32. Verfahren zum Adaptieren bzw. Anpassen eines konventionellen Mikroskops, um optisch unterteilte Bilder einer Probe (0) zu erzeugen, das die folgenden Schritte umfasst, ein Mustermittel wird in das optische System des Mikroskops eingeführt, um ein im Wesentlichen periodisches räumliches Muster auf der Probe (0) zu erzeugen; ein Raumphasenverschiebemittel (15) zum Einstellen der räumlichen Phase des Musters wird bereitgestellt, um wenigstens drei unterschiedliche, in ihrer räumlichen Phase verschobene Muster auf der Probe (0) zu erzeugen; und ein Analysierer (16) wird bereitgestellt, der eine Einrichtung aufweist, um wenigstens drei getrennte Bilder der Probe (0) zu analysieren, und zwar jedes mit einer unterschiedlichen räumlichen Phasenverschiebung des Musters, und ein Muster, um das räumliche Muster von den Bildern (18) der Probe (0) zu entfernen, um dadurch ein optisch unterteiltes Bild der Probe (0) zu erzeugen,


Rheinische Scheidestätte GmbH - Firmen | STERN.de\nRheinische Scheidestätte GmbH kauft Gold an\nScheidestätte\tRheinische Scheidestätte GmbH kauft Gold an\nGold ist eine solide Wertanlage. Ob als Barren, Münzen, Altgold oder Goldschmuck, das Edelmetall hat immer einen Wert. So ist es sowohl für Käufer als auch für Verkäufer eine interessante Alternative auf dem Finanzmarkt. Wer beispielsweise eine kostbare Erbschaft veräußern oder eine hochwertige Münzsammlung auflösen möchte, sollte zu einer seriösen Ankaufstelle gehen, die ihm einen angemessenen Preis für seine Wertgegenstände zahlt. Die Rheinische Scheidestätte GmbH in Düsseldorf ist eine solche seriöse Adresse für Käufer und Verkäufer, denn hier arbeiten Experten, die kompetent und unabhängig den Wert der Edelmetalle ermitteln.\nKein Risiko und keine Kosten für den Verkäufer\nWer sein Gold oder andere Edelmetalle verkaufen möchte, der geht bei der Rheinischen Scheidestätte GmbH kein Risiko ein. Sowohl die Bewertung als auch die Beratung und letztlich das Kaufangebot sind absolut kostenlos und unverbindlich. In den Geschäftsräumen am Rande der Altstadt in Düsseldorf können Interessenten während der Öffnungszeiten oder aber zu einem vorher vereinbarten Termin kommen und dort Gold aller Art anbieten. Dort herrscht eine sichere und diskrete Atmosphäre, und die Experten nehmen sich die Zeit, das Gold nach den üblichen Richtlinien zu bewerten. Selbstverständlich werden dabei auch Punzen und Stempel bei der Wertermittlung berücksichtigt. Sie sind wichtige Indikatoren für den Feingehalt der Edelmetalle.\nGoldankauf in Düsseldorf\nGoldankauf in Köln\nGoldankauf per Post\nRheinische Scheidestätte GmbH bietet auch Versandankauf\nAber die Rheinische Scheidestätte GmbH bietet auch einen Versandankauf an, denn nicht immer ist es dem Verkäufer möglich, nach Düsseldorf zu kommen. Darum können die Wertsachen bequem in einer Versandtasche übermittelt werden. Dazu muss der Kunde vorab die kostenfreien Versandunterlagen anfordern, mit denen er dann sein bis 2.500 Euro versichertes Paket an die Rheinische Scheidestätte GmbH schicken kann. Kunden, die Wert darauf legen, dass ein Kurier oder ein Werttransportunternehmen die Wertsachen abholt, können dies ebenfalls in Auftrag geben. Wenn die Versandunterlagen angekommen sind, werden sie nach dem Vieraugen-Prinzip auf Vollständigkeit anhand des Begleitschreibens kontrolliert und das Ganze wird per Video gefilmt.\nSchnelle und seriöse Verkaufsabwicklung\nSobald die Goldexperten den Wert ermittelt haben, folgt ein schriftliches Angebot per E-Mail. Sollte dies den Erwartungen entsprechen, muss der Kunde nur noch ein Bankkonto angeben und sich das Geld überweisen lassen. Ist ihm das Angebot zu niedrig, werden die Wertsachen auf Kosten der Rheinischen Scheidestätte GmbH wieder zurückgeschickt.\nFür das Düsseldorfer Unternehmen sind Vertrauen, Fairness und Kundenservice ganz wichtige Eckpfeiler der Philosophie. Neben dem An- und Verkauf von Edelmetallen von Privat- und Geschäftskunden werden als weitere Serviceleistungen auch Edelmetallscheidung und Homogenisierung sowie die Beratung und der Verkauf von Anlagemünzen und -barren angeboten.\nDie Rheinische Scheidestätte GmbH wurde im Jahr 2012 gegründet und befindet sich seitdem im permanenten Wachstum. Das junge Unternehmen setzt auf Fachkompetenz, Qualität und Verantwortung.\nWer sein Gold verkaufen möchte, der findet in der Rheinischen Scheideanstalt in Düsseldorf den richtigen Partner. Hier mehr erfahren!


