Vorrichtung für die Analyse oder Absorptionsmessung an einer kleinen Menge eines flüssigen Mediums mit Hilfe von Licht - Dokument DE102004023178B4\nDokumentenidentifikation DE102004023178B4 29.06.2006\nTitel Vorrichtung für die Analyse oder Absorptionsmessung an einer kleinen Menge eines flüssigen Mediums mit Hilfe von Licht\nAnmelder Hellma GmbH & Co. KG, 79379 Müllheim, DE;\nSahiri, Thomas, Dr., 81679 München, DE\nErfinder Kändler, Holm, 79379 Müllheim, DE;\nIPC-Hauptklasse G01N 21/59(2006.01)A, F, I, 20051017, B, H, DE\nDie Erfindung betrifft eine Vorrichtung für die Analyse oder Absorptionsmessung an einer kleinen Menge, beispielsweise an einem Tropfen, eines flüssigem Mediums mit Hilfe von Licht, das durch das Medium geführt ist und danach fotometrisch, spektralfotometrisch, fluorimetrisch oder spektralfluorimetrisch detektierbar oder analysierbar ist, wobei die Vorrichtung eine in Gebrauchsstellung obere flächige Aufnahmestelle zum Aufbringen oder Auftropfen des Mediums, einen in Gebrauchsstellung horizontal orientierten, unterhalb der Aufnahmestelle befindlichen Lichteintritt in ihr Gehäuse und eine im Strahlengang hinter dem Lichteintritt befindliche erste Einrichtung zur Umlenkung des Lichts nach oben zu der Aufnahmestelle aufweist.\nEine derartige Vorrichtung ist aus DE-OS 2 255 471 bekannt. Dabei ist oberhalb der Aufnahmestelle für die Probe, also bei der Benutzung oberhalb der Probe eine lichtundurchlässige Abdeckung vorgesehen, die jedoch im Zusammenhang mit der Messung keine Funktion hat. Vielmehr soll die nach außen gewölbte Oberfläche des zu untersuchenden Tropfens das zur Messung dienende Licht reflektieren, was zu Schwierigkeiten vor allem bezüglich der Qualität und der Wiederholbarkeit führen kann, weil Tropfen nur mit Schwierigkeiten mit einem immer gleichbleibenden Volumen bereitgestellt werden können. Volumenabweichungen führen aber wegen der Oberflächenspannung zu unterschiedlichen Wölbungen und darüber hinaus kann die Oberflächenspannung und damit die Wölbung der Oberfläche auch durch geringfügige Verunreinigungen von Fall zu Fall verändert werden. Demgemäß können sich unterschiedliche Messbedingungen ergeben.\nAus DE 33 44387 A1 ist eine Vorrichtung anderer Gattung, nämlich ein Fotometerkopf für kleine Messvolumina bekannt, bei welchem ein Paar von Lichtsender und Lichtempfänger in einem Materialblock angeordnet ist und dieser Materialblock im Bereich der einander zugewandten Flächen von Lichtsender und Lichtempfänger eine Ausnehmung hat, die mit einer Platte abgedeckt ist. Diese Platte weist eine Bohrung auf, durch die eine Applikationseinrichtung in den Abstand zwischen den einander zugewandten Flächen von Lichtsender und Lichtempfänger herangeführt werden kann. Dadurch soll die Verwendung einer Küvette vermieden werden. Der Tropfen des zu untersuchenden flüssigen Mediums ist in den Abstand einzubringen und muss darin trotz der darauf wirkenden Schwerkraft gehalten werden. Somit muss die Applikation eines Probe-Tropfens mit großer Sorgfalt durchgeführt werden, damit dieser trotz der Schwerkraft in dem nach unten offenen Abstand zwischen den Flächen festgehalten wird, was im Übrigen auch eine entsprechende Konsistenz des zu untersuchenden Mediums verlangt.\nEs besteht deshalb die Aufgabe, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art zu schaffen, bei welcher eine kleine Probemenge eines flüssigen Mediums auf einfache Weise an einer Messstelle platziert werden kann und die nach der Messung eine zuverlässige und einfache Reinigung ermöglicht. Dabei soll eine gleichbleibende Genauigkeit der Messungen möglich sein und es sollen Veränderungen der Messbedingungen zwischen den einzelnen Messungen vermieden werden können. Ferner soll eine Referenzmessung möglich sein, ohne dass sich die Messbedingungen zwischen Referenzmessung und Probemessung für das Messergebnis nachteilig verändern können.\nZur Lösung dieser Aufgabe ist die eingangs definierte Vorrichtung dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung einen oberhalb der Aufnahmestelle lösbar anbringbaren Reflektor aufweist, dass der Reflektor in seiner Gebrauchsstellung einen definierten Abstand von der Aufnahmestelle hat, der zumindest im Bereich des Lichtdurchganges von dem Medium ausgefüllt oder ausfüllbar ist, und dass eine zweite Einrichtung zum Umlenken des von dem Reflektor kommenden Lichts zu einem Detektor vorgesehen ist.\nBei dieser Vorrichtung kann also das zu untersuchende Medium auch in sehr kleiner Menge auf eine im Wesentlichen horizontale Fläche aufgebracht oder aufgetropft werden, wobei diese Aufnahmestelle von dem Licht dann zumindest einmal durchflossen wird. Dies kann auf dem Weg zu dem Reflektor oder von dem Reflektor der Fall sein, wobei sich jedoch in vorteilhafter Weise eine entsprechend große Messstrecke ergibt, wenn das Licht sowohl auf seinem Weg zu dem Reflektor als auch von diesem Reflektor kommend durch die Probe geleitet wird.\nDa das Medium auf eine obere flächige Aufnahmestelle aufgetragen werden kann, bedarf es keiner besonderen Sorgfalt und keiner besonderen Vorkehrungen, um negative Auswirkungen der Schwerkraft zu vermeiden. Vielmehr hilft die Schwerkraft sogar mit, das Medium in seiner Lage zu halten, in welcher die Messung erfolgen soll. Auch ein aufwendiges Einfüllen in einen Messkanal kann auf diese Weise vermieden werden. Es genügt, den lösbaren Reflektor abzunehmen, die Probe auf die Aufnahme- oder Messstelle aufzutragen und den Reflektor in seine Gebrauchsstellung zu bringen, um dann die Messung durchführen zu können. Somit eignet sich die Vorrichtung auch für eine effektive Durchführung von Einzelmessungen an kleinen und kleinsten Mengen des zu untersuchenden Mediums. Ferner sind für all diese Messungen übereinstimmende Messbedingungen gegeben, so dass es keine nachteiligen Veränderungen zwischen Referenzmessung und Probenmessung gibt. Das Auftropfen einer Probe beispielsweise mittels einer Pipette ist dabei ein äußerst einfach durchführbarer Vorgang.\nIn zweckmäßiger Weise kann also die Aufnahmestelle als Fläche von oben zugänglich sein und das zu untersuchende Medium kann durch die Schwerkraft auf der Aufnahmestelle festlegbar oder gehalten sein.\nZweckmäßig ist es dabei, wenn die Aufnahmestelle so groß bemessen ist, dass das durch sie hindurch zu dem Reflektor verlaufende und von diesem zurückgeworfene Licht wenigstens einmal, insbesondere zweimal durch die Aufnahmestelle und/oder durch das Medium geführt ist. In letzterem Falle ergibt sich eine Messstrecke die dem doppeltem Abstand der Aufnahmestelle von dem Reflektor entspricht, was eine wirkungsvolle Messung und Untersuchung erlaubt.\nEine Ausgestaltung von vorteilhafter Bedeutung kann darin bestehen, dass von der ersten Einrichtung zur Umlenkung des Lichts zu der Aufnahmestelle hin ein Lichtleiter oder lichtleitendes Faserbündel und insbesondere zwischen der Aufnahmestelle und der zweiten Einrichtung zum Umlenken des von dem Reflektor und der Probe kommenden Lichts ein Lichtleiter oder ein das Licht leitendes Faserbündel angeordnet sind. Auf diese Weise kann die von dem Licht beaufschlagte Aufnahmestelle oder der an der Aufnahmestelle wirksame Messfleck klein gehalten werden, was gleichzeitig eine bestmögliche Ausnutzung des Lichts bedeutet. Dies gilt selbst dann, wenn das Licht die zu messende Probe zweimal durchläuft, nämlich auf seinem Weg zu dem Reflektor und auf seinem Weg von dem Reflektor zurück. Mit Hilfe der erwähnten Lichtleiter oder lichtleitenden Faserbündel lassen sich die Lichtstrahlen auf engsten Raum konzentrieren.\nDabei kann die gezielte Leitung des Lichts dadurch verbessert werden, dass unterhalb der Aufnahmestelle für das Medium eine das Licht bündelnde Optik, zumindest eine Sammellinse, vorgesehen ist, die mit dem/den Lichtleitern optisch gekoppelt ist. Eine derartige Optik kann sowohl mit dem von der ersten Einrichtung zur Umlenkung des Lichts kommenden Lichtleiter als auch mit dem Lichtleiter kombiniert sein, der zu der zweiten Einrichtung zur Umlenkung des Lichts führt. Es ist aber auch möglich, eine gemeinsame Optik für die beiden an ihren Enden nah beieinander befindlichen Lichtleiter oder Faserbündel vorzusehen.\nEine besonders vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung zur Begrenzung der seitlichen Ausdehnung der Aufnahmestelle und damit zur weiteren Verminderung der notwendigen Mängel des zu untersuchenden Mediums kann darin bestehen, dass die Aufnahmestelle eine flächige Vertiefung an der Oberseite der Vorrichtung unterhalb des Reflektors ist und insbesondere durch die der Aufnahmestelle zugewandte Begrenzung der Optik oder Linse oder durch die dort endenden Lichtleiter gebildet ist, wobei die Linse oder Optik und/oder die Enden der Lichtleiter gegenüber der Oberseite der Halterung für die Linse oder Optik oder die Lichtleiter zurückversetzt sind. Bei einer bevorzugten Ausführungsform kann also die Aufnahmestelle dadurch nach den Seiten hin begrenzt sein, dass sie eine Vertiefung ist beziehungsweise in einer Vertiefung angeordnet ist, die bevorzugt dadurch gebildet sein kann, dass die Optik oder Linse oder die Enden der Lichtleiter gegenüber der obersten Begrenzung oder Fläche ihre Halterung etwas vertieft angeordnet oder versetzt sind, so dass auf diese Weise die entsprechende Vertiefung automatisch gebildet ist.\nZweckmäßig ist es dabei, wenn die mit den Lichtleitern – zumindest optisch – gekoppelte Linse oder Optik gleichzeitig als Abschlussfenster der Vorrichtung ausgebildet ist, auf welches die zu untersuchende Probe des Mediums auftropfbar ist. Aus diesen Merkmalen und Möglichkeiten ergibt sich also eine sehr einfach bedienbare Vorrichtung, auf die eine sehr geringe Menge eines Mediums durch Auftropfen aufgetragen werden kann, was eine sehr einfache Bedienbarkeit ergibt. Dennoch kann diese Probe auch sehr effektiv von Licht durchflossen werden, das auf einfache Weise gemessen oder detektiert werden kann.\nDer Reflektor kann ein Spiegel oder ein reflektierendes Prisma sein und kann die Probe in Gebrauchsstellung abstandslos berühren. Entsprechend effektiv wird die Probe von dem Licht durchstrahlt und von dem Reflektor zurückgelenkt, um über die zweite Einrichtung zur Umlenkung zu dem eigentlichen Detektor zu gelangen. Die Messstrecke durch die Probe kann dabei doppelt so groß wie der Abstand der Aufnahmefläche von der Oberfläche des Reflektors sein und das Licht kann diesen Abstand zweimal durchlaufen, wie vorstehend schon erwähnt.\nFür eine gleichbleibende Genauigkeit der Messungen und für die Vermeidung von Veränderungen der Messbedingungen zwischen den einzelnen Messungen sowie gegenüber Referenzmessungen ist es besonders zweckmäßig, wenn der lösbar aufsetzbare oder anbringbare Reflektor gegenüber der Vorrichtung und ihrem Gehäuse in Gebrauchsstellung drehfest gehalten und zentriert ist. Dadurch wird sichergestellt, dass er immer in der selben Position relativ zu der Vorrichtung und ihrem Gehäuse und somit auch zu der Aufnahmestelle angebracht wird, nachdem eine Probe aufgetragen wurde. Entsprechend übereinstimmend sind die jeweiligen Reflexionsbedingungen. Dabei sind unterschiedliche konstruktive Möglichkeiten vorhanden, die Drehfestigkeit sicherzustellen, obwohl der Reflektor aus seiner Gebrauchslage abgenommen werden kann.\nDamit der Reflektor in Gebrauchsstellung in wiederholbarer Weise den vorgegebenen Abstand zu der Aufnahmestelle erhält, kann dieser Abstand durch wenigstens einen Abstandhalter zwischen Reflektor und Gehäuse oder einen Anschlag festgelegt sein. Somit besteht für einen Benutzer nicht die Notwendigkeit, beim Aufsetzen des Reflektors auf die Vorrichtung in seine Gebrauchslage Vorkehrungen für die Einhaltung des vorgegebenen Abstands zu treffen. Auch die Ausbildung des Abstandhalters oder eines Anschlages kann auf unterschiedliche Weise konstruktiv gelöst sein. Dabei ist unter Umständen sogar denkbar, dass der Abstandhalter und die Halterung für die Drehfestigkeit des Reflektors miteinander kombiniert sind.\nZwar kann die Einstrahlung von Licht an der Vorrichtung beliebig erfolgen und auch die Detektion kann in geeigneter Weise mit dem Lichtaustritt aus der Vorrichtung zusammenwirken, wobei beliebige Messvorrichtungen verwendbar sind.\nBesonders zweckmäßig ist es jedoch, wenn die Vorrichtung die Außenabmessung einer in ein Fotometer, Spektralfotometer, Fluorimeter oder Spektralfluorimeter passend einsetzbaren, von deren Licht beaufschlagbaren Küvette aufweist und wenn die in dem Inneren der Vorrichtung angeordneten Einrichtungen zur Lichtzuleitung oder Lichtumlenkung an der Stelle der Vorrichtung angeordnet sind, an welcher bei üblichen Küvetten Eintritts- und Austrittsfenster für das zur Messung dienende Licht vorgesehen sind, wobei die erste Einrichtung zur Lichtumlenkung das von dem Fotometer eingestrahlte Licht zu der Aufnahmefläche umlenkt und die zweite Einrichtung zur Lichtumlenkung das von der Messstelle zurückkommende Licht zu dem Detektor umlenkt. Durch eine geschickte Wahl der Abmessungen der erfindungsgemäßen Vorrichtung kann diese also in die gängigen Fotometer, Spektralfotometer, Fluorimeter oder Spektralfluorimeter eingesetzt werden, um dort zur Messung auch mengenmäßig sehr kleiner Proben eines Mediums dienen zu können. Dies vermindert vor allem die Investitions- und Installationskosten beträchtlich.\nGünstig ist es, wenn die Vorrichtung aus Glas oder Kunststoff besteht und im Bereich des Lichteintritts als erste Einrichtung zur Umlenkung ein Umlenkprisma oder einen Umlenkspiegel zu einem rechtwinklig zum Lichteintritt stehenden Schacht oder Kanal für einen Lichtleiter oder ein lichtleitendes Faserbündel und parallel dazu den weiteren Lichtleiter mit einem an dessen Mündung zugeordneten zweiten Umlenkprisma oder Umlenkspiegel hat, welchem ein Austrittsfenster für das Licht gegenüberliegt oder dieses Fenster bildet.\nLichteintritt und Lichtaustritt entsprechen auf diese Weise denen einer handelsüblichen Küvette, so dass die Zuleitung des Lichts und auch dessen Detektion nach dem Durchstrahlen der Probe sehr einfach vor allem in entsprechenden schon existierenden Messvorrichtungen durchgeführt werden kann.\nBeispielsweise kann das Außenmaß des Querschnitts der Vorrichtung dem einer Standardküvette entsprechen und insbesondere 12,5 Millimeter mal 12,5 Millimeter betragen.\nEs sei noch erwähnt, dass der aus der Vorrichtung wieder austretende Lichtstrahl mit dem eintretenden Lichtstrahl fluchten oder mit diesem einen rechten Winkel einschließen kann. Letzteres ist vor allem bei Fluorimetern oder Spektralfluorimetern zweckmäßig.\nVor allem bei Kombination einzelner oder mehrerer der vorbeschriebenen Merkmale und Maßnahmen ergibt sich eine eingangs definierte Vorrichtung, die eine einfache Handhabung und eine Untersuchung auch sehr kleiner Mengen eines flüssigen Mediums erlaubt unabhängig von dessen Viskosität. Auch Medien relativ hoher Viskosität können gut untersucht werden, da sie problemlos auf der im Wesentlichen horizontalen Aufnahmefläche gehalten werden können. Ferner ist die Reinigung nach erfolgter Messung sehr einfach und kann beispielsweise mit Hilfe von Optik-Reinigungstüchern oder mit Tupfern durchgeführt werden. Gegebenenfalls können dabei übliche Reinigungsmittel zum Einsatz kommen. Günstig ist dabei, dass die von dem untersuchten Medium beaufschlagte Messstelle sehr einfach zugänglich ist, wobei die Vorrichtung sogar in dem Messgerät verbleiben kann.\nInsgesamt ergibt sich eine Vorrichtung, die vor allem bei einer Ausbildung mit küvettenähnlichen Abmessungen in die meisten kommerziell verfügbaren Messgeräte und dabei auch in ältere Messgeräte ohne Modifikation eingesetzt werden kann. Referenzmessung, Probemessung und Reinigung können mit geringem Aufwand und ohne nennenswerten Zeitverlust zügig durchgeführt werden.\n1 einen Längsschnitt einer erfindungsgemäßen Vorrichtung mit ihrem Gehäuse, in welches ein Lichtstrahl horizontal eintritt und durch eine erste Einrichtung in vertikale Richtung nach oben umgelenkt wird, wobei eine obere flächige Aufnahmestelle zum Auftragen des zu untersuchenden Mediums vorgesehen ist über der sich ein lösbar anbringbarer Reflektor befindet, von welchem das Licht über einen zweiten Lichtleiter zu einer zweiten Einrichtung zum Umlenken des Lichts wieder aus der Vorrichtung heraus befindet, wobei die Aufnahmestelle durch eine das Licht bündelnde Optik gebildet ist,\n2 eine der 1 entsprechende Darstellung eines abgewandelten Ausführungsbeispiels, bei welchem die Lichtleiter bis an die flächige Aufnahmestelle für das zu untersuchende Medium führen,\n3 im vergrößertem Maßstab die in 1 durch einen Kreis gekennzeichnete Einzelheit bei noch abgenommenen Reflektor, nach dem eine Probe aufgetragen wurde,\n4 eine der 3 entsprechende Darstellung nach dem Anbringen des Reflektors in seiner Gebrauchslage, in welcher er die Probe abstandslos berührt und sich mit seiner der Probe zugewandten Oberfläche in einem definierten Abstand zu der Aufnahmestelle befindet, durch die das Licht verläuft,\n5 die Anordnung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung gemäß 1 in einem an sich für Küvetten bestimmten Aufnahmeschachts eines Fotometers oder dergleichen Messgerät sowie\n6 eine der 5 entsprechende Darstellung mit einer Vorrichtung gemäß 2.\nIn der nachfolgenden Beschreibung erhalten hinsichtlich ihrer Funktion übereinstimmende Teile der unterschiedlichen Ausführungsbeispiele auch bei etwas abgewandelter Formgebung übereinstimmende Bezugszahlen.\nEine im Ganzen mit 1 bezeichnete Vorrichtung, deren Gehäuse 6 und damit auch deren Gehäuseinhalt in den 1, 2, 5 und 6 im Längsschnitt dargestellt sind, dient für die Analyse oder Absorptionsmessung an einer kleinen Menge, beispielsweise an einem Tropfen eines flüssigen Mediums 2 mit Hilfe von durch Pfeile 3 symbolisierten Licht. Dieses Licht wird durch das Medium 2 geführt und danach fotometrisch, spektralfotometrisch, fluorimetrisch oder spektralfluorimetrisch in an sich bekannter Weise detektiert oder analysiert.\nVor allem bei gemeinsamer Betrachtung der 1 bis 4 erkennt man, dass die Vorrichtung 1 eine in Gebrauchsstellung obere flächige, im wesentlichen horizontale und ebene Aufnahmestelle 4 zum Aufbringen oder Auftropfen des Mediums 2, einen in Gebrauchsstellung horizontal orientierten, unterhalb der Aufnahmestelle 4 befindlichen Lichteintritt 5 in ihr Gehäuse 6 und eine im Strahlengang hinter dem Lichteintritt 5 befindliche erste Einrichtung 7 zum Umlenken des Lichts nach oben zu der Aufnahmestelle 4 sowie einen oberhalb der Aufnahmestelle 4 lösbar anbringbaren Reflektor 8 aufweist. Dabei hat dieser Reflektor 8 in Gebrauchsstellung einen definierten Abstand von der Aufnahmestelle 4, um eine gleichbleibende präzise Messstrecke für das Licht zu ergeben. Dieser Abstand ist gemäß 4 zumindest im Bereich des Lichtdurchgangs von dem Medium 2 ausgefüllt oder ausfüllbar. Ferner weist die Vorrichtung 1 noch eine zweite Einrichtung 9 zum Umlenken des von dem Reflektor 8 kommenden Lichts zu einem Detektor auf, der in 1 und 2 nicht näher dargestellt ist.