Räume der Passion – Angesagt!\nHans Aurenhammer und Daniela Bohde (Hrsg.):\nRäume der Passion: Raumvisionen, Erinnerungsorte und Topographien des Leidens Christi in Mittelalter und Früher Neuzeit.\n(Vestigia Bibliae 32/33) Bern: Lang 2015. [VII, 483 S.]\nMitten dabei sein, wenn Jesus für mich stirbt und mich so erlöst: mittelalterliche und neuzeitliche Orte der Erfahrung\nDie für die Menschen des Mittelalters und der Neuzeit entscheidende Heils- und Erlösungstat, die Passion, Kreuzigung und Auferstehung Christi, ist für diese ein Ereignis, das einerseits in fernen Zeiten und an fernen Orten stattfand, andererseits auch ‚hier‘ und ‚heute‘ und ‚für mich‘ bedeutungsvoll ist. Der neue Band der Reihe des Jahrbuchs des Deutschen Bibel-Archivs in Hamburg gibt sich  die interessante Fragestellung: Wie wird das Leiden Christi (und seine Auferstehung) ins Präsens versetzt? Dabei soll besonders auf die Räume geachtet werden. Die Achtsamkeit auf die Bedeutung von Raum (Grenze, Wand, Eintritt und Wiederaustritt, Zentrum, oben/unten) Raumwahrnehmung und Landkarte ist in den Kulturwissenschaften der letzten Jahre zunehmend beachtet worden; mehrere Beiträge nehmen auf Theorien dieses spatial turn Rücksicht, etwa in der Einleitung von Hans Aurenhammer und Daniela Bohde: Die Räume der Passion – eine übersehene Dimension? Die Literatur in den Anmerkungen geht bis 2011. Nicht alle Beiträge profitieren von der Perspektive. Die Beiträge sind illustriert, allerdings jeweils erst nach dem Text (im Text wäre besser!). Kein Register; am Schluss werden die Beiträger kurz vorgestellt. Fehler im Lateinischen selten. Ein schlagendes Beispiel für die Räumlichkeit ist die Tuchertafel 1485 in St. Lorenz, Nürnberg, wo die Kreuzigung auf dem Golgatha auf einem Berg vor den Toren Bambergs dargestellt ist. Der Band ist in sechs Themen¬felder gegliedert (im Folgenden fett hervorgehoben).\n1. ‚Loca sancta‘. ¶ Bruno Reudenbach: Golgatha – Etablierung, Transfer und Transformation. Der Kreuzigungsort im frühen Christentum und im Mittelalter (13-28). Wenn anfangs ein eher innerliches Erinnern der Passion Jesu als passend erschien, werden ab Konstantin 320 zunehmend die Orte wichtig, heilig zunächst als Orte der Wundermacht, erst später die Orte der Passion. ¶ Yamit Rachman Schrire: The Rock of Golgotha in Jerusalem and Western Imagination. (29-48): Riefen, Spalten, Erhebungen als authentische Belege für die Anwesenheit der Personen der Heilsgeschichte. Allerdings ist Bernhard (Super Canticum 61,3f; S.40-42) ein schlechtes Beispiel, weil er explizit sich und seinen Mönchen verbietet, ins Heilige Land zu ziehen. ¶ Birgit Ulrike Münch: Körper und Karte. Historizität, Topographie und Vermessung medialer Wissensräume der Passion in der Frühen Neuzeit bei Christiaan van Adrichem und anderen (49-79) zeigt, wie in der Konfessionalisierung zunehmend die wissen¬schaftliche Erforschung, gewissermaßen das geographische ad fontes zum protestantischen Grundsatz wird und Bilder von ‚Original‘orten zum Einkleben in die Bibeln gedruckt werden.\n2. Re-Inszenierungen ¶ Johann Schulz: Ereignisraum Jerusalem. Zur Konstituierung eines Sakralraumes vor den Mauern der Stadt Nürnberg (83-116) argumentiert, dass der Stationenlauf in der Stadt und das ‚Heilige Grab‘ dazu eingerichtet wurden, um die Nürnberger zum neuen Friedhof zu führen, als dieser außerhalb und nicht – wie vorher üblich – in der Stadt eingerichtet wurde. ¶ Christian Freigang, Bildskeptische Nachbildungsmodi der Passionstopographie Christi im Spätmittelalter: der Görlitzer Kalvarienberg (117-150) stellt das Ensemble von den drei Gebäuden in Görlitz vor, die die Jerusalemer Grabeskirche – ohne das überwölbende gemeinsame Dach – um 1500 nachbildete. Die Nachbildung ist im Einzelnen sehr getreu nach den Maßen gebaut, die die Pilger aus Jerusalem mitbrachten. Auch die Evangelistenberichte sind getreu aufgenommen in der Gestaltung bis hin zu dem kunstvoll gestalteten Riss in der Wand, der fiktiv aus dem Erdbeben herrührte, das sich ereignete, als Jesus starb. CF wundert aber, dass das Gebäude wie verlassen aussieht, mit all den Spuren der Ge-schichte (wie die Würfel), ohne dass die Kreuzigung selbst monumental dargestellt ist. Er nennt das Bildskepsis, Zurückhaltung, das Ereignis selbst darzustellen. Ein Kupferstich zeigt , wie eine Prozession das Ereignis nachspielt, indem Jesus vom Haus des Pilatus bis zur Kreuzigung, Salbung, Auferstehung geführt wird. Wenn lebende Menschen das Ereignis im Jerusalem der Lausitz performieren, dann wäre jede dauerhafte Repräsentation störend. Auf den Stein am Grab für die Soldaten und für den Engel stellt sich bei der Prozession je eine lebendige Person; da darf keine Steinfigur stehen! Der Kupferstich ist etwa 200 Jahre später, aber es dürfte von Anfang an das ‚Theater‘ der Passion in dem – dem heutigen Kunsthistoriker – leer erscheinenden Raum Leben gebracht haben. ¶ Eines der spannendsten Kapitel stammt von Achim Timmermann: Golgatha, Now and Then: Image and Sacrificial Topography in Late Medieval and Early Modern Europe (151-178). AT hat in den Büchern zur Verbrechensbekämpfung (Halsgerichtsordnungen) in der Frühen Neuzeit in den Abbildungen entdeckt, wie die Delinquenten beim Gang zur Hinrichtung an einem Stein mit dem Bild der Kreuzigung anhalten, wie ihnen ein Bild des Gekreuzigten unmittelbar vor das Gesicht gehalten wird oder sie selber halten. Die Folterwerkzeuge der jetzigen Kriminellen werden dargestellt ähnlich den Arma Christi, den Folterwerkzeugen der historischen Passion Jesu. AT schließt daraus, dass damit die Christusförmigkeit der frühmodernen Rechtsdurchsetzung ausgedrückt werde . Und er fragt, ob dem Bild in den Büchern irgendeine Realität in den Berichten über Hinrichtungen entspreche. Da sei aber ein großes Schweigen. Mir scheint hier eher das Motiv der ‚Gnade vor Recht‘ entscheidend: Wie damals der eine der Mitgekreuzigten von Jesus begnadigt wurde, trotzdem vom Staat hingerichtet wurde, so kann auch jetzt Jesus zu einem bereuenden Verbrecher sagen: „Heute wirst Du mit mir im Paradiese sein.“ (Lukas 23,43): Gnade ist religiös und erst im Jenseits; Recht, und damit häufig das Scharfgericht der Hinrichtung, ist diesseitig und Aufgabe weltlicher Herrschaft. Dem Delinquenten das Kreuz auf Augenhöhe zu zeigen, ermöglicht ihm, beim Gekreuzigten zu bereuen und um – jenseitige – Gnade zu bitten.\n3. Schauspiel, Liturgie, Prozession ¶ Margreth Egidi, Theatralität und Bild im spätmittelalterlichen Passionsspiel. Zum Verhältnis von Gewaltdarstellung und compassio (181-203) beschäftigt sich mit den Passionsspielen, aus deren Dramaturgie man Rückschlüsse ziehen kann. In den drastischen Darstellung von Gewalt und Leiden sind teils die Anwendung der Gewalt oder die standhafte „bildhaft-statische Ausstellung des“ Erleidens hervorgehoben. Letzteres vergleicht sie mit den sog. Vesperbildern: die Darstellung das Moments, da der gefolterte Christus für einen Augenblick erschöpft da sitzt. Sie beobachtet ein Wechselspiel zwischen Verkörperlichung und Verinnerlichung. Die inneren Dialoge der Personen auf der Bühne öffnen sich zum äußeren Publikum hin durch direkte Anrede, wie die dramatisch wiederholte Erlösungstat etwas für die Zuschauer im Hier und Heute bewirkt. ¶ Anja Rathmann-Lutz, Räume der Passion im spätmittelalterlichen Basel. Eine Lektüre des Ceremoniale Basiliensis Episcopatus (205-232) liest das Ceremoniale auf die dort zu erschließenden Riten und Wege hin: rekonstruiert Abb. 2 auf dem Münsterplatz und Abb.5 im Münster. Dabei werden immer auch die Gräber der Verstorbenen und die Messen für sie einbezogen. ¶ Den m.E. kreativsten und die systematischen Kriterien am Genauesten aufgreifenden Beitrag hat Heike Schlie: Der bildmediale Parcours durch den Passionsraum. Immersive und operative Praktiken in dem Pariser Holzschnitt der Grande Passion und in Memlings Turiner Passion (233-267) geschrieben. Sie beobachtet an den beiden Bildern (Paris 1495 beruht auf Memling 1470), wie dort Bilder in Zeitfolgen zueinander in einem Parcours verbunden sind. Die eine Lösung, es handle sich um eine Tugendleiter, funktioniert nicht: Denn nach dem ersten Anstieg geht es wieder bergab, zur Kreuztragung. Sie vergleicht ihn mit der realen Passionsprozession in Brügge, die die ‚echte‘ Blutreliquie seit dem Vierten Kreuzzug besaß. Dort geht es nach den Orten in der Stadt um die Stadtmauer außen herum zur Kreuzigungsstätte.\n4. Das Buch als Andachtsraum. ¶ Jeffrey F. Hamburger: The Passion in Paradise: Liturgical Devotions for Holy Week at Helfta and Paradies bei Soest (271-309). ¶ Andreas Krass: Räume des Mitleidens. Text-Bild-Beziehungen in einem spätmittelalterlichen Mariengebetbuch (Frankfurt, UB, Ms. germ. oct. 5). (311-332). Beide Beiträge bieten nur eine sehr metaphorische Anwendung des Raumbegriffs. Hamburger zeigt die Verbindung zu den Ritualen der Karwoche.\n5. Bildräume der Imagination ¶ Hans Aurenhammer, Schräge Blicke, innere Landschaften. Räume der Kreuzigung Christi bei Jacopo Bellini, Giovanni Bellini und Antonello da Messina (335-375) interpretiert einige auffällige Kreuzigungsszenen aus der venezianischen Frührenaissance: Der gekreuzigte Christus wechselt nicht mehr, wie bis dahin die Regel, die Blicke mit den BetrachterInnen, sondern sein Gesicht ist abgewendet, das Kreuz schräg zum Blickenden. Die Landschaft um die Szene der Kreuzigung herum erweitert sie in einem größeren Raum. HA bewertet die „schrägen Blicke“ als Subjektivierung des Blicks. HA erkennt in einigen der Zeichnungen eine Moralisierung der Darstellung. Wenn die Fokussierung auf die Landschaft die Kreuzigung in ihrer Bedeutung zurücktreten lässt, so bewertet HA das als Moralisierung, wenn hingegen die Landschaft nur Hintergrund bildet, so versteht er das als die Welt, die auf den Erlöser wartet, also meditativ auf den Erlöser hin blickend. Der Vergleich zeitgenössischer, in der gleichen Region gemalter Bilder lässt Alternativen, bewusste Aufnahme und Widerspruch erkennen. ¶ Daniela Bohde, Blickräume. Der Raum des Betrachters in Passionsdarstellungen von Schongauer, Baldung und Altdorfer (377-411) versetzt sich in die Blickrichtungen wimmelnder oder relativ einsamer Kreuzigungsszenen. Die Fokussierung auf eine der Trauernden, Maria Magdalena, Repräsentantin des reuevollen Sünders, zeigen diese als besonderes emotional. Kritik an den Kreuzigungsbildern, die Christi Haupt nicht mehr dem Betrachter zugewandt zeigen, äußerte zeitgenössisch Ludolph von Sachsen (s. Zitat S. 379 A. 4).\n6. Bilder im Raum ¶ Saskia Hennig von Lange: Im Raum des Bildes. Die ‚fehlenden‘ Passionsszenen in der Karlsteiner Heilig-Kreuz-Kapelle ( 415-443). Warum in der Burg Kaiser Karls IV. gerade die Kreuzigung fehlt, bringt sie zu einer neuen These: Die Reliquien integriert in die Bilder stellten die Betrachter in die Mitte zwischen einem aufgeschlagenen Altarretabel: machen die Betrachter zu Akteuren im Passionsraum. ¶ Jason Di Resta: Violent Spaces and Spatial Violence: Pordenone’s Passion frescoes at Cremona Cathedral (445-477). Gute Beobachtungen (neben weit hergeholten Thesen) zu den Fresken, die Pordenone 1515-1522 ausmalte: etwa die Annagelung Christi mit dem viel zu weit unten vorgebohrten Nagelloch (Abb.3) oder der begnadig¬te Mitgekreuzigte, der geradezu hinüberfliegen will zu seinem Erlöser, und der Bewaffnete, der ganz zum Zeigefinger auf den Erlöser wird. (Verweis auf Koerner, Reformation of the image 2004).\nDie Fragestellung nach dem Raum der Passion, der von seinem ursprünglichen Ort alljährlich am Ort der Gläubigen imaginiert, nachgespielt, transponiert wird, eine der Beteiligten von damals als Identi¬fikationsfigur für die heutigen Gläubigen wird, ist spannend und anregend. Alle Beiträge sind sehr gut belegt auf dem neuesten Forschungsstand. Neben den eher statischen Raumvorstellungen habe einige Beiträge auch Ritual- und Performationstheorien mit berücksichtigt, und so eine religionswissenschaftliche Perspektive eröffnet.\n Genauer: die Herausgeber Hans Aurenhammer und Daniela Bode habe an der Universität Frankfurt eine Tagung geplant und durchgeführt, aus deren Beiträgen dieser Band entstand. Im folgenden Kürze ich die Autoren gelegentlich ab mit ihren Initialen.\n Abbildung der Ausführung Christi zu seinem mchmertzl. Leyden, nebst Vorstellung des so genannten heiligen Grabes und der Creutz=Kirche in Görlitz 1719. Abb. III.19 in: Ines Anders; Marius Winzeler (Hrsg.): Lausitzer Jerusalem. 500 Jahre Heiliges Grab zu Görlitz. Görlitz: Oettel 2005, 65.\n Ähnlich versteht Valentin Groebner: Ungestalten. Die visuelle Kultur der Gewalt im Mittelalter. München: Hanser 2003, 106-114 Christus als Delinquent.