\nAnhand der 1 bis 3 und dabei vor allem der 3 wird deutlich, dass die Aufnahmestelle 4 als Fläche von oben zugänglich ist und das zu untersuchende Medium 2 also durch seine Schwerkraft auf dieser Aufnahmestelle 4 festlegbar und gehalten ist. Dabei ist diese Aufnahmestelle 4 so groß bemessen, dass das durch sie hindurch zu dem Reflektor 8 verlaufende und von diesem zurückgeworfene Licht 3 wenigstens einmal, in beiden Ausführungsbeispielen sogar zweimal durch die Aufnahmestelle 4 und durch das Medium 2 geführt ist. Dadurch wird erreicht, dass die Messstrecke durch die von dem Medium 2 gebildete Probe doppelt so groß wie der Abstand der Aufnahmefläche 4 von der Oberfläche des Reflektors 8 ist und das Licht diesen Abstand zweimal durchläuft. Die Messstrecke kann auf diese Weise also doppelt so groß wie der erwähnte Abstand sein.\nIn beiden Ausführungsbeispielen gemäß 1 und 5 einerseits sowie gemäß 2 und 6 andererseits ist vorgesehen, dass von der ersten Einrichtung 7 zur Umlenkung des Lichts zu der Aufnahmestelle 4 hin ein Lichtleiter oder lichtleitendes Faserbündel 10 und ebenso zwischen der Aufnahmestelle 4 und der zweiten Einrichtung 9 zum Umlenken des von dem Reflektor 8 und von der Probe kommenden Lichts ein Lichtleiter oder ein das Licht leitendes Faserbündel 11 angeordnet sind, damit das Licht effektiv und mit möglichst geringen Verlusten zu der Aufnahmestelle 4 und zu dem als Probe vorgesehenen Medium 2 gelangen kann.\nGemäß 1, 3, 4 und 5 ist dabei unterhalb der flächigen Aufnahmestelle 4 für das Medium 2 eine das Licht bündelnde Optik 12, beispielsweise eine Sammellinse vorgesehen, die mit den Lichtleitern 10 und 11 optisch gekoppelt ist.\nBeim Ausführungsbeispiel gemäß 2 und 6 verlaufen die Lichtleiter 10 und 11 hingegen bis unmittelbar an die Aufnahmestelle 4.\nIn beiden Ausführungsbeispielen ist die Aufnahmestelle 4 eine flächige Vertiefung an der Oberseite der Vorrichtung 1 unterhalb des Reflektors 8. Im Ausführungsbeispiel gemäß 1, 3 und 4 ist dabei diese Aufnahmestelle 4 durch die ihr zugewandte Begrenzung der Optik oder Linse 12 und im Ausführungsbeispiel gemäß 2 durch die dort endenden Lichtleiter 10 und 11 gebildet, wobei die Linse oder Optik 12 und/oder die Enden der Lichtleiter 10, 11 gegenüber der Oberseite 13 der Halterung für die Linse oder Optik oder die Lichtleiter beziehungsweise gegenüber der Oberseite 13 des Gehäuses 6 zurückversetzt sind. Vor allem die Zurückversetzung der Optik 12 zur Bildung der etwas vertieften Aufnahmestelle 4 erkennt man besonders gut in 3 und 4. Somit wird die Probe des flüssigen Mediums 2 auch nach den Seiten hin begrenzt und gehalten, wozu außerdem ihre Oberflächenspannung noch beitragen kann. Es kann also auf kleinstem Raum eine definierte kleine Menge von wenigen Mikrolitern festgelegt und mit Hilfe von Licht untersucht und detektiert werden.\nIn diesem Ausführungsbeispiel gemäß 3 und 4 ist also die mit den Lichtleitern 10 und 11 gekoppelte Linse oder Optik 12 gleichzeitig als Abschlussfenster der Vorrichtung 1 ausgebildet, auf welches die zu untersuchende Probe des Mediums 2 auftropfbar ist. Entsprechend gut und einfach ist die Bedienung und die Zugänglichkeit sowohl beim Aufbringen der Probe als auch bei einer späteren Reinigung.\nDer Reflektor 8 ist im Ausführungsbeispiel ein Spiegel, könnte aber auch ein reflektierendes Prisma sein und berührt gemäß 4 die Probe in Gebrauchsstellung abstandslos.\nDabei ist dieser lösbar aufsetzbare oder anbringbare Reflektor 8 gegenüber der Vorrichtung 1 und ihrem Gehäuse 6 in Gebrauchsstellung drehfest gehalten und zentriert. Dies ist beispielsweise in 1 und 2 durch einen das Gehäuse 6 übergreifenden Rand 13 an dem Reflektor 8 bewirkt, der wenigstens einen randoffenen und sich dabei nach unten öffnenden Schlitz 14 aufweist, womit ein mit dem Gehäuse 6 oder der Vorrichtung 1 verbundener Vorsprung oder Stift 15 übergriffen werden kann. Während der Rand 13 für die Zentrierung sorgt, kann mit Hilfe des Schlitzes 14 und des Vorsprunges oder Stiftes 15 die Drehfestigkeit bewirkt werden. Dabei könnte der Stift – exzentrisch zur Optik 12 – auch durch die gesamte Vorrichtung 6 verlaufen und an einem entgegengesetzten Ende mit einem zweiten, sich nach unten öffnenden Schlitz 14 des Randes 13 des Reflektors 8 zusammenwirken.\nDer Abstand des Reflektors 8 von der Aufnahmestelle 4 ist im Ausführungsbeispiel durch einen ringförmigen Abstandhalter 16 festgelegt, der zwischen Reflektor 8 und Oberseite 13 des Gehäuses 6 angeordnet und insbesondere befestigt ist. Es könnte aber auch ein sonstiger Anschlag für den Reflektor 8 vorgesehen sein, der auch gegebenenfalls indirekt mit seinem Rand 13 zusammenwirkt. Anstelle eines an dem Reflektor im Bereich von dem Rand 13 ringartig angeordneten und umlaufenden Abstandhalters 16 könnten auch einzelne Abstandhalterstücke vorgesehen sein. Dabei ist besonders günstig, wenn dieser Abstandhalter 16 mit dem Reflektor 8 verbunden ist, so dass nach Abnahme des Reflektors die Oberseite 13 und die Aufnahmestelle 4 ungehindert für eine Reinigung zugänglich sind.\nIn den 5 und 6 ist eine besonders zweckmäßige Ausgestaltung der Vorrichtungen 1 dargestellt, wobei dabei sowohl die Vorrichtung nach 1 als auch die nach 2 die Außenabmessung einer in ein Fotometer, Spektralfotometer, Fluorimeter oder Spektralfluorimeter passend einsetzbaren, von deren Licht beaufschlagbaren Küvette aufweisen. In 5 und 6 erkennt man jeweils einen Aufnahmeschacht 17 eines derartigen Fotometers, Spektralfotometers, Fluorimeters oder Spektralfluorimeters, die jeweils nur stark schematisiert angedeutet sind. Dabei sind die im Inneren der Vorrichtung 1 angeordneten Einrichtungen 7 und 9 zur Lichtzuleitung oder Lichtumlenkung an der Stelle der Vorrichtung 1 angeordnet, an welcher bei üblichen Küvetten Eintritts- und Austrittsfenster für das zur Messung dienende Licht 3 vorgesehen sind, wobei die erste Einrichtung 7 zur Lichtumlenkung das von dem Fotometer oder dergleichen eingestrahlte Licht zu der Aufnahmefläche 4 umlenkt und die zweite Einrichtung 9 zur Lichtumlenkung das von der Messstelle und dem Reflektor zurückkommende Licht zu dem Detektor umlenkt.\nSomit kann die bei entsprechender Abmessung der Vorrichtung 1 diese in bestehende Messgeräte eingesetzt werden, wodurch deren Anwendbarkeit vergrößert wird, weil sie dadurch geeignet sind, auch kleine und kleinste Mengen eines Mediums 2 zu untersuchen. Zweckmäßig ist es dabei, wenn das Außenmaß des Querschnitts der Vorrichtung 1 dem einer Standardküvette entspricht und insbesondere 12,5 mm × 12,5 mm beträgt, weil die Mehrzahl von Fotometern oder dergleichen Messgeräte für derartige Abmessungen ausgebildet sind. Dabei kann der austretende Lichtstrahl mit dem eintretenden Lichtstrahl fluchten, wie es in den 1 und 2 sowie in den 5 und 6 dargestellt ist. Es ist aber auch möglich, dass der austretende Lichtstrahl mit dem eintretenden Lichtstrahl in einer etwa horizontalen Ebene einen rechten Winkel einschließt, was vor allem bei Fluorimetern zweckmäßig ist.\nEs sei noch erwähnt, dass die Vorrichtung 1 zweckmäßiger Weise aus Glas oder Kunststoff besteht und im Bereich des Lichteintritts 5 als erste Einrichtung 7 zur Umlenkung ein Umlenkprisma oder ein Umlenkspiegel zu einem rechtwinklig zu dem Lichteintritt stehenden Schacht 18 oder Kanal für den Lichtleiter 10 und parallel dazu den weiteren Lichtleiter 11 mit einem an dessen Mündung angeordneten zweiten Umlenkprisma oder Umlenkspiegel hat, welchem ein Austrittsfenster für das Licht gegenüber liegt oder dieses Fenster bildet. Dabei verläuft auch der zweite Lichtleiter 11 in einem Schacht oder Kanal 18.\nDie Vorrichtung 1 hat integrierte Strahlumlenkungen mit Hilfe von entsprechenden Einrichtungen 7 und 9 sowie faseroptische Lichtleiter 10 und 11 zum Führen des zur Analyse eines flüssigen Mediums 2 dienenden Lichts 3 beispielsweise in einem Spektralfotometer, Spektralfluorimeter oder einer ähnlichen Messvorrichtung zu der an der Vorrichtung 1 befindlichen, als Aufnahmefläche 4 für das Medium ausgebildeten Messstelle und von dieser zurück zu dem Detektor des Spektralfotometers, Spektralfluorimeters oder dergleichen. Dabei ist diese Aufnahmestelle 4 als Messstelle flächig an der Oberseite der Vorrichtung 1 vorgesehen und in Gebrauchsstellung durch einen deckelartigen lösbaren Reflektor 8 abgeschlossen, der auch die Probe beziehungsweise das Medium 2 abstandslos berührt und vor dem Aufbringen der Probe sowie zum Reinigen der Messstelle abgenommen werden kann.\nVorrichtung (1) für die Analyse oder Absorptionsmessung an einer kleinen Menge, beispielsweise an einem Tropfen, eines flüssigen Mediums (2) mit Hilfe von Licht (3), das durch das Medium (2) geführt ist und danach fotometrisch, spektralfotometrisch, fluorimetrisch oder spektralfluorimetrisch detektierbar oder analysierbar ist, wobei die Vorrichtung (1) eine in Gebrauchsstellung obere flächige Aufnahmestelle (4) zum Aufbringen oder Auftropfen des Mediums (2), einen in Gebrauchsstellung horizontal orientierten, unterhalb der Aufnahmestelle (4) befindlichen Lichteintritt (5) in ihr Gehäuse (6) und eine im Strahlengang hinter dem Lichteintritt (5) befindliche erste Einrichtung (7) zur Umlenkung des Lichts nach oben zu der Aufnahmestelle (4) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (1) einen oberhalb der Aufnahmestelle (4) lösbar anbringbaren Reflektor (8) aufweist, dass der Reflektor (8) in seiner Gebrauchsstellung einen definierten Abstand von der Aufnahmestelle (4) hat, der zumindest im Bereich des Lichtdurchganges von dem Medium (2) ausgefüllt oder ausfüllbar ist, und dass eine zweite Einrichtung (9) zum Umlenken des von dem Reflektor (8) kommenden Lichts zu einem Detektor vorgesehen ist.\nVorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmestelle (4) als Fläche von oben zugänglich ist und das zu untersuchende Medium (2) durch die Schwerkraft auf der Aufnahmestelle (4) festlegbar oder gehalten ist.\nVorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmestelle (4) so groß bemessen ist, dass das durch sie hindurch zu dem Reflektor (8) verlaufende und von diesem zurückgeworfene Licht (3) wenigstens einmal, insbesondere zweimal durch die Aufnahmestelle (4) und/oder durch das Medium (2) geführt ist.\nVorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass von der ersten Einrichtung (7) zur Umlenkung des Lichts zu der Aufnahmestelle (4) hin ein Lichtleiter oder lichtleitendes Faserbündel (10) und insbesondere zwischen der Aufnahmestelle (4) und der zweiten Einrichtung (9) zum Umlenken des von dem Reflektor (8) und der Probe kommenden Lichts ein Lichtleiter oder ein das Licht leitendes Faserbündel (11) angeordnet sind.\nVorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass unterhalb der Aufnahmestelle (4) für das Medium (2) eine das Licht bündelnde Optik (12), zumindest eine Sammellinse, vorgesehen ist, die mit dem/den Lichtleitern (10, 11) optisch gekoppelt ist.\nVorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmestelle (4) eine flächige Vertiefung an der Oberseite der Vorrichtung (1) unterhalb des Reflektors (8) ist und insbesondere durch die der Aufnahmestelle zugewandte Begrenzung der Optik oder Linse (12) oder durch die dort endenden Lichtleiter (10, 11) gebildet ist, wobei die Linse oder Optik (12) und/oder die Enden der Lichtleiter (10, 11) gegenüber der Oberseite (13) der Halterung für die Linse oder Optik (12) oder die Lichtleiter zurückversetzt sind.\nVorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die mit den Lichtleitern (10, 11) gekoppelte Linse oder Optik (12) gleichzeitig als Abschlussfenster der Vorrichtung (1) ausgebildet ist, auf welches die zu untersuchende Probe des Mediums (2) auftropfbar ist.\nVorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Reflektor (8) ein Spiegel oder ein reflektierendes Prisma ist und die Probe des Mediums (2) in Gebrauchsstellung abstandslos berührt.\nVorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Messstrecke durch die Probe doppelt so groß wie der Abstand der Aufnahmefläche (4) von der Oberfläche des Reflektors (8) ist und das Licht diesen Abstand zweimal durchläuft.\nVorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der lösbar aufsetzbare oder anbringbare Reflektor (8) gegenüber der Vorrichtung (1) und ihrem Gehäuse (6) in Gebrauchsstellung drehfest gehalten und zentriert ist.\nVorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand des Reflektors (8) von der Aufnahmestelle (4) durch wenigstens einen Abstandhalter (16) zwischen Reflektor (8) und Gehäuse (6) oder einen Anschlag festgelegt ist.\nVorrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (1) die Außenabmessung einer in ein Fotometer, Spektralfotometer, Fluorimeter oder Spektralfluorimeter passend einsetzbaren, von deren Licht beaufschlagbaren Küvette aufweist und dass die in dem Inneren der Vorrichtung (1) angeordneten Einrichtungen (7, 9) zur Lichtzuleitung oder Lichtumlenkung an der Stelle der Vorrichtung (1) angeordnet sind, an welcher bei üblichen Küvetten Eintritts- und Austrittsfenster für das zur Messung dienende Licht (3) vorgesehen sind, wobei die erste Einrichtung (7) zur Lichtumlenkung das von dem Fotometer oder dergleichen eingestrahlte Licht zu der Aufnahmefläche (4) umlenkt und die zweite Einrichtung (9) zur Lichtumlenkung das von der Messstelle zurückkommende Licht zu dem Detektor umlenkt.\nVorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass sie aus Glas oder Kunststoff besteht und im Bereich des Lichteintritts (5) als erste Einrichtung (7) zur Umlenkung ein Umlenkprisma oder einen Umlenkspiegel zu einem rechtwinklig zum Lichteintritt stehenden Schacht (18) oder Kanal für einen Lichtleiter (10) und parallel dazu den weiteren Lichtleiter (11) mit einem an dessen Mündung angeordneten zweiten Umlenkprisma oder Umlenkspiegel hat, welchem ein Austrittsfenster für das Licht gegenüber liegt oder dieses Fenster bildet.\nVorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Außenmaß des Querschnitts der Vorrichtung (1) dem einer Standard-Küvette entspricht und insbesondere 12,5 mm × 12,5 mm beträgt.\nVorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der austretende Lichtstrahl mit dem eintretenden Lichtstrahl fluchtet oder mit diesem einen rechten Winkel einschließt.


provisionsfreie Wohnungen in Walkertshofen Oberrothan\nStartseite > Bayern > Augsburg > Wohnungen Walkertshofen > Wohnungen Oberrothan\nWohnungen in Walkertshofen Oberrothan\n0 aktuelle Wohnungen in Oberrothan zum Mieten und Kaufen\nNeben der Auswahl Wohnungen Oberrothan gibt es eine riesige Auswahl mit provisionsfreien Wohnungen von privat, Häuser, Grundstücke und Immobilien für jedes Budget. Einfacher Einstieg in die Regionen über die Immobiliensuche Bayern und Kreis Augsburg. Hier finden Sie auch günstige Angebote vieler Immobilienportale mit Häusern zur Miete, Wohnungen zur Miete, Hauskauf und Wohnungen zum Kauf in Walkertshofen.\nWohnungsmarkt in Oberrothan — Wohnungen von privat, provisionsfrei & vom Makler\nHier finden Sie Wohnungen vieler Immobilienportale und durch die einfache & schnelle Wohnungssuche mit intuitiven Filtermöglichkeiten ist das Ziel Traumwohnung zum greifen nah. Wohnungsangebote merken & weiterempfehlen oder lassen sich über die neuesten Wohnungen in Oberrothan aus dem Bereich Vermietung und Verkauf per E-Mail informieren. Mit nur einem Klick provisionsfreie Wohnungen darstellen und Sie können Ihre Wohnung von privat mieten bzw. kaufen oder finden Ihr Objekt bei einem Immobilienmakler in Oberrothan.


Toiletten Sklave kriegt Dünnschiss in die Fresse\nKategorie: Femdom kacken, Scheisse essen Porno\nSchlagwörter: anscheissen porno, devoter sklave, domina scheisst, dünnschiss, femdom kacken, scatsklave, toilettensklave\nDer Toiletten Sklave in diesem Scatporno, der hat nichts zu lachen. Denn die Femdom, die im Toiletten Stuhl über ihm hockt, die hat gerade Dünnschiss. Und als menschliches Klo einer Domina, da muss man auch zu Zeiten von Durchfall dienen. Und so liegt der Toiletten Sklave nun unter dem Klostuhl. Und die Kaviar Domina, die macht fast stündlich Gebrauch vom menschlichen Klo. Massen an Dünnschiss bekommt der Scatsklave in die Fresse gepresst. Er schluckt, was sein Klomaul nur hergibt. Aber bei den Massen an Kacke, da fließt schon mal was über das Kinn, den Körper runter. Der Scatsklave gibt sein bestes, und er schluckt, was er kann.\nToiletten Sklave schluckt Kaviar Domina Scheisse\nSo viele Kaviar Abfüllungen wie heute, bekommt der Toiletten Sklave nur selten. Er ist sehr schluckwillig. Doch mit den Massen an Scheisse, die die Kaviar Domina aus ihrem Anus hervorzaubert, da wird selbst der beste Schlucksklave nicht fertig. Der Sklave bekommt die volle Ladung Scheisse ins Gesicht gepresst. Er kann kaum noch atmen. Und die Scheisse verklebt auch die Augen. Als er die Scheisse von den Augen wischt, da brennen diese stark. So kann er nicht sehen, wann die nächste Ladung Kaviar von der Domina kommt.\nEin perverser Scatpornofilm mit einem Toiletten Sklaven. Der Kaviar Fetisch kann auf verschiedene Art und Weise ausgelebt werden. In diesem Kaviar Sexfilm geht es neben Scheisse fressen, auch um Dominanz und Unterwerfung. Der Sklave dient der Kaviar Herrin, und er verschlingt ihren Kot. Oft kommt es auch vor, dass eine Kaviar Domina ihren Sklaven als menschliches Toiletten Papier benutzt. Dann heißt es für den Sklaven lecken, bis alle Ritzen sauber sind. Aber in diesem Kaviar Video begnügt sich die KV Herrin damit, wenn der Sklave ihre Scheisse frisst.Über und über wird der Toiletten Sklave mit Scheisse beladen. Da heißt es nur noch schlucken, schlucken und nochmal schlucken…\nSchlampe beim in die Fresse...\nMit Fürzen vergast wird der devote Sklave von seiner Frau...\nScat Schlampe anscheissen und...\nDiese Frau ist eine wahre Scat Schlampe und heute bekommt...\nDas Sklavenmaul mit Scheisse...\nSo komm schon Sklave und reiss dein Maul weit auf. Die...\nMenschliche Toilette sein einer Asia...\nEinmal menschliche Toilette sein… Davon träumen...\nIns Gesicht gekackt und gepinkelt...\nHier wird nicht nur ins Gesicht gekackt, sondern es geht...