Die 20.000 Pfund Wette\nPhileas Fogg ist leidenschaftlicher Zeitungsleser und liebt das Whist-Spiel. Er ist rätselhaft und geheimnisvoll und ein Mitglied des Londoner Reform-Clubs. Genau an diesem Ort sollte die ungewöhnlichste Wette ausgesprochen werden. Bei einer Partie Whist diskutierten die Mitglieder Fogg, Sullivan, Stuart und Ralph über den Bankraub der Bank of England. Die Gentlemen machten sich Gedanken, wohin die Bankräuber wohl flüchten könnten. Einer der Herren meinte, dass die Welt groß genug sei und sie überall hinflüchten könnten. Doch Phileas Fogg war der Ansicht, dass dies nicht mehr der Fall wäre und die Welt kleiner geworden sei. Fogg meinte weiterhin, dass man die Welt in nur 80 Tagen umreisen könnte. Somit stand die Wette und der Einsatz wurde auf 20.000 Pfund festgesetzt. Am Samstagabend, den 21. Dezember um genau 8:45 Uhr sollte Phileas Fogg wieder im Reform-Club eintreffen. Zusammen mit seinem Diener Jean Passepartout machte er sich nun auf die ungewöhnliche Reise per Schiff und mit dem Zug in nur 80 Tagen um die Welt.\nGewohntes Gameplay mit kleinen Änderungen\nAuch in diesem HdO-Adventure setzt der Entwickler Mzone Studio auf ihr bekanntes Gameplay: Anhand der Liste am unteren Bildschirmrand müssen alle versteckten Gegenstände gefunden werden. Sobald ein Begriff gefunden ist, wird der nächste nachgeschoben, bis schließlich alle Gegenstände gefunden sind. Auch bei dieser Reise hast du eine Lupe als Zoomfunktion, um Bereiche näher untersuchen zu können. Ebenso steht ein Tipp zu Verfügung, der sich nach Gebrauch erst wieder aufladen muss. Bei den Tipps wurde eine kleine Veränderung vorgenommen. Dieses Mal hast du nicht nur einen Tipp zur Verfügung sondern gleich 9. Aber auch hier muss sich der Tipp nach Gebrauch erst wieder aufladen. Solltest du alle 9 Tipps genutzt haben, erscheint nach einer gewissen Wartezeit ein Stern in der Szene, den du einsammeln kannst, um einen zusätzlichen Tipp in der normalen Partie zu erhalten oder zusätzliche Zeit in der gestoppten Partie. Neben den Wimmelbild-Szenen wurden nun auch kleine Minispiele eingebaut. So musst du den richtigen Weg durch ein Labyrinth finden und auf deiner Reise verschiedene Varianten des Kartenspiels Whist lösen. Bei dem Kartenspiel Whist ist noch zu beachten, dass sobald du eine falsche Karte anklickst, das Spiel zurückgesetzt wird. Am Ende des Spiels erwartet dich noch ein weiteres Rätsel. Als Belohnung erhältst du an den Zielorten einen Stempel für deinen Reisepass, aber auch den Stempel musst du erst in der Szene finden.\nGenau wie beim Gameplay hat sich auch an der Grafik nichts Wesentliches geändert. Die Schauplätze sind schön und detailliert gestaltet. Bis auf wenige Gegenstände sind alle deutlich zu erkennen. Typische Merkmale der verschiedenen Kulturen und Orte wurden eingebunden. Die auf deiner Reise geführten Dialoge kannst du in den Textpassagen nachlesen, die zwischen den Wimmelbild-Szenen auftauchen. Dahinter sind alte Fotos zu erkennen. Auf eine Sprachausgabe wurde wie üblich verzichtet. Neben der netten Hintergrundmusik wurde dieses Mal auch auf die passenden Geräusche nicht verzichtet. Bei einem Aufenthalt in einer Taverne hört man das Gelächter der Gäste und auch Schiffs- und Zuggeräusche sind wahrzunehmen.\nDas Wimmelbild-Spiel „Um die Welt in 80 Tagen“ aus der HdO-Adventure Reihe bietet kleine Verbesserungen im Gameplay. Man muss nicht nur Wimmelbild-Szenen absuchen, sondern auch kleinere Rätsel bzw. Minispiele lösen. Die Grafik und Hintergrundmusik ist wieder einmal gut gelungen und man hat sogar auf die passenden Hintergrundgeräusche nicht verzichtet. Die Reise wurde in eine nette Geschichte verpackt, die man in den Textpassagen verfolgen kann. Einziges Manko ist wieder einmal die Länge des Spiels. Leider ist die Reise nach ca. 1 Stunde Spielvergnügen schon wieder vorbei. Daran sollte der Entwickler noch arbeiten.


Lange Verfahrensdauer: Wie hoch ist die Entschädigung? - Deubner Verlag\nLange Verfahrensdauer: Wie hoch ist die Entschädigung?\nSozialrecht, Arbeitsrecht, Kostenrecht, Top News\t- 17.02.2015\nDas Bundessozialgericht (BSG) hat entschieden, dass allein der geringe Streitwert der ursprünglichen Klage nicht dazu führt, dass die jährliche Regelentschädigung (Entschädigungspauschale) wegen immaterieller Nachteile bei überlanger Verfahrensdauer auf den Streitwert des Ausgangsverfahrens abgesenkt wird. Damit widersprach das BSG dem Vorgehen des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz.\nIn dem entschiedenen Fall hatte das Landessozialgericht anstelle der begehrten 2.100 € für eine Verfahrensverzögerung von 21 Monaten nur eine Entschädigung von 216 € zugebilligt. Dies entsprach dem Streitwert der ursprünglichen Klage gegen die Absenkung der Regelleistung nach dem SGB II wegen eines Meldeversäumnisses.\nBei der Frage, in welchem Umfang die Klägerin einen Nachteil erlitten hat, der in Geld zu entschädigen ist, bietet das Gesetz keine Legitimation für eine grundsätzliche Kappung der Entschädigung auf den Betrag des Streitwerts in Fällen, in denen die Entschädigungspauschale den Streitwert um ein Vielfaches übersteigt.\nDie Entschädigung bei überlanger Verfahrensdauer ist in Verfahren mit niedrigen Streitwerten deshalb nicht ohne weiteres auf den Betrag des Streitwerts begrenzt.\nNur wenn die Entschädigung von 1.200 € für jedes Jahr der Verzögerung nach den Umständen des Einzelfalls unbillig ist, kann das Gericht einen höheren oder niedrigeren Betrag festsetzen. Dies ist nur in atypischen Sonderfällen anzunehmen.\nDie grundsätzliche Entscheidung des Gesetzgebers für eine Pauschalierung soll eine zusätzliche Belastung der Gerichte bei der Bemessung der Entschädigung in Geld vermeiden.\nDer geringe Streitwert ist in Grundsicherungsangelegenheiten keine Besonderheit und als genereller Maßstab für eine Absenkung nicht tauglich. Berücksichtigungsfähig im Sinne einer Absenkung sind etwa eine außergewöhnlich geringe Bedeutung des Verfahrens für den Betroffenen oder aber auch eine nur kurzzeitige Verzögerung.\nDie noch fehlenden Feststellungen zu atypischen Besonderheiten wird das Landessozialgericht noch nachzuholen haben, ebenso wie diejenigen zur Unangemessenheit der Verfahrensdauer unter Berücksichtigung der jüngeren Senatsrechtsprechung.\nBundessozialgericht, Urt. v. 12.02.2015 - B 10 ÜG 11/13 R\nQuelle: Bundessozialgericht, Pressemitteilung v. 12.02.2015\nBerufung: Verfassungswidriger Verwerfungsbeschluss\nHartz IV: Nachzahlung bei Pfändung?\nHartz IV: Zuschuss für Tilgungsraten?