„Grease“-Star Jeff Conaway ist tot\nYou are here: Home / Stars & TV / „Grease“-Star Jeff Conaway ist tot\nDer US-amerikanische Schauspieler Jeff Conaway ist im Alter von 60 Jahren in Los Angeles gestorben. Er wurde vor allem mit dem Film „Grease“ weltweit bekannt und berühmt. Später stürzte er ab. Conaway soll jahrelang drogen- und alkoholabhängig gewesen sein.\nSeine Sprecherin Kathryn Boole teilte am Freitag in Los Angeles mit, dass Jeff Conaway am Morgen in einem kalifornischen Krankenhaus gestorben sei, in dem er seit mehr als zwei Wochen im künstlichen Koma lag. Am 11. Mai dieses Jahres wurde er bewusstlos aufgefunden und in die Klinik gebracht. Conaways Manager Phil Brock vermutete hinter dem Vorfall eine Überdosis Schmerztabletten.. Wie der Onlinedienst „ in Erfahrung gebracht haben will, war aber nicht eine Überdosis, sondern angeblich eine Lungenentzündung der Grund für seinen plötzlichen Tod.\nNeben John Travolta und Olivia Newton-John wurde Conaway durch seine Rolle als aalglatter Kenickie in dem Musical-Film „ (1978) bekannt. Der Schauspieler stand später unter anderem in der US-Sitcom „Taxi“ in einer Hauptrolle vor der Kamera. Zudem nahm er an der Reality-Soap „Celebrity Rehab“ teil.\nBild von Mumofthreedevils\nFiled Under: Stars & TV Tagged With: Grease, Jeff Conaway


der_george - awsm htpc - Tagebücher (Casemods / Casecons) - We-Mod-It | Das Forum von Moddern für Modder\nherzlich willkommen in meinem neuen Tagebuch zu meinem nächsten Casemod..\nZum Anfang gibt es noch nicht viele Informationen. Besser gesagt nur ein einzelnes Bild.\nWenn ihr gut seid, dann gibt es in den nächsten Tagen schon die ersten Updates.\nSunday, February 5th 2012, 8:09pm\nCool, auf so ein Projekt habe ich mich schon gefreut.\nIch habe mich auch schon mit dem Thema HTPC auseinander gesetzt, leider ist so ein Teil nicht grade Billig.\nSunday, February 5th 2012, 8:16pm\nna dann zauber mal\nSunday, February 5th 2012, 8:35pm\nIch kann Jama nur zustimmen das dieses Case nicht gerade günstig ist, dann viel Spaß beim HTPC Mod.\nIst es schwarz oder im alu look?\nSaturday, February 18th 2012, 11:32pm\nNe, leider nicht günstig diese Cases, aber super, super, geil gebaut. Es ist im Alu-look\nHockus,... Ich geb mein Bestes.\nNe, es kommt keine Wakü rein. Es soll voll passiv bleiben komplett ohne mechanische/bewegende Teile. Ich stecke mir andere Herausforderungen. :0) Hoffentlich gefällts dir.\nNe, leider nicht so günstig, aber durchaus jeden Cent wert.\nSo, nun geht es weiter. Ich zeige euch, was ich in der zwischenzeit gemacht habe.\nZuerst einmal ein riesen Dankeschön an den Christian von Streacom, der mir noch vor dem Marktstart in Deutschland das Streacom FC5 geschickt hat! Leider werde ich nicht mehr lange es exklusiv in den Händen halten können, denn der Marktstart steht unmittelbar bevor, von dem was ich gehört habe. Jetzt heißt es, es so lange auszukosten, wie es exklusiv hab.\nNatürlich habe ich es gleich ausgepackt, was auf den Bildern leider nicht rüberkommt, ist wie es sich anfühlt.\nIm großen schwarzen Karton war dieser Inhalt. Einmal das Case und noch eine kleine Zubehör-Box.\nAlso die Heatpipes sind super verarbeitet – keine Verfärbungen und einen schönen Abschluss, der frei von irgendwelchen Lotresten ist. Mal schaun, wie das\nUnd die Kühlkörper sind an der dicksten Stelle der dünnsten Seite knapp über 40 mm dick. Wieder Vollmaterial. Hier wurde in der Fertigung nicht gespart.\nAlso jetzt erstmal alles zerlegen.\nSo da haben wir die Einzelteile. Und ich hab doch noch was gefunden, was nicht aus Metall ist. Das Gummi an den Füßen. Naja, aber der restliche Fuß ist voll Aluminium.\nOkay, genug zerlegt – da gab es noch ein paar Kleinigkeiten bevor es weitergeht.\nMeine – zumindest für mich – neue Idee ist es das FC5 komplett in CAD nachzubauen, dann euch von jedem Schritt den ich mach, es vorher in CAD zeigen, was ich vorhabe und dann versuchen genauso nachzubauen.\nStand CAD ca. 80% heute.\nAußerdem könnte es sein, dass ich mich in nächster Zeit nicht ausschließlich um das Projekt kümmern kann, denn ich habe mich auch bei We-Mod-It für den Casemod-Contestbeworben. Dann wird es einfach zu einem Langzeittagebuch hier.\nlol, er machts anders rum und zeichnet vom original ab\nDas Case schein noch massiver zu sein wie meins.\nSunday, February 19th 2012, 1:29am\nSolidWorks lässt grüßen\nSunday, February 19th 2012, 10:38am\nDann kann man noch viel Spaß beim nachzeichnen wünschen, das Case scheint wirklich sehr gut gebaut zu sein, was auch den Preis erklären dürfte, aber in jedenfall besser als 0815 Case oder Material.\nhtpc, sehr schön.\ndein projekt werde ich mal aufmerksam verfolgen\ndas case sieht wirklich gut gebaut aus.\nbin schon gespannt was du draus machen willst. leider wie immer wenig infos zu deinem vorhaben.\nWednesday, February 22nd 2012, 12:30pm\nQuoted from "themodcritic"\nJa, es ist super gut gebaut. Lass dich einfach überraschen. :0)\nDanke. :0) Jop, ich würde sagen, von der art und weise, wie es gebaut ist stellt es schon mall 99,5% der Gehäuse in den Schatten. :0)\nAh, fast Lupin. Ist in Creo/ProE :0)\nWednesday, February 22nd 2012, 5:50pm\nHast du das Case schon fertig gezeichnet? Sollte eigentlich relativ einfach gehen, da es kaum geprägte Bleche hat.\nDie Fernsteuerung find ich cool und lässt sich eigentlich an alle Mainboards anschließen. Muss mir sowas noch für meinen Fractal besorgen.\nThursday, March 8th 2012, 10:39pm\nAlso fertig konstruiert ist es. Was fehlt sind die Oberflächen, weißt du wie man in ProE gestrahlte Oberflächen hinbekommt? Muss mich da mal gescheit einlesen, bis jetzt habe ich immer nur die Standardoberflächen benutzt.\nDen Stecker nun neu drauf zu bekommen war keine Kunst.\nSo sah es nun fertig aus.\nIch hoffe nun, dass die Hardware nun endlich eintrudelt, damit ich endlich richtig anfangen kann.\nSchöne Aktion. Solche Kleinigkeiten sind echt toll, die sieht zwar hinterher keiner aber man weiß es\nIch denke du musst dir die Texture aus nem anderen Programm importieren, die Standard texturen können das nicht. Hast du Irgenwo irgend ein Graphikprogramm was mehr Oberflächen bietet?\nIch kann mal schauen ob man da mehr einstellen kann, aber ich hab eigentlich immer nur a bissl an den Farben gedreht um das zu bekommen was ich haben will.\nSaturday, March 10th 2012, 3:48pm\nSchönes Update, schön erklärt...die Bilder gefallen mir auch gut. Könntest auch in den HowTo bereich Kopieren.\nDanke Jungs für die netten Kommentare!\nDankeschön. Genau. :0?\nNoch habe ich die Textur nicht richtig, aber erstmal is es zweitrangig.\nWeiß nicht, ob es TowTo tauglich ist. Hab selber ganz schön geschwitzt dabei. Wenn man nur einmal net richtig macht hat man den dünnen Pin durch.\nMal gucken, vllt find ich ne Möglicheit, wie es einfacher geht.\nSo, nach langer Zeit gibt es was neues.\nAlso die Geschichte begann damit, dass ich nach langer Zeit Post bekommen habe. Leider nicht die Teile, sondern ein Zollbescheid - besser gesagt 2.\nHab mir nichts großes dabei gedacht, außer dass die eeeeeewig lang gebraucht haben.\nNaja, also letzten Freitag Nachmittag frei genommen und ab nach Tennenlohe zur Zolldienststelle. Das erste größere Paket war kein Problem, aber beim zweiten… Der Zoll hat natürlich alle Pakete geöffnet um zu schauen, was da drin ist. Und einem eben Zollbeamten ist aufgefallen, dass das Blu-Ray Laufwerk kein „CE“ Kennzeichen hatte. Deshalb wollten sie es mir nicht aushändigen. Das Problem war eben, dass ich ein externes Laufwerk gekauft habe, da es deutlich günstiger als ein Internes war. Naja einfach Gehäuse und USB-Platine weglassen und schon hat man ein Internes… Ich habe dem Zollbeamten vorgeschlagen, dass ich das Gehäuse, auf dem kein CE-Kennzeichen war, aufmache und ihm das verbaute Laufwerk zeige. Ich hätte ihm auch die Plastikhülle geschenkt und nur das Laufwerk mitgenommen. Also aufgemacht und tatsächlich ist oben auf dem Laufwerk gleich ein CE-Kennzeichen, aber trotzdem durfte ich nicht gleich das Laufwerk mitnehmen. Ewig später nach viel rumtelefonieren (der ursprüngliche Prüfer und irgendwelche andere Zollmitarbeiter) durfte ich nun endlich und sogar alles mit heimnehmen. Welch ein Geschiss und riesige Zeitverschwendung… das Teil verliert eh noch seinen Siegel.\nNun konnte ich endlich ausmessen und weiterplanen. Wochen später als geplant…\nhaha, auch so ein zoll geschädigter\nJaja, die Herren vom Dienst\nwas müsst ihr auch imma beim chinamann bestellen :-D


Im Gespräch mit den Rails Girls Leipzig | Klickkomplizen\nAm Wochenende vor einer Woche fand der erste Workshop der Rails Girls Leipzig im Raumstation Co-Working-Space des Tapetenwerks statt.\nAus unserem Team wurde Albina dazu auserkoren, sich in die Welt des Programmierens zu begeben und neue Erfahrungen zu sammeln: Zur Installation Party, die zunächst zum Kennenlernen der anderen Teilnehmerinnen und Coaches diente, ging es auch schon los: Laptop ausgepackt und Ruby on Rails installiert – das Framework, mit dem im Folgenden gearbeitet wurde.\nIn kleinen Gruppen haben sich alle zuerst der Funktionsweise von Ruby genähert und im Anschluss das erlernte Wissen praktisch beim Erstellen einer Web App angewendet. Die Coaches – junge Programmierer aus den unterschiedlichsten Unternehmen und Agenturen Leipzigs – waren dabei für alle Fragen offen und sind auch auf sämtliche Wünsche der Teilnehmerinnen eingegangen. Gruppen, die sich eher dem Design der App widmen wollten, haben mehr an der CSS-Datei gearbeitet und die Gruppen, die Wert auf eine Fülle an Funktionen gelegt haben, konnten sich der Programmierung dieser Elemente zuwenden. Auch für kleine Verschnaufpausen zum näheren Kennenlernen bei Kaffee und Kuchen war gesorgt. Am Ende des Workshops wurden alle programmierten Apps in geselliger Runde den anderen Gruppen präsentiert und die Erfolge gebührend gefeiert.\nWir befanden den Workshop als vollen Erfolg und möchten auch die Organisatorinnen zu Wort kommen lassen:\nInterview mit Natalie Sontopski von den Rails Girls\nIhr lieben Rails Girls Leipzig, am vergangenen Wochenende fand euer erstes Event statt – ein Workshop über 2 Tage, bei dem allerlei gelehrt und gelernt werden sollte. Wie ist es gelaufen?\nIch denke alle Teilnehmerinnen, aber auch die Coaches und natürlich wir als Organisatorinnen hatten eine Menge Spaß und konnten aus den zwei Workshop-Tagen etwas mitnehmen. Und kein Computer ist abgestürzt und die WLAN-Verbindung ist stabil geblieben! Es wurde des öfteren der Wunsch nach Wiederholung geäußert, insofern ist unser erster Rails Girls Workshop offenbar gut angekommen.\nDas waren die Teilnehmerinnen & Coaches des Rails Girls Workshops\nWir wollten interessierten Mädchen und Frauen einen kosten- und zwanglosen Einstieg in die Welt des Programmierens und der Web-Applikationen ermöglichen. Ohne Erwartungsdruck, dafür mit ausreichend Zeit zum Experimentieren, ein paar „Aha!“-Erlebnissen und der Möglichkeit, interessante Leute kennenzulernen, die man sonst vielleicht nie getroffen hätte.\nWie liefen die Vorbereitungen? Was sind die Hürden, mit denen man sich immer wieder konfrontiert sieht?\nDie Vorbereitungen waren zwar zeitintensiv, liefen aber gut und problemlos ab, was wir zu großen Teilen der Hilfsbereitschaft und dem Entgegenkommen unserer Sponsoren und Coaches zu verdanken haben. Die Suche nach den Sponsoren gestaltete sich zunächst etwas schwierig, was vermutlich auch an unserem bisher fehlenden Bekanntheitsgrad lag. Und während des Workshops sind leider zwei Coaches ausgefallen, was die verbliebenen aber durch ihren Enthusiasmus kompensiert haben.\nMit welchem Kenntnisstand sind die Teilnehmerinnen zu euch gekommen und wie ist es nun nach dem Workshop um ihre Programmierkenntnisse bestellt?