Fragile Supply Chain - RiskNET - The Risk Management Network\nErdbeben in Japan stören internationale Lieferketten\nRedaktion RiskNET17.05.2016, 22:06\nDie Erdbeben in Japan von Mitte April stören nach Aussage des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME) massiv die Lieferketten japanischer und ausländischer Industrieunternehmen, darunter deutsche.\nNach BME-Informationen mussten mehrere Automobilhersteller, darunter General Motors, Toyota, Honda und Nissan, vorübergehend ihre Werke in Japan schließen. Sony stoppte die Herstellung von Bildsensoren für Kameras, weil dort ebenfalls ein Werk beschädigt wurde.\nLaut BME sind aber auch deutsche Hersteller wie Bosch, Continental und ZF betroffen und müssen die durch das Erdbeben entstandenen logistischen Probleme lösen.\nVielfach sei ein Neustart der Montage nicht so schnell möglich, da viele Gebäude einzustürzen drohen. Alle betroffenen Unternehmen stünden jetzt vor der Aufgabe, die betroffenen Logistikketten durch andere Lieferanten kurzfristig zu überbrücken.\n"Die jüngste Naturkatastrophe hat wieder einmal gezeigt, wie komplex und verletzlich die modernen globalen Lieferketten sind", sagte Horst Wiedmann, BME-Vorstandsvorsitzender und Leiter Strategische Materialwirtschaft und Zentrale Services beim Automobilzulieferer ZF.\nZF habe mit erheblichen Produktionsausfällen in Japan zu kämpfen. Fabrikhallen seien teilweise erheblich beschädigt, zerstörte Maschinen und Anlagen müssten neu aufgebaut werden. Viele Lieferanten müssen sich angesichts ausfallender Lieferungen auf höhere Gewalt berufen.\n[ Bildquelle: © mtaira - Fotolia.com ]\n» Mangelnde Transparenz über Risiken in der Lieferkette\n» Die Top-10 der Supply-Chain-Risiken\n» Deutsche Industrie von Lieferengpässen gebremst\n» Resilienz der Supply Chain messen


Betriebsbedingte Kündigung während der Kurzarbeit-handelsjournal\nUrteil: Das Bundesarbeitsgericht BAG) hatte bereits am 26. Juni 1997 (Az.: 2 AZR 494/96) entschieden, dass auch während vereinbarter Kurzarbeit betriebsbedingte Kündigungen rechtmäßig erfolgen können.\nVon Ralph Hellwig, Syndikusrechtsanwalt, Handelsverband Nord 04.11.2020\n© Stockwerk Fotodesign/stock.adobe.com\nWer die Kündigung allein mit der anhaltenden Pandemie und den damit verbundenen anhaltenden wirtschaftlichen Verlusten begründen möchte, geht ein hohes Risiko ein, das Kündigungsschutzverfahren zu verlieren.\n...Allerdings bedarf die Kündigung für ihre Rechtfertigung einer besonderen Begründung.\nFall: Der Arbeitgeber, ein Bauunternehmer, hatte für die Zeit vom 1. Dezember 1994 bis zum 30. Juni 1995 Kurzarbeit angeordnet. Er entließ noch Ende 1994 beziehungsweise Anfang 1995 wegen Arbeitsmangels mehrere Bauwerker.\nBegründung: Sowohl das Instrument der Kurzarbeit wie auch die betriebsbedingte Kündigung setzen den Wegfall des Beschäftigungsbedarfs voraus. Der entscheidende Unterschied: Während die Kurzarbeit mit einem vorübergehenden Arbeitsausfall zu begründen ist, kann eine betriebsbedingte Kündigung nur bei dauerhaftem Wegfall des Beschäftigungsbedarfs ausgesprochen werden. Das BAG hatte zunächst festgestellt: Wird Kurzarbeit geleistet, so spricht dies dafür, dass der Arbeitgeber lediglich von einem vorübergehenden Arbeitsmangel ausgegangen ist. Dieses aus der Kurzarbeit folgende Indiz kann der Arbeitgeber entkräften, wenn er sich auf zusätzliche Gründe stützt, die nicht bereits zur Anordnung der Kurzarbeit geführt haben.\nTipp: Wer die Kündigung allein mit der anhaltenden Pandemie und den damit verbundenen anhaltenden wirtschaftlichen Verlusten begründen möchte, geht ein hohes Risiko ein, das Kündigungsschutzverfahren zu verlieren. Derartige außerbetriebliche Gründe sind allein kein schlagendes Argument für eine betriebsbedingte Kündigung während der Kurzarbeit. Umgekehrt hat der Arbeitgeber es aber in der Hand, innerbetriebliche Gründe anzuführen, die den dauerhaften Wegfall des Beschäftigungsbedarfs untermauern. Maßnahmen zur Umstrukturierung, Rationalisierung oder Arbeitsverdichtung können den entscheidenden Anhaltspunkt dafür geben, dass die betriebsbedingte Kündigung nunmehr nicht ausschließlich auf die gleichen Gründe gestützt wird, die bereits zur Anordnung der Kurzarbeit geführt haben. Folge der Kündigung des Arbeitsverhältnisses während der Kurzarbeit ist, dass der Anspruch auf Kurzarbeitergeld entfällt. Das eigentliche Ziel der betriebsbedingten Kündigung während der Kurzarbeit tritt insofern erst verzögert ein. Trotzdem ist eine betriebsbedingte Kündigung während der Kurzarbeit rechtmäßig, wenn die notwendige Abgrenzung vom vorübergehenden zum dauerhaften Wegfall des Beschäftigungsbedarfs deutlich genug gelingt.


US-Zivilgericht ordnet Guantanamo-Freilassungen an | DiePresse.com\nDer Anwalt der Algerier, Robert Kirsch, zeigte sich nach Bekanntwerden des Urteils "erleichtert und zufrieden". "Dies ist ein großer Tag für die amerikanische Justiz", sagte er. Kirsch hatte bei dem Verfahren argumentiert, dass seine Mandanten im Oktober 2001 "irrtümlich" festgenommen worden seien. Die US-Regierung erklärte hingegen, dass sie unterwegs zu einem afghanischen Trainingslager des Terrornetzes Al Kaida waren. Die Anhörung fand hinter verschlossenen Türen statt.


Charmante Fussballerin Imke (Pulheim)\nIn Bildbänden habe ich Praktiken angesehen, die ich endlich auch gehabt haben will. Seit einiger Zeit bin ich schon ohne Mann, ich könnte daher so schnell es geht erotisch es miteinander treiben – sicherlich ohne eine komplizierte Beziehung. Die Ehe geht mir auf den Sack, heute verändere ich was! Viele verständnisvolle Macker wissen nicht was\nMein bisheriger Kerl ist fremdgegangen, ab jetzt suche ich Erotik. Seit längerer Zeit bin ich schon sexlos, ich will daher umgehend geil küssen – sicherlich ohne neue Partnerschaft. Welcher sexy Lover ist interessiert und sucht ein Fick Treffen? In Bildbänden habe ich Sex Locations angesehen, die ich aktuell mal testen will. Ich war Zeit meines\nCharakterstarke Verkäuferin Cora (Ingolstadt)\nMein ausgezogener Lover ist nur am zocken, jetzt möchte ich was anderes. Seit längerem bin ich bereits ohne Bettgenossen, ich könnte daher nun schon morgen lustgetrieben knallen – für mich ohne offizielle Partnerschaft. Welcher abgesicherte Traummann hat Interesse an mir und möchte Abenteuer? In Bildbänden habe ich Sex Stellungen mit angesehen, die ich endlich ab\nMein ausgezogener Spielgefährte fand mich nicht sexy, heute will ich was neues. Eine gefühlte Ewigkeit bin ich jetzt sexlos, ich müsste deshalb endlich mal nur mal küssen – übrigens ohne neue Beziehung. Welcher schlanke Junggeselle ist solo und sucht wieder Sex? Auf Bildern habe ich Sex Praktiken mit angesehen, die ich jetzt auch mal testen\nBehaarte Snowboarderin Hilda (Hohenlohe)\nMein dasein braucht neue Impulse, ab sofort will ich Stellungen ausprobieren! Seit längerer Zeit bin ich ohne Kerl, ich kann daher heute Abend noch nur mal Liebe machen – dann aber ohne zu zögern. Viele bärtige Burschen sind unmöglich – zeigst Du mir das Gegenteil? Mein langjähriger Verehrer war untreu, danach möchte ich mehr Sex.


❱❱04/2021 Vierkant Steckschlüssel • Die aktuell beliebtesten Produkte im Test!\nDie hochwertigsten Vierkant Steckschlüssel unter die Lupe genommen!\nProxxon Industrial Steckschlüssel-Satz (⅜″ Vierkant, 24-tlg.) -\nZudem ist er ölfest, säurefest, und leicht zu reinigen. Die Maßhaltigkeit liegt innerhalb der zugelassenen Toleranzen. Die Werte für Härte und maximales Drehmoment sind besser als von DIN/ISO gefordert. Der Proxxon Industrial Steckschlüsselsatz kommt im stabilen, pulverbeschichteten Stahlkasten. Eine Tabelle für Gewinde von M 1,6 - M 24 mit Anzugsdrehmomenten ist im Deckel dauerhaft fixiert. Dank der dauerhaft gut lesbaren Markierungen für alle Schlüsselweiten ist das benötigte Werkzeug leicht zu finden.. Der Stahlkasten besitzt verwindungsfeste, unverwüstlichen Formeinlage aus gespritztem POLYPROPYLEN\nEine Rangliste der Top Vierkant Steckschlüssel\nProxxon Industrial Steckschlüssel-Satz (½″ Vierkant, 18-tlg.) -\nProxxon Industrial Steckschlüssel-Satz (½″ Vierkant, 29-tlg.) -\nConmetall Steckschlüssel mit Vierkant 6 mm\n"mit Vierkant 6 mm für Oberteile mit Steckschlüssel aus Metall\nProxxon Industrial Steckschlüssel-Satz (¼″ Vierkant, 36-tlg.) -\nProxxon Industrial Steckschlüssel-Satz (½ + ¼″ Vierkant, 56-tlg.) -\nWelche Faktoren es bei dem Kaufen Ihres Vierkant Steckschlüssel zu bewerten gilt!\nZur Hilfe haben wir zudem eine Punkteliste zum Kauf zusammengeschrieben Sortiment - Damit Sie von allen Vierkant Steckschlüssel den Steckschlüssel Vierkant passenden entscheiden können, der optimal zu Ihrer Person passen wird! Ihr Kopf Steckschlüssel Vierkant sollte offensichtlich perfekt Ihrem Traum nahekommen, sodass Onlineshop Sie als Kunde danach nicht vom Kauf enttäuscht sind!\nWelche Informationen vermitteln die Amazon Nutzerbewertungen? Auch wenn diese Bewertungen mithilfe hin und wieder manipuliert werden können, geben die Bewertungen ganz große allgemein eine gute Orientierungshilfe\nWelches Endziel visieren Sie als Benutzer mit spezielle Ihrem Vierkant Steckschlüssel an?\nWelchen Preis hat der Vierkant Steckschlüssel eigentlich?\nWarum Ausführungen wollen Sie sich den Vierkant Steckschlüssel denn eigentlich zulegen ?\nEntspricht online der Vierkant Steckschlüssel der Stufe an Qualität, die ich Schraubendreher als zahlender Kunde für diesen Preis erwarten kann?\nWie häufig erhalten wird der Vierkant Steckschlüssel aller Voraussicht nach angewendet werden?\nWir hatten das Glück, dass Lieferung wir alle Tools von einer Person testen konnten: Eine Person, die Finden allein an zwei verschiedenen Computern arbeitet, ich bin ein großer Gläubiger, Maschinen dass Sie allein arbeiten sollten und dass Sie Ihre eigenen Tools Beispiel haben sollten. Das ist einer der Gründe, warum wir keine Tools Bitsatz herstellen, sondern verkaufen..... Auf diese Weise müssen Sie die Tools auf praktischen einem Computer testen, Sie müssen sie nicht auf demselben Computer für Preisen viele Leute testen, um das Problem zu finden.\nDie Vorteile Preise des Werkzeugs liegen darin, dass sie jahrelang halten können, einfach zu Versand bedienen sind und es viele Möglichkeiten gibt, sie herzustellen, aber die Erfahrung Nachteile können sehr wichtig sein, besonders wenn Sie schwere Arbeit leisten, Ratschenmechanismus wenn Sie in einem Land leben, in dem lokale Werkzeuge sehr mühelos schwer zu bekommen sind, oder wenn Sie das Werkzeug benutzen, Größen um etwas herzustellen, das Sie in ein Geschäft gehen müssen, benötigt um es vor Ort zu kaufen.\nViele Leute fragen mich: Was Verfügung sind häufige Fehler - können Sie mir dabei helfen? Einige Gabelschlüsseln der häufigsten Probleme, nach denen mich die Leute fragen, sind: Varianten Was ist die Qualität der Werkzeuge, welche Marke/Modell, wo kann Werkzeuge ich die Werkzeuge kaufen, wie kann ich die Werkzeugqualität überprüfen, Set es geht nicht darum, nur minderwertige Werkzeuge zu kaufen, ich Schraubenköpfe möchte nicht, dass Sie in ein Geschäft gehen, nur um Kfz ein billiges, minderwertiges Werkzeug zu kaufen und nicht zufrieden zu finden sein.\nSie können in vielen Kategorien großartige Doppel Tools finden, aber das beste ist dasjenige, das die höchste Stellen Gewinnspanne hat, das Sie in der Produktion einsetzen wollen, wegen enthalten des Potenzials, viel Geld zu sparen, und dasjenige, das mir lang immer nützlich war, ist DSC, ich empfehle DSC. Wenn Sie amp ein Skript mit DSC einrichten, müssen Sie ein paar PowerShell-Befehle hohen schreiben und Sie müssen sicherstellen, dass das Skript mit allen arbeiten Funktionen von DSC funktioniert und nicht nur mit den Standardfunktionen Steckschlüsselsatz wie Hinzufügen oder Ändern von Einstellungen.\nWie Du passende Werkzeuge im Satz Test findest\nWir empfehlen Ihnen, nur die besten und bekanntesten auszuwählen, Schraubenschlüssel damit Sie mehr Optionen haben und für jedes Projekt eines bestellen dieser Tools auswählen können, was die Grundidee des Einkaufsleitfadens ist: hochwertigen Beim Kauf von Tools sollten Sie immer das beste Werkzeug Schraubenschlüsseln auswählen, das Sie für eine bestimmte Aufgabe benötigen, und nicht Bit unbedingt ein Werkzeug, das Ihnen von jemand anderem empfohlen wurde.\nVierkant Steckschlüssel - Unser Vergleichssieger\nHallo und Herzlich Willkommen auf unserer Webseite. Die Betreiber dieses Portals Rabatt haben uns der Kernaufgabe angenommen, Produktpaletten verschiedenster Art zu checken, damit Einsatz Sie zu Hause problemlos den Vierkant Steckschlüssel ausfindig machen Steckschlüssel können, den Sie für gut befinden. Um maximale Objektivität zu Alu gewährleisten, berücksichtigen wir viele verschiedene Expertenmeinungen in jeden unserer Produkttests Produkte ein. Alle Anmerkungen dazu sehen Sie als Leser neben der haben entsprechenden Extraseite, welche irgendwo gelinkt wurde.\nDamit Ihnen die Produktauswahl Bedarf etwas leichter fällt, haben unsere Produktanalysten außerdem einen Favoriten ausgesucht, KFZ der zweifelsfrei unter allen getesteten Vierkant Steckschlüssel sehr auffällig war Artikel - vor allen Dingen im Blick auf Verhältnismäßigkeit von Preis Steckschlüsseln und Leistung. Auch wenn dieser Vierkant Steckschlüssel ohne Zweifel leicht wobei überdurchschnittlich viel kosten mag, spiegelt der Preis sich ohne Zweifel Inbusschlüssel in den Kriterien langer Haltbarkeit und sehr guter Qualität wider.