\nDer Kenntnisstand war sehr unterschiedlich, von der absoluten Anfängerin bis zur Webentwicklerin war alles dabei. Das haben wir versucht, in der Aufteilung der Arbeitsgruppen zu berücksichtigen, um niemanden zu langweilen oder zu überfordern. In zwei Tagen lernt natürlich niemand Programmieren, es geht eher um das „big picture“: Welche Bestandteile hat eigentlich so eine Webanwendung, wie unterscheiden sich Backend und Frontend, wie gehören die verschiedenen Elemente zusammen? Auf diesem Verständnis können die Teilnehmerinnen anschließend aufbauen und wenn sie Lust haben natürlich ihre App aus dem Workshop weiter gestalten.\n…und so sahen die Arbeitsplätze aus, an denen wild programmiert wurde\nDie größte Überraschung war der erstaunlich reibungslose Ablauf und dass alle Teilnehmerinnen mit realistischen Erwartungen in den Workshop gestartet sind. Es war außerdem toll zu sehen, mit wie viel Begeisterung sich die Coaches um die Teilnehmerinnen gekümmert haben.\nWas planen die Rails Girls Leipzig für die Zukunft? Wird es weitere Workshops oder ähnliche Events geben?\nWir treffen uns nach wie vor alle zwei Wochen im Rahmen der Code Girls im sub:lab im Westwerk. Dort wird es auf jeden Fall auch eine Ruby on Rails Arbeitsgruppe geben. Wir planen außerdem gerade eine monatliche Vortragsreihe namens „Digitales Wohnzimmer“, in deren Rahmen verschiedene Aspekte des digitalen Lebens beleuchtet werden sollen und die voraussichtlich im November oder Dezember startet. Für beide Projekte freuen wir uns natürlich immer über Neuzugänge, Referenten und Coaches, die ihr Wissen gerne teilen oder uns bei der Organisation unterstützen wollen.\nNa dann wünschen wir den Code Girls auch in Zukunft rege Beteiligung an allen Stammtischen und Events. Auf dass die Frauenquote auch im Programmierer-Business allmählich ansteigt :)\nPosted on 12. September 2013 by Albina\nTagged code girls leipzig, klickkomplizen auf dem rails girls workshop, rails girls leipzig, rails girls workshop leipzig


12. Februar 2021 4:16\nStartseite»Europa»DAX dreht ins Minus – Corona-Gewinnler wieder vorn\n25. Januar 2021 12:45Letztes Update 25. Januar 2021 12:45\nDie Aktie des Autozulieferers Conti hingegen drehte nach einem zusammen mit anderen Autowerten freundlichen Start in den roten Bereich und war am Mittag zweitschlechtester Wert hinter MTU, die von Anfang an deutlich günstiger verkauft wurden als am Freitag. Am Vormittag war bekannt geworden, dass die Stimmung der Unternehmenslenker im Januar noch stärker nachgelassen hatte als erwartet, der Ifo-Geschäftsklimaindex sank von 92,1 Punkten im Dezember auf 90,1 im Januar. Der Ölpreis stieg davon unbeeindruckt an: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 55,91 US-Dollar, das waren 50 Cent oder 0,90 Prozent mehr als am Freitagsschluss. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,2157 US-Dollar (-0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8226 Euro zu haben. (dts Nachrichtenagentur)\nAktie Brent DAX Dollar Euro Frankfurter Wertpapierbörse MTU Nordsee Stimmung


Tipps und Informationen zu Plane Tree - Neu\nPlane Tree Winter Care - So verhindern Sie Plane Tree Winterschäden\nFrostrisse an Platanen sind die gefährlichsten Anzeichen für Kälteschäden. Die meisten Probleme mit Winter-Platanen sind jedoch oberflächlich und der Baum heilt sich mit der Zeit von selbst. Erfahren Sie in diesem Artikel, wann Sie sich Sorgen machen und wann Sie auf Platanenbaum-Winterschäden warten müssen.\nOriental Plane Tree Info: Erfahren Sie mehr über Oriental Plane Trees\nWas ist eine orientalische Platane? Es ist eine Laubbaumart, die ein attraktiver Schattenbaum im Hinterhof sein kann. Wenn Sie mehr über orientalische Platanen erfahren möchten, klicken Sie hier. Hier finden Sie viele Informationen zum orientalischen Platanenbaum sowie Tipps zum Züchten eines eigenen orientalischen Platanenbaums.\nVorteile von Platanen - Wofür können Platanen verwendet werden?\nDer große, grüne Platanenbaum ziert Straßen in einigen der geschäftigsten Städte der Welt. Dieser vielseitige Baum hat sich angepasst, um Verschmutzung, Sand und strafenden Wind zu überstehen, und lebt weiter, um viele Jahre lang willkommene Schönheit und Schatten zu bieten. Weitere Vorteile für Platanen finden Sie hier.\nSamen von Platanen säen - Erfahren Sie, wie man Platanen-Samen pflanzt\nPlatanen sind hohe, elegante und langlebige Exemplare, die seit Generationen städtische Straßen auf der ganzen Welt zieren. Die Bäume lassen sich leicht durch Stecklinge vermehren. Wenn Sie jedoch geduldig sind, können Sie versuchen, Platanen aus Samen zu züchten. Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Platanen gepflanzt werden.\nWasserbedarf des Platanenbaums - Tipps zum Gießen eines Londoner Platanenbaums\nLondoner Platanen sind seit fast 400 Jahren und aus gutem Grund beliebte städtische Exemplare. Sie sind bemerkenswert robust und tolerant gegenüber einer Vielzahl von Bedingungen. Aber wie viel Wasser braucht eine Platane? Klicken Sie hier, um mehr über das Gießen eines Londoner Platanenbaums zu erfahren.\nWas tun gegen Flugzeugbaumwurzeln - Probleme mit Londoner Flugzeugwurzeln\nLondoner Platanen sind stark an Stadtlandschaften angepasst und als solche in vielen der größten Städte der Welt verbreitet. Leider scheint die Liebesbeziehung zu diesem Baum aufgrund von Problemen mit Platanenwurzeln zu enden. Erfahren Sie hier mehr.\nPlatanenpollen: Verursachen Platanen Allergien?\nPlatanen sind oft städtische Bäume, die in oder am Rande von Städten wachsen. Verursachen Platanen Allergien? Viele Leute sagen, dass sie eine Allergie gegen Londoner Platanen haben. Weitere Informationen zu Problemen mit Pflanzenbaumallergien finden Sie in diesem Artikel.\nProbleme mit dem Londoner Platanenbaum - Wie man einen kranken Platanenbaum behandelt\nPlatanenkrankheiten sind hauptsächlich Pilzkrankheiten, obwohl der Baum möglicherweise von anderen Problemen mit Platanen in London betroffen ist. Klicken Sie auf diesen Artikel, um mehr über Platanenkrankheiten und die Behandlung einer kranken Platane in Ihrer Landschaft zu erfahren.\nSpeichern von Platanenbaumsamen: Wann werden Platanenbaumsamen gesammelt?\nEs gibt verschiedene Arten von Platanen, aber sie sind alle groß und attraktiv und wünschenswert in Höfen zu haben. Das Ernten von Platanen-Samen ist nicht schwierig, und mit guter Sorgfalt können Sie sie zu gesunden Bäumen züchten. Weitere Informationen zum Speichern von Platanen-Saatgut finden Sie in diesem Artikel.\nPlatanengeschichte: Woher kommen Londoner Platanen?\nLondoner Platanen sind hohe, elegante Exemplare, die seit Generationen die belebten Straßen der Stadt zieren. Wenn es jedoch um die Geschichte der Platane geht, sind Gartenbauer unsicher. Hier ist, was Pflanzenhistoriker über die Geschichte der Platane zu sagen haben.\nDie Platane ist ein eleganter, ziemlich verbreiteter Stadtbaum. Ein paar Krankheiten und mehrere Platanen sind die einzigen wirklichen Probleme, die Anlass zur Sorge geben. Klicken Sie auf diesen Artikel, um zu sehen, welche Platanenschädlinge am schädlichsten sind und wie Sie sie erkennen und bekämpfen können.\nZurückschneiden eines Platanenbaums: So beschneiden Sie einen Londoner Platanenbaum\nDas Timing des Beschneidens ist ein entscheidendes Detail beim Zurückschneiden einer Platane. Wissen, wann Platanen beschnitten werden müssen und wie sich dies auf die Gesundheit der Pflanze auswirken kann. Saubere Geräte und scharfe Klingen verhindern das Eindringen von Krankheiten und Insekten. Klicken Sie hier, um einige Tipps zum Trimmen von Londoner Platanen zu erhalten.\nPlane Tree Shedding Bark: Ist der Verlust von Plane Tree Bark normal?\nEs ist leicht vorstellbar, warum Züchter alarmiert werden können, wenn reife Schattenbäume Anzeichen von wahrgenommener Belastung in Form von Rindenverlust zeigen, wie im Fall von Rinde, die von Platanen kommt. Klicken Sie auf diesen Artikel, um herauszufinden, was gegen den Verlust von Platanenrinde getan werden kann.\nLanglebige und kräftige Platanen fallen bei der Verwendung ihres Holzes normalerweise nicht ein. Wie viele dekorative Landschaftspflanzungen haben diese Bäume jedoch auch einen guten Ruf für ihre Verwendung im Möbelbau und in Holzmühlen. Erfahren Sie hier mehr.\nDie Platane gehört zur Familie der Bergahorne und trägt den wissenschaftlichen Namen Platanus x acerifolia. Es ist ein zäher, robuster Baum mit einem schönen geraden Stamm und grünen Blättern, die wie die Blätter von Eichen gelappt sind. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zum Platanenbaum zu erhalten.\nDer Londoner Planetree (Platanus × acerifolia) ist ein sehr großer Laubbaum, der unter städtischen Bedingungen ziemlich widerstandsfähig ist. Dieser Hybridbaum entstand aus einer Kreuzung zweier Bergahornarten: Platanus occidentalis (Amerikanische Bergahorn) und Platanus orientalis (Orientalische Ebene). Als schnell wachsender Baum gewinnt das Londoner Flugzeug in der Regel mehrere Fuß an Höhe pro Jahr. Es transplantiert gut und kann das ganze Jahr über gepflanzt werden.\nWie alle Bergahorne hat das Londoner Flugzeug Rinde, die sich in unregelmäßigen Flecken ablöst und cremige weißlich-grüne Innenrinde zeigt. Seine grünen Blätter sind ungefähr vier bis neun Zoll breit mit drei bis fünf Lappen, und sein Herbstlaub ist ein ziemlich einfaches Gelbbraun. Kleine Blüten erscheinen im zeitigen Frühjahr in Büscheln und reifen allmählich zu Fruchtbällchen, die im Herbst braun werden.\nBotanischer Name Platanus × acerifolia\nGemeinsamen Namen Londoner Planetree, Londoner Flugzeug, Hybridflugzeug\nReife Größe 75 bis 100 Fuß hoch und 60 bis 75 Fuß breit\nBodenart Lehmig, sandig oder lehmig\nBoden pH 3,7 bis 6,5\nBlumenfarbe Rot (weiblich), gelblich-grün (männlich)\nWinterhärtezonen 5 bis 9, USA\nNative Area Nordamerikanisch-asiatischer Hybrid\nEine Lagerstroämie pflanzen\nLagerstroämie kann entweder in Strauchform, Teilstamm- oder Vollstammversion gefunden werden. Eine Vollstammversion sieht aus wie ein kleiner Baum mit Blättern auf einem kleinen Stamm.\nEs ist vorzuziehen pflanze es im Herbst Um die Root-Entwicklung zu unterstützen, können Sie dies jedoch auch pflanze es bis zum Frühjahr, aber nur an nicht gefrorenen Tagen.\nIm kältere GebietePflanzen im Frühling ist am bestenin anderen Bereichen fallen ist in Ordnung, nachdem die Blätter abgefallen sind.\nWählen Sie einen Ort, der ist geschützt und mehr als alles andere in der Sonne gebadet.\nDas Wachstum ist relativ langsam.\nBeziehen Sie sich auf unsere Richtlinien zum Pflanzen von Sträuchern.\nWachsend Lagerstroämie in einem Topf ist durchaus möglich, besonders wenn die Winter hart sind, damit Sie sie im Winter zum Schutz einbringen können.\nEXCLAMATION! ™ London planetree ist eine Hybride, die aufgrund ihrer einheitlichen, aufrechten Pyramidengewohnheit, ihres starken zentralen Leiters und ihres attraktiven Laubes ausgewählt wurde. Es ist dicht verzweigt, hat eine moderate Wachstumsrate, ist leichtfruchtig und zeigt Beständigkeit gegen Frostrisse und Anthracnose. Es entwickelt die attraktive Peeling-Rinde, die von Planetenbäumen erwartet wird.\nDieser Baum ist eine Auswahl von Chicagoland Grows®. Chicagoland Grows® ist eine Partnerschaft zur Einführung von Pflanzen des Chicago Botanic Garden, des Morton Arboretum und der Ornamental Growers Association in Nord-Illinois, die gegründet wurde, um Pflanzensorten zu fördern, die in Nord-Illinois eine gute Leistung erbringen. Diese Sorte wurde im Morton Arboretum aus einer kontrollierten Kreuzung für Anthracnose-Resistenz entwickelt.\nSchau das Video: Informatik 1 Chapter #11 Video #053 Tiefendurchläufe preinpostorder, Breitendurchlauf\nInformationen zum Ebenenbaum...