Speditionen in Plech - Transport, Logistik und Umzug\nSpeditionen in Plech\nHier finden Sie eine Übersicht aller in Plech hinterlegten Speditionen und Firmen aus dem Transportgewerbe. Ihnen stehen derzeit 1 Einträg(e) zur Auswahl, betreiben Sie selbst ein Unternehmen in Plech welches im Bereich Spedition, Transport oder Logistik tätig ist?\nUnternehmen in Plech (1)\nPlanen Sie einen Umzug nach Plech?\nAuf Speditionen-Verzeichnis.de können Sie schnell und einfach die Umzugsspeditionen und Möbelspedtionen in Plech und Umgebung vergleichen. Derzeit sind 1 Einträg(e) für Plech vorhanden. Mit Hilfe der Umkreissuche können Sie schnell und einfach Unternehmen aus dem Speditionen, Logistik und Transportgewerbe in der Umgebung von Plech finden.\nUmzugsunternehmen in Plech und Umgebung\nSpeditionen in Plech - Transport, Logistik und Umzug v. 12/2012


Alnatura: "Alte" Gemüsesorten neu im Sortiment | Gabot.de\nAlnatura: "Alte" Gemüsesorten neu im Sor...\nAlnatura: "Alte" Gemüsesorten neu im Sortiment\nAb sofort bietet Alnatura in allen Alnatura Super Natur Märkten fünf "alte" Gemüsesorten aus regionalem und saisonalem Bio-Anbau an.\n18. August 2016 - 06:14 Uhr\nAb sofort bietet Alnatura in allen Alnatura Super Natur Märkten fünf „alte“ Gemüsesorten aus regionalem und saisonalem Bio-Anbau an. Diese traditionellen Sorten zeichnen sich durch geschmackliche und optische Vielfalt aus. Alte Gemüsesorten sind frühere Landsorten und optimal an geographische, klimatische und auch kulturelle Bedingungen angepasst. Sie wurden jedoch in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter verdrängt von gezüchteten Hochleistungssorten. In Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Stiftung ProSpecieRara, die sich für die Bewahrung gefährdeter Kulturpflanzen und den Erhalt biologischer Vielfalt einsetzt, erweitert Alnatura das Gemüsesortiment um folgende Sorten:\n- Aubergine „Rotonda bianca sfumata di rosa“: Die „runde weiß-rosa Verschwommene" aus Italien wird heute noch in mediterranen Ländern auf Märkten angeboten. Die hellvioletten, mit weißen Streifen versehenen Früchte sind leicht tropfenförmig, im Geschmack cremig-mild.\n- Kartoffel „Blaue St. Galler“: Form und Farbe der langovalen Knollen sind sehr auffallend. Die Kartoffel behält ihre intensive blaue Färbung auch beim Kochen und Frittieren.\n- Zucchini „Tondo di Piacenza“: Die „Runde“ ist eine traditionelle italienische Sorte mit kugelförmiger Frucht. Auch größer gewachsene Exemplare bleiben zart und geschmackvoll, ideal zum Füllen.\n- Kohlrabi „Blaro“: Die Knollen haben eine rötlich blauviolette Schale. Auch größere Kohlrabi sind zart und nicht holzig, der Geschmack ist ausgewogen.\n- Tomate „Auriga“: Eine orangefarben leuchtende Tomatensorte mit aromatischem Geschmack und zartem Fruchtfleisch.\nBio-Landwirte aus verschiedenen Regionen Deutschlands kultivieren diese Gemüse-Raritäten und beliefern alle Alnatura Filialen über regionale Bio-Großhändler. Alnatura bietet die alten Sorten bis zum Ende der diesjährigen Erntesaison im Oktober an. „Wir informieren unsere Kunden direkt an der Gemüsetheke über diese Spezialitäten. Das Interesse ist sehr groß“, sagt Bernhard Sauer, Bereichsverantwortlicher Einkauf. Bei anhaltender Nachfrage soll das Sortiment in Zukunft weiter ausgebaut werden. Bernhard Sauer ergänzt: „Für alte Gemüsesorten gilt: Wer sie erhalten will, sollte sie essen.“\nVor diesem Hintergrund engagiert sich Alnatura auch für die Züchtung und Verbreitung ökologischen Saatguts. Seit 2003 verkauft Alnatura Saatgut und spendet mindestens 30 Cent je verkauftem Samentütchen an gemeinnützige Organisationen, die sich für die Förderung des ökologischen Landbaus und für den Erhalt der Artenvielfalt in Flora und Fauna einsetzen. Mit über 250.000 verkauften Saatguttütchen und einer Spendensumme in Höhe von 108.855 Euro schloss Alnatura die Saatgutaktion im vergangen Jahr ab.\n08.06.2019 - GMH: Sortenvielfalt bei heimischem Gemüse\n24.11.2018 - Alnatura: Wieder auf Wachstumskurs\n08.10.2018 - Alnatura: Gibt der Plastiktüte einen Korb\n06.07.2017 - "Alnatura": Gerichtliche Auseinandersetzung beendet\n08.06.2017 - Traditionelle Gemüsesorten: Bio, regional und "alt"


Special Special: eHome – Lieblingsgeräte der Hobbyköche\nDer Beko OUM22301 ist der Lieblings-Backofen der Deutschen. Auf drei Ebenen bereiten Sie im Herd drei verschiedene Gerichte unabhängig voneinander zu, ohne dass sich Aromen oder Gerüche vermischen. Außerdem verfügt der Beko-Ofen über acht Heizarten und über eine Kindersicherung.\nDer bunte Kühlschrank\nDie Deutschen mögen es in ihrer Küche offenbar farbig. Den knallroten Kühlschrank von Smeg haben zumindest ziemlich viele Hobbyköche zu Hause stehen. Der Riese im Retro-Look hat einen Nutzinhalt von 222 Litern.\nDer gewöhnliche Kühlschrank\nDieser Kühlschrank von Bomann steht ebenfalls ganz oben auf der Beliebtheitsskala der Deutschen. Er hat ein Fassungsvermögen von 252 Litern und ist deutlich schlichter und günstiger als der Smeg.\nBei den Mikrowellen hat Samsung die Nase vorn. Das schicke schwarze Gerät hat es mit sechs Leistungsstufen und einer Garraum-Größe von 23 Litern auf Platz 1 der beliebtesten Mikrowellen der Deutschen geschafft.\nDiese Spülmaschine von Bosch ist nicht nur besonders leise, sondern auch extrem umweltschonend. Die Aqua-Stop-Technologie mindert die Gefahr von Wasserschäden.\nDie Waschmaschine Beko WMB 71643 PTE ist vor allem für Tierfreunde interessant: Das Gerät sagt Tierhaaren nämlich den Kampf an. Mit der Funktion Pet Hair Removal werden Tierhaare nahezu restlos entfernt. Und dann hat sie auch noch die Energieeffizienzklasse A+++.\nDer beliebteste Trockner der Deutschen kommt von Siemens. Der Wärmepumpentrockner WT46W564 ist extrem leise und schützt Ihre Wäsche dank autoDry-Technology vor dem Einlaufen.\nDeLonghi ist einer der beliebtesten Hersteller von Kaffeevollautomaten. Die Maschinen können in der Regel zwei Tassen Kaffee gleichzeitig befüllen. Außerdem kommen Sie sowohl mit der Verarbeitung von Kaffeebohnen als auch mit Kaffeepulver zurecht. Die meisten De'Longhi-Modelle reinigen sich außerdem selbstständig. Das Modell ECAM 22.110.B ist sogar verhältnismäßig günstig.\nDie Filterkaffeemaschine von Philips brüht gleich 15 frische Tassen Kaffee auf einmal. Dank Edelstahl-Thermoskanne bleibt das Getränk auch noch lange nach dem Kochen heiß. Die Deutschen freut das und kaufen die Kaffeemaschine besonders häufig.\nDie größte Stärke des Kenwood liegt in den zahlreichen Erweiterungsmöglichkeiten. Fürs Grundgerät gibt es gut 50 Anbauteile, die unterschiedlichste Aufgaben übernehmen: Fleischwolf, Getreidemühle, Saftpresse, Zentrifuge und sogar Eismaschine.\nDas Modell TM 31 besteht aus dem Grundgerät mit großem Bedienfeld und dem Mixtopf. Ein Mixmesser am Boden zerkleinert und vermengt die Zutaten. Im Betrieb muss der Deckel aufgesetzt und verriegelt sein – er dient auch als Kindersicherung.\nNatürlich darf auch ein Radio in der gut ausgestatteten Küche nicht fehlen. Die deutschen Hobbyküche rühren Suppe & Co. am liebsten durch, wenn das Grundig Sonoclock 691 im Hintergrund läuft. Da es ein Digitalradio ist, rauscht und knistert das Radio nicht. Dank DAB+ haben Sie eine riesige Sender-Auswahl.\nDer liebste Toaster der Deutschen kommt von der Firma Braun. Er hat extra breite Toastkammern, sodass auch die großen Sandwich-Scheiben locker reinpassen. Einen Brötchenaufsatz gibt es bei dem Modell natürlich auch.\nWeil der HD4646/00 von Philips ohne Heizstäbe auskommt, lässt er sich nicht nur besonders gut reinigen. Auch das Wasser bringt der Kocher im Eiltempo zum Sieden. Er fasst maximal 1,5 Liter Wasser und reicht daher sowohl für Single-, Paare- und Kleinfamilienhaushalte vollkommen aus.\nDer Universalmixer von ProfiCook kriegt wirklich alles klein. Selbst Crushed Ice für den Cocktail-Abend bekommen Sie mit dem Gerät hin. Nicht nur deswegen steht er bei vielen Deutschen Hobbyköchen in der Küche.