Presse Archives - Seite 12 von 105 - Feuerwehrverband\nStartseite » Presse » Seite 12\nKooperation zwischen dem Deutschen Feuerwehrverband und der DKMS ist ein großer Erfolg Köln – Obwohl die Kooperation erst vor weniger als einem Jahr begonnen hat, können der Deutsche Feuerwehrverband und die DKMS gGmbH passend zum Internationalen Tag der Feuerwehrleute (St. Florianstag) am 4. Mai einen Meilenstein verzeichnen: 5.000 Spender, darunter…\nRahmenverträge mit attraktiven Konditionen für Feuerwehrangehörige Berlin/Bonn – Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) und das Versandhaus des Deutschen Feuerwehrverbandes haben eine neue Plattform mit vielfältigen Angeboten für Feuerwehrangehörige gestartet: Unter www.feuerwehrrabatte.de finden Interessierte nun Rahmenverträge und attraktive Konditionen gebündelt an einem Ort. „Hier können die Feuerwehrangehörigen sich in…\nTechnik, Prävention und Ausbildung als Vorbereitung auf Waldbrände Berlin – „Die Feuerwehren in Deutschland müssen auf mindestens zehn weitere Löschhubschrauber zugreifen können, um in der diesjährigen Waldbrandsaison adäquat auf Vegetationsbrände reagieren zu können“, fordert Hartmut Ziebs, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV). Angesichts der aktuellen Witterungsverhältnisse ist es in einigen Bundesländern…\nEinsatz Löschmittel Umweltschutz Facharbeit Presse Waldbrand\nDeutscher Feuerwehrverband mahnt zur Vermeidung von Fahrlässigkeit Berlin – Trockene Vegetation und hohe Temperaturen: Bei den aktuellen Witterungsverhältnissen genügt in vielen Bereichen Deutschlands bereits eine fahrlässig weggeworfene, glimmende Zigarette, um die Natur in Brand zu setzen. „Vegetationsbrände können sich rasend schnell ausbreiten“, warnt Hartmut Ziebs, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV).\nInformation Presse Waldbrand\nDeutscher Feuerwehrverband gibt acht Tipps gegen gedankenlosen Leichtsinn Berlin – Frühlingshafte Tage locken spätestens an den Osterfeiertagen zum Grillvergnügen im Garten und auf dem Balkon. Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) appelliert, gedankenlosen Leichtsinn zu vermeiden. „Planen Sie umsichtig, grillen Sie sicher und achten Sie auch nach Ende des Grillabends auf mögliche…\nAnmelden, beaufsichtigen, kontrollieren / Flammenfalle für Tiere vermeiden Berlin – Von der Nordseeküste bis an den Alpenrand lodern in wenigen Tagen wieder zahlreiche traditionelle Osterfeuer – doch dieser schöne Brauch führt jährlich auch zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen. „Häufig werden Feuerwehren alarmiert, weil Brände außer Kontrolle geraten oder nicht sachgemäß angemeldet wurden“…\nGeschäftsführer der Peter Kölln GmbH übernimmt von Prof. Albert Jugel Berlin – Dr. Christian von Boetticher, Geschäftsführer der Peter Kölln GmbH & Co. KGaA und ehemaliger Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein, ist neuer Vorsitzender des Förderkreises des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV). Prof. Albert Jugel, der den Förderkreis initiiert und seit seiner Gründung im…\nGremien Information Politik Presse Veranstaltung Verband\nEmpfang für DFV-Ehrenpräsident mit Wegbegleitern in Nordfriesland Berlin – Aus Anlass des 90. Geburtstags von Hinrich Struve, Ehrenpräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), fanden sich Wegbegleiter und Verbandsvertreter zu einem gemeinsamen Empfang in der nordfriesischen Heimat des Jubilars zusammen. DFV-Präsident Hartmut Ziebs gratulierte: „Hinrich Struve hat Geschichte geschrieben – auch als…\nHartmut Ziebs bewirbt sich als CTIF-Vizepräsident / Entscheidung im Juli Berlin – Hartmut Ziebs, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), kandidiert für das Amt eines Vizepräsidenten im Weltfeuerwehrverband CTIF. „Eine sich globalisierende Welt einerseits und lauter werdende Stimmen für einen Protektionismus andererseits führen zu Unsicherheiten und Abgrenzungsmechanismen. Ich mache mich stark…\nFacharbeit Information International Presse Verband


Admont startet mit neuem Trainer ins Frühjahr - News - 1. Klasse Enns - Steiermark - fanreport.com - Amateurfußball in Österreich\nNewsbeitrag: Admont startet mit neuem Trainer ins Frühjahr\nAdmont startet mit neuem Trainer ins Frühjahr\nTuS Admont, nach der Herbstmeisterschaft auf Rang zwei der Tabelle, hat einen neuen Trainer. Peter Brunner coacht die Mannschaft im Frühjahr, nachdem Manfred Lep sein Amt niederlegen musste.\n"Manfred Lep hat aus beruflichen und privaten Fründen leider einfach zu wenig Zeit", erklärt Admonts Obmann Herbert Wagner den Trainerwechsel. "Ich bin Manfred Lep dankbar, kann nichts Negatives über ihn sagen. Es ist sich aber nicht mehr ausgegangen, da haben wir uns einvernehmlich getrennt."\nDas Traineramt erbte Peter Brunner, der bis zur Winterpause den SV Trieben in der Unterliga Nord A betreute. fanreport sprach mit dem neuen Übungsleiter über seine Aufgabe auf der Admonter Bank.\nfanreport: Wie kam es zum Engagement bei Admont?\nBrunner: Der Obmann hat gewusst, dass ich nicht mehr in Trieben bin und hat mich angerufen. Mir hat das auch genau gepasst, also sind wir uns relaitv schnell einig geworden. Ich werde jetzt einmal zumindest bis Sommer bleiben, dann schauen wir weiter.\nfanreport: Die Mannschaft kennen Sie schon?\nBrunner: Die Mannschaft ist jung, der Kader ist groß. Es sind immer viele beim Training und gute Kicker dabei. Mit dem Material kann man schon arbeiten. Die Spieler sind sehr willig. Mit dem Kader könnte man auch in der Gebietsliga bestehen. Ich hoffe, dass auch die Vorbereitung, die ich ja nicht gemacht habe, gut war. Darauf muss ich mich verlassen.\nfanreport: Wie sehen die Ziele für die Rückrunde aus?\nBrunner: Natürlich hoffen wir noch auf den Aufstieg, aber realistisch betrachtet wird das ganz schwer. Salzatal kann sich nur selbst schlagen. Selbst bei einem Sieg im direkten Duell ist Salzatal noch sechs Punkte vorne. Da sind wir darauf angewiesen, dass Vereine von weiter unten gewinnen. Aber Salzatal soll uns gar nicht so interessieren. Wir wollen vorne dran bleiben und auf jeden Fall Platz zwei halten. Wer weiß, was im Sommer passiert, vielleicht werden ja auch zwei aufsteigen. Alles schon da gewesen...\nDie erste Bewährungsprobe unter dem neuen Coach hat Admont schon am kommenden Wochenende, wenn der Fußball auch im Ennstal wieder rollt. In der 12. Runde ist am Samstag SG Eisenerz zu Gast.