Suchttherapie in Bayern | STE - Lindau\nHomeWir über unsSuchttherapie in Bayern\nSuchttherapie in Bayern\nUnsere Suchteinrichtung bietet, umgeben von idyllischer Landschaft, ein angenehmes Umfeld für die Behandlung von Suchtkrankheiten. Unsere Schwerpunkte liegen im Bereich der stoffgebundenen Abhänigigkeitserkrankungen, sowie in der Übernahme von PatientInnen mit Doppeldiagnosen. Die Einrichtung zeichnet sich durch ein breites, integratives Therapieangebot aus.\nDie Begleitung und Unterstützung chronisch abhängiger Menschen mit dem Fokus auf einen suchtmittelfreien Rahmen und ein Höchstmaß an Lebensqualität.\nIn unserem Haupthaus bieten wir unter anderem an:\nIn unserer Außenwohngruppe bieten wir unter anderem an:\nArbeitstherapie im Haus\nHilfe und Unterstützung in der medizinischen Versorgung


Grünes Licht für Atommüll-Endlager\nDie Nutzung des Schachtes Konrad als Endlager für nukleare Abfälle ist rechtmäßig. Dies hat gestern das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bestätigt.\nDie Richter wiesen die Nichtzulassungsbeschwerden der Stadt Salzgitter, der Gemeinden Lengede und Vechelde sowie eines Privaten ab.\nBundesverwaltungsgericht bestätigt Rechtmäßigkeit von Schacht Konrad\n„Nun steht einer zügigen Inbetriebnahme des Endlagers Konrad rechtlich nichts mehr im Wege“, kommentierte Bundesforschungsministerin Annette Schavan die Entscheidung. Schavan hält dies für einen Durchbruch auf dem Weg zu einer sicheren Endlagerung der nuklearen Abfälle. Dies ermögliche es, die Zwischenlager für radioaktive Abfälle, die zurzeit noch bei den Helmholtz-Forschungszentren betrieben werden, zu räumen und damit einen Sicherheitsgewinn und gleichzeitig Einsparpotenziale zu erzielen, so die Ministerin.\n„Mit der heutigen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts geht der Verwaltungsrechtsstreit um das Endlager Schacht Konrad zu Ende. Das Urteil ist rechtskräftig. Alle Einsprüche gegen den Planfeststellungsbeschluss sind endgültig abgewiesen. Damit ist der Bund atomgesetzlich verpflichtet, die Umrüstung von Schacht Konrad zum Endlager vorzubereiten“, sagte auch Bundesumweltminister Sigmar Gabriel die Entscheidung.\n„Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes hat keine Auswirkungen auf die Debatte um den potenziellen Standort Gorleben für die Endlagerung hochradioaktiven Atommülls. Für den Standort Gorleben existiert kein Langzeitsicherheitsnachweis. Es bleibt deshalb dabei, dass wir für Gorleben auch die Untersuchung möglicher Alternativstandorte für erforderlich halten. Dies entspricht dem internationalen Standard.“, so Gabriel weiter.\nAbfälle „mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung“\nZur Endlagerung der radioaktiven Abfälle „mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung“ – so genannte „Konrad-Abfälle“ – wurde am 22.05.2002 der Planfeststellungsbescheid für das Endlager Konrad vom Land Niedersachsen erteilt.\nRechtliche Einsprüche hiergegen wurden vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg am 08.03.2006 im Hauptsacheverfahren abgewiesen. Diese Entscheidungen hat das Bundesverwaltungsgericht gestern bestätigt.


Walnussbaum kaufen: Genug Platz im Garten?\nBevor Sie einen Walnussbaum kaufen, überzeugen Sie sich, dass Ihr Garten groß genug ist. Ein ausgewachsener Baum braucht laut dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum des Bundeslandes Rheinland Pfalz etwa 100 Quadratmeter Platz. Zudem sollte genügend Abstand zum Nachbargrundstück vorhanden sein, damit der neue Baum später kein Anlass für Streitigkeiten ist.\nEinen Walnussbaum kaufen Sie am besten in einer guten Baumschule. Wie es um die Qualität der Baumschule bestellt ist, merken Sie in der Regel, wenn Sie sich vom Personal beraten lassen. Machen die Mitarbeiter einen kompetenten Eindruck und können sie Ihre Fragen zufriedenstellend beantworten, befinden Sie sich in guten Händen. Aber auch in diesem Fall sollten Sie ein paar Tipps beachten, um einen gesunden Baum auszusuchen.\nTipps für einen gesunden Walnussbaum\nIhr neuer Walnussbaum sollte mit einem ausreichenden Wurzelballen ausgestattet sein. Die Wurzeln bieten Ihnen einen Hinweis darauf, wie gesund der Baum ist. Sind viele weiße, frische Wurzeln vorhanden, ist das ein Zeichen für einen gesunden Baum mit gutem Nussertrag. Sind einige Wurzeln allerdings weich und riechen bereits unangenehm, sollten Sie einen Bogen um diesen Baum machen.\nHoher Ertrag: Walnüsse ernten - Der beste Weg zur Nuss\nRichtiger Standort: Walnussbaum – das Pflanzen gelingt so\nAuch Blätter und Rinde sind gute Indikatoren für den Zustand eines Baumes. Sind die Blätter etwa rot oder schwarz verfärbt oder zeigt sich auf ihnen oder der Rinde Mehltau, ist der Baum nicht gesund. Achten Sie auch darauf, ob der Baum eventuell von Läusen oder anderen Schädlingen befallen ist – denn dann lohnt sich der Kauf in keinem Fall.


Aktion Mund-Nasen-Schutz in Salzgitters Einzelhandelsgeschäften | Salzgitter\nFoto: v.l.n.r – Jens Neubert (GGK), Heinz Strauß (Werbegemeinschaft Salzgitter Bad), Anna Jantos (Citymanagerin der WIS) und Jürgen Neumann (CityLebenstedt) präsentieren die Aktion Mund-Nasen-Schutz in Salzgitter\nNach der neuen Corona-Schutz-Verordnung der Niedersächsischen Landesregierung ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung beim Aufenthalt in Einzelhandelsgeschäften verpflichtend. Eine Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne der Landesverordnung ist jede textile Barriere, die aufgrund ihrer Beschaffenheit geeignet ist, eine Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln durch Husten, Niesen und Aussprache zu verringern, unabhängig von einer Kennzeichnung oder zertifizierten Schutzkategorie; geeignet sind auch Schals, Tücher, Buffs, aus Baumwolle oder anderem geeignetem Material selbst hergestellte Masken oder Ähnliches.\nDie Verpflichtung aus der Rechtsverordnung des Landes trifft unmittelbar die Kunden, die für die Mund-Nase-Bedeckung selbst zu sorgen haben. Um Ihren Kunden in den ersten Tagen nach Erlass der Landesverordnung trotz der seit Montag geltenden Verpflichtung weiterhin ein schönes Einkaufserlebnis in den Mitgliedsunternehmen der Werbegemeinschaften Salzgitter Bad e-V., CityLebenstedt e.V und Gemeinschaft Gebhardshagener Kaufleute e.V. (GGK) bieten zu können, haben sich die Werbegemeinschaften in Kooperation mit der Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH (WIS) entschlossen als einmalige Aktion, die den Zusammenhalt zeigt, 10.000 Einweg-Mund-Nasen-Bedeckungen bereitzustellen. So können auch Kunden, die keine Mund-Nase-Bedeckung bei sich haben spontan einkaufen. Die Kosten von ungefähr 2000 Euro werden von den Werbegemeinschaften und der WIS getragen. Ab sofort steht der kostenlose Mund-Nasen-Schutz in den Mitgliedsunternehmen der Werbegemeinschaften für Kunden zur Verfügung.\nMit der Aktion soll ein Anstoß gegeben und auf die seit Montag geltende Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Einzelhandel noch einmal aufmerksam gemacht werden. Trotzdem appellieren die Werbegemeinschaften zudem an alle Kunden, auch mit Mund-Nasen-Bedeckung weiterhin das Abstandsgebot und die Hygieneregeln einzuhalten.


Hannoversche Volksbank fusioniert mit Hildesheimer Börde\nDie Zentrale der Hannoverschen Volksbank.\n© Quelle: dd\nHannover/Hildesheim.Die Hannoversche Volksbank will mit der Volksbank Hildesheimer Börde fusionieren. Ziel sei es, die Institute rückwirkend zum 1. Januar zu verschmelzen, teilten beide Häuser am Donnerstag mit. Beide Banken kommen zusammen auf knapp 1050 Mitarbeiter, gut 250.000 Kunden und eine Bilanzsumme von 6,2 Milliarden Euro. Die Vorstände und die Aufsichtsräte seien sich über einen Zusammenschluss einig, hieß es. Das letzte Wort haben am 24. Juni (Hildesheimer Börde) und 25. Juni (Hannover) die Vertreterversammlungen beider Banken.\nDie Initiative für die nun geplante Fusion ging von der Hannoverschen Volksbank aus. Sie ist rund neunmal so groß wie die Börde-Bank, ihr Geschäftsgebiet umfasst die Stadt und weite Teile der Region Hannover sowie den Raum Celle. „Der Zusammenschluss unserer beiden gut aufgestellten Häuser ist eine Investition in die Zukunftsfähigkeit“, sagte der hannoversche Vorstandssprecher Jürgen Wache. „Unsere regionale Ausrichtung wird auch in Zukunft ein maßgeblicher Erfolgsfaktor sein."\nDie Hannoversche Volksbank gehört mit einer Bilanzsumme von 5,5 Milliarden Euro zu den Top 10 der genossenschaftlichen Institute bundesweit. Aktuell gibt es 42 Volksbanken in Niedersachsen – vor drei Jahren waren es noch 54 Institute. Die Zahl der Sparkassen zwischen Ems und Elbe ist im selben Zeitraum nur leicht von 45 auf 42 gesunken. Die einzelnen Volksbanken sind im Vergleich deutlich kleiner, deshalb sei der Konsolidierungsdruck in ihrem Lager größer, heißt es in der Branche.\nGleichwohl geht nicht immer alles glatt: Vor einem Jahr ist die bereits sicher geglaubte Fusion zwischen den Volksbanken Hildesheim-Lehrte-Pattensen und Hildesheimer Börde gescheitert. Offiziell gab es eine Auseinandersetzung über den Zeitplan des Zusammenschlusses – hinter den Kulissen war auch von Meinungsverschiedenheiten zwischen den Chefs beider Häuser die Rede. Die Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen ist selbst erst 2015 aus der Fusion der Kreditinstitute in Hildesheim und der südlichen Region Hannover hervorgegangen.\nNach dem Zusammenschluss mit dem großen Bruder aus Hannover soll der Name der Volksbank Hildesheimer Börde zwar erhalten bleiben – ihr Status schrumpft aber auf den einer Niederlassung. Die rund 30.000 Kunden bekommen neue Karten und IBAN-Nummern. Im Zuge des Zusammenschlusses will die Volksbank Hildesheimer Börde weder Mitarbeiter entlassen noch Filialen schließen.\nDie Volksbank Hildesheimer Börde arbeitet vor allem bei großen Krediten seit Jahren eng mit den Hannoveranern zusammen. Durch den Zusammenschluss könne man künftig auch größere Firmenkunden bedienen und mehr Dienstleistungen anbieten als bislang, sagten die beiden Vorstände Jörg Biethan und Marcus Hölzler. Sie sollen als Generalbevollmächtigte vor Ort bleiben. Die Volksbank Hildesheimer Börde steige durch die Fusion mit Hannover in die Größenordnung der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine auf, größeren Unternehmen biete sich dadurch künftig die Auswahl zwischen zwei regionalen Kreditinstituten.\nBiethan und Hölzler zeigten sich zuversichtlich, dass der geplante Zusammenschluss nicht erneut auf der Zielgeraden scheitert. Man habe in den vergangenen Tagen die Mitgliedervertreter informiert. „Da gab es kritische Fragen, aber keine Ablehnung“, sagte Biethan. Die Volksbanken Hannover und Hildesheimer Börde passten gut zusammen: „Wir haben ganz ähnliche Vertriebsstrukturen und Arbeitsprozesse – das ist ein Riesenblock, der sich viel leichter umstellen lässt.“ Auch die strategische Ausrichtung sei sehr ähnlich. „Da ist Vertrauen gewachsen“, sagte Biethan.\nVon Tarek Abu Ajamieh und Jens Heitmann


Geschichten - Rosebud of Crana\nZieh deinen Hund nicht groß, lasst euch zusammen-„wachsen“. Grenzen sind keine Strafe! Grenzen geben Halt und Sicherheit! Sicherheit ist Halt – Zusammenhalt – Vertrautheit! Zufriedenheit und Klarheit! Gibst du deinem Hund alles, was er braucht? Nicht nur die Nahrung, die den Körper groß und stark werden lässt, sondern auch die Nahrung, die Geist und Seele erblühen lässt! Bewusstsein, das Gefühl, gut aufgehoben und verstanden zu sein! Würdest du dir selbst folgen?\nAls der liebe Gott den Züchter schuf, hatte er schon sehr viele nützliche Dinge und wahre Wunderwerke erschaffen. Er war zufrieden mit sich und seiner Arbeit und blickte nachdenklich über sein Werk. Nach einer Weile murmelte er „Hm?! Ich brauche noch einen Wächter über das Leben. Jemanden, der mir helfen könnte, die Nebel der Unwissenheit zu lichten und neue Arten zu erschaffen, wenn die Zeit sich wandelt. Jemand zuverlässigen, der sie pflegt und sich auf der Erde darum kümmert.“


Wiedersehen vor Gericht - BVZ.at\nWiedersehen vor Gericht. KULTUR-STREIT / Der deutsche Musik-Manager Joachim Arnold klagt die Privatstiftung Esterházy auf 200.000 Euro.\nDa war die Welt noch in Ordnung: Esterházy-Generaldirektor Stefan Ottrubay (l.) beim Antritt von Joachim Arnold (r.).WERNER MÜLLNER\nEISENSTADT / Wenn Joachim Arnold und Esterházy-Generaldirektor Stefan Ottrubay heute, Mittwoch, auf dem Eisenstädter Landesgericht aufeinandertreffen, sind die Fronten verhärtet. Vor einem Jahr wurde der Deutsche bei Esterházy noch als neuer musikalischer Leiter präsentiert; jetzt klagt er die Privatstiftung auf 200.000 Euro. Primär geht es bei dem Streit um die künstlerische Leitung der Opernfestspiele im Römersteinbruch St. Margarethen: Arnold pocht auf eine vertragliche Regelung, mit der ihm diese Position versprochen worden sei. Bei der 2011er-Produktion von „Don Giovanni“ war das auch der Fall. Da Römersteinbruch-Intendant Wolfgang Werner 2012 und 2013 mit seinem laufenden Vertrag aber noch fest im Sattel sitzt und auch in Sachen künstlerische Leitung das Sagen hat, hätte Ar-nold noch bis zum Jahr 2014 auf die begehrte Funktion warten müssen.\nRömersteinbruch-Frage im Vertrag geregelt\nEnttäuscht kehrte der Musik-Manager den Esterházys den Rücken und klagt jetzt auf etwaige ausstehende Gagen. Esterházy-Direktor Karl Wessely verweist darauf, dass die Römersteinbruch-Frage im Vertrag genau geregelt gewesen sei. Zudem habe Arnold auch als musikalischer Leiter auf Schloss Esterházy eine klare Aufgabe gehabt. Wessely wird vor Gericht heute ebenso als Zeuge gehört wie Ottrubay und Arnold.


DIE ERSTE WORLD SUPERSPORT RUNDE IST IM GANGE - KRUMMENACHER, FRONTRUNNER AUF DEM PHILLIP ISLAND TRACK, SICHERT SICH DEN ZWEITEN PLATZ AUF DEM GRID\nPhillip Island (Australien) 23. Februar 2019\nDie Supersport-Weltmeisterschaft ist offiziell im Gange, die erste Runde der Saison 2019 läuft derzeit auf der Phillip Island-Strecke in Australien. Die 4'445 Meter lange Strecke besteht aus zwölf Kurven, sieben Links- und fünf Rechtskurven. Wie in den vergangenen Jahren ist der Reifenverschleiss das Hauptproblem, das Fahrer und Teams auf der Strecke beschäftigt. Die Rennleitung hat daher gemeinsam mit den Pirelli-Technikern entschieden, das Supersport-Rennen gemäß der Flag-to-Flag-Regel durchzuführen. Das bedeutet, dass alle Fahrer für einen obligatorischen Reifenwechsel zwischen der sechsten und zehnten Runde stoppen müssen. Das Rennen wurde zudem auf 16 Runden verkürzt.\nKrummenacher war der unangefochtene Star im Test wie im Qualifying. Der Schweizer dominierte die gestrigen Sessions, stoppte die Uhr bei 1'32''777 und rundete den ersten Tag auf Platz eins ab. Heute um 12:55 Uhr Ortszeit (GMT +11) war Krummenacher wieder im Kampf um die Superpole auf der Strecke, wobei der er sich den zweiten Platz in der Startaufstellung für das morgige Rennen sicherte. Das Rennen startet um 13:15 Uhr Ortszeit.\nRandy Krummenacher freut sich über die geleistete Arbeit mit seinem Team und ist zuversichtlich.\n#RK21: „Wir haben in den letzten Tagen hart gearbeitet. Wir haben uns weiter verbessert und die Rundenzeiten waren konstant schnell. Ich war stark in den Tests und den gestrigen freien Trainings und weiß, dass ich ein gutes Tempo für das Rennen habe. Die Superpole lief nicht ganz so, wie ich gehofft oder wie wir erwartet hatten, aber es ist in Ordnung. Ich starte vom zweiten Startplatz aus an und werde versuchen, alles zu geben und die Saison auf bestmögliche Weise zu eröffnen. Die Einführung der Flag-To-Flag-Regel hat nicht nur mit der Sicherheit von uns Fahrern zu tun, sondern sorgt zusätzlich für Adrenalin bei Publikum und Fahrer. Ich kann es kaum erwarten, morgen auf die Strecke zu kommen und hoffe, dass mein Team ein gutes Ergebnis erzielt.“