Frankreich - Akka Technologies\nFrankreich ist die Geburtsstätte der AKKA-Gruppe\nAKKA Frankreich ist jetzt im Rahmen unseres globalen Portfolios intensiv auf den folgenden Gebieten tätig: Automotive, Luftfahrt, Bahntechnik, Energie, Life Sciences, IT und Telekommunikation, Raumfahrt, Verteidigung, Einzelhandel. Bei uns befinden sich die Zentralen mehrerer globaler AKKA-Kompetenzzentren. Deshalb können wir unseren Kunden funktionsübergreifende und multidisziplinäre Lösungen für ihre konkreten Anforderungen bieten.\nErste Verträge in der Luftfahrt- und Automotive-Industrie mit Airbus für Systemtechnik und mit Renault für Verfahrenstechnik.\nErste Schritte auf dem Bahntechnikmarkt in Frankreich mit der Dimensionierung eines Antriebsstrangs für einen U-Bahn-Prototyp und dem Aufbau eines Prüfstands für den TGV Atlantique (Alstom Transport).\nErste Projekte im Bereich Life Sciences mit Sanofi (Sanofi-Aventis, Sanofi-Pasteur und bioMérieux-Einheiten). Größere Projekte auf den Gebieten Produktdesign und Herstellungsprozess in der Automotive-Industrie.\nÜbernahme von Coframi, einem bedeutenden Unternehmen im Bereich Softwareentwicklung.\nErstes Projekt für die Installation von GSM-Verbindungssystemen an Bord von Emirates-Flugzeugen in Zusammenarbeit mit Aeromobile, jetzt Unternehmenszweig von Panasonic.\nGründung von AKKA Research, unserem unternehmensinternen Forschungszentrum.\nÜbernahme von Aeroconseil, einem bedeutenden Unternehmen im Bereich Flugzeugentwicklung und Lufttransport.\nWichtiges Projekt im Bereich Antriebsstrang- und Kabinenaufarbeitung in der Verteidigungsindustrie für Arquus.\nÜbernahme von Matis, wodurch Beratungs- und Digitalisierungsaktivitäten höchster Qualität gestärkt wurden.\nAKKA steigerte seine Marktanteilszuwächse aufgrund seiner Positionierung in den Bereichen Mobilität und digitale Technologien. Diese Steigerung wurde mit starken Rekrutierungsbemühungen fortgesetzt.\nZahlreiche Verträge im Mobilitätsbereich unterzeichnet, insbesondere auf dem Gebiet der autonomen Fahrzeuge, mit starkem Wachstum bei den Kommunikationsaktivitäten. Das Wachstum der Aktivitäten in Frankreich profitierte von der Dynamik in den Bereichen Automotive, Luftfahrt, Life Sciences und Energie. Der Gruppe wurde das dritte Jahr in Folge das Zertifikat „Beste Arbeitgeber“ verliehen.\nInteressiert an der gesamten Führungsebene?\nPaolo del Noce kam 2014 als CEO France zu AKKA. Davor bekleidete er Positionen als Program Managing Director bei COMAU, einem italienischen Ingenieurunternehmen, als Purchasing Director und Citybus Platform Director bei Irisbus (France) sowie als General Manager Defence, Bus and Firefighting bei Iveco (Latin America).\nArnaud Humbert kam im Februar 2016 als Chief Financial Officer für Frankreich zur AKKA-Gruppe. Nach 10 Jahren in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft leitete er das Finanzmanagement internationaler Industrieunternehmen (Schneider, Manitowoc) zu Produkt- und Innovationsaspekten. Er bringt seine Erfahrung und Motivation in die Gruppe ein, um die Entwicklung der Gruppe in Frankreich fortzusetzen und ihre Rentabilität zu sichern.\nLuigi Boggione ist seit 2017 bei AKKA. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Automobilsektor. Er bekleidete verschiedene Positionen, insbesondere bei der Fiat- und der Valeo-Gruppe. Luigi ist verantwortlich für die Belebung und Koordination der Vertriebsteams von AKKA Frankreich. Seine Aufgabe ist es, die Beziehungen von AKKA zu seinen Schlüsselkunden zu festigen und die Fähigkeiten und das Know-how aufzubauen, um die Angebote und die Positionierung der Gruppe hervorzuheben.\nEric ROUCHOUZE kam 2001 zur Gruppe, nachdem er 6 Jahre lang in der Abteilung Kernenergie von Assystem im Bereich Betriebswirtschaft und Vertragsmanagement tätig war. Er war mehr als 12 Jahre lang in der Abteilung Finanzdienstleistungen und Controlling der Akka-Gruppe tätig, bevor er in die operativen Funktionen zurückkehrte, die zunächst mit EoD verbunden waren. Im Januar 2018 wurde er C.O.O. Frankreich\naller AKKA Mitarbeiter weltweit\nGleichstellungs-Index 856% für Frankreich\nUnser globales Angebot steht allen Geschäften und Industriekunden in Frankreich zur Verfügung, egal ob sie unser Know-how für Projekte zur technischen Unterstützung, schlüsselfertige Projekte oder transnationale Projekte benötigen. Unsere Ingenieure können direkt vor Ort oder in unseren Räumlichkeiten arbeiten.\nIn Frankreich unterstützt AKKA seine Kunden mit fundiertem Know-how auf den folgenden Gebieten:\n‘’ Mit einem Team mit mehr als 7.000 Mitarbeitern sind wir ein Technologieführer mit Tiefe und Breite in allen Industrien Frankreichs. Durch die Nutzung unserer globalen Ressourcen bieten wir unseren Kunden die Inspiration, das Know-how und die Flexibilität, um kritische Projekte ausführen und die Geschäftsleistung beschleunigen zu können. ‘’\n— Mobilität der Zukunft\nAKKA spielte als eine der ersten europäischen Innovatoren bei der „autonomen Mobilität bei Bedarf“ mit dem Design eines gemeinsam genutzten und autonomen On-demand-Mobilitätsservices mit Transdev, eine entscheidende Rolle. AKKA hat das autonome System, das Transdev heute in seinen Fahrzeugen verwendet, entworfen, entwickelt und integriert. Das System beinhaltet alle notwendigen Automatisierungskomponenten: Identifikation, Verfolgung und Abbildung von Umgebungen, die dank der intelligenten Technologien, die von AKKA Research entwickelt wurden, unter Echtzeiteinschränkungen operieren.\n— Intelligentes Cockpit\nAKKA hat bei der CES Las Vegas 2018 ein „Cockpit der Zukunft“ für vernetzte und autonome Fahrzeuge vorgestellt. Aufgrund des umfassenden Know-how über vernetzten Technologien, Software, Integration und Autodesign konnte AKKA die Integration aller Komponenten an Bord gewährleisten, sowie die mechanische Struktur dafür entwerfen, um so bei der Entwicklung des Konzepts "Intelligentes Leben an Bord" entscheidend mitzuwirken.\nAKKA ist an der Entwicklung eines elektrischen, autonomen und vernetzten Autos für einen bedeutenden OEM beteiligt. Dieses Konzept eines autonomen Fahrzeugs der Stufe 4 hat zwei integrierte elektrische Antriebsstränge in den Hinterrädern. AKKA hat das digitale 3D-Modell sowie die elektrische und elektronische Architektur entworfen und sowohl die Rohkarosserieforschung als auch die Entwicklung und Integration des Fahrzeugs durchgeführt.\nAKKA koordiniert das Design und die Entwicklung einer Web-App zur Visualisierung der Abfallverwertungsleistung aller EDF-Standorte und der Standorte seiner Unterauftragnehmer.\n— Digitale Fabrik\nAKKA unterstützt ein bedeutendes Unternehmen auf dem Gebiet der Medizintechnik bei seinem Projekt, eine manuelle Fertigungslinie in eine vollautomatische Fertigungslinie umzurüsten: Diese heißt „Die Fabrik der Zukunft“. Für dieses Projekt ist unser Know-how in den Bereichen komplexes Projektmanagement, Innovation, Robotisierung, Automatisierung und Digitalisierung gefragt.\nAKKA begleitet einen bedeutenden Eisenbahnhersteller bei der Automatisierung seiner Züge. Wir sind am Pilotprojekt „Remote Train“ beteiligt, einem kritischen Schritt in Richtung autonomer Mobilität. Diese technische Innovation hat zum Ziel, den Betrieb eines führerlosen Zug durch die Verwendung einer Fernkonsole außerhalb des Führerhauses zu ermöglichen. Die Sicht der äußeren Umgebung, so wie ein Lokführer sie im Führerhaus sehen würde, ist dank der Kameras an Bord und eines Bildfeedbacks auf Fernbildschirmen in Echtzeit möglich. Dieses Projekt bestätigt AKKA in seiner Positionierung in den Bereichen High Technology und Innovation. Darüber hinaus unterstreicht es sein Know-how bei Steuerungs- und Sicherungssystemen, Computervision, Telekommunikation, 4G LTE und Cybersicherheit für eine globale Digitalisierungslösung für die Zugsteuerung.\n— Internet der Dinge in der Luftfahrt\nDas Projekt „Internet der Dinge“ von AKKA treibt die Kundenvision und Operationalisierung von Industrie 4.0 voran. Ziel ist es dabei, die Geschäftsintelligenz und -leistung mit Hilfe von intelligenten und vernetzten Objekten zu verbessern, um die Rentabilität von Flugzeugen zu erhöhen. Es stellen sich bereits Kosteneinsparungen ein, indem die Genauigkeit, Kontrolle und Effizienz von Geschäftsprozessen durch bessere Sichtbarkeit und Koordination verbessert werden.\nChallenge AKKA Promotion – ESIEE, Arts et Métiers, ENSTA\nChallenge AKKA Promotion – IPSA


Wetter Duel Donnerstag | wetterheute.at\nDuel, 9500, KTN\nWetter Duel Donnerstag\nDas Wetter in Duel von Donnerstag: Es wird freundlich, Sonnenschein und Wolken wechseln einander ab. Bis Mittag heiteres und sonniges Wetter mit vereinzelten Wolkenfeldern. Tageshöchstwerte bis 31°C. In der kommenden Nacht ist der Himmel sternenklar. Die Temperaturen sinken auf 19°C.\nWettervorhersage Duel Freitag 01. Juli:\nWolkenlos Es wird freundlich, Sonnenschein und Wolken wechseln einander ab. Bis Mittag heiteres und sonniges Wetter mit vereinzelten Wolkenfeldern. Die Tageshöchsttemperaturen steigen im Tagesverlauf bis 31°C. Der Wind weht nur schwach aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht auf Samstag sind leichte Regenschauer möglich. Die Temperaturen sinken auf 19°C. » zu den Tagesdetails\nWetterprognose Duel am Wochenende\nHeiter Samstag: Die morgendlichen Regenschauer ziehen ab, es wird zumindest zeitweise sonnig.Sonntag: Überwiegend sonnig, später nur ein paar harmlose Wolken. » zu den Tagesdetails


Version vom 5. Oktober 2008, 19:54 Uhr von Reinhard Schmidt (Diskussion | Beiträge)\n2 Experimentieren mit einem Applet zum Anhalteweg\n4 Arbeitsblätter und Links\nDer Bremsweg ist derjenige Weg, den das Fahrzeug vom Beginn des Bremsvorgangs bis zum Stillstand zurücklegt. Er berücksichtigt also nicht, dass man nach dem Auftreten des Hindernisses eine gewisse Zeit (die Reaktionszeit) benötigt, bis man überhaupt reagieren kann und bremst. Der Weg, den das Fahrzeug angesichts der Reaktionszeit noch ungebremst zurücklegt, nennt man Reaktionsweg.\na) Man kann davon ausgehen, dass die Reaktionszeit bei einem gewöhnlichen Autofahrer nicht länger ist als eine Sekunde. Berechne den Reaktionsweg, der sich bei einer Geschwindigkeit von\n(1) 30 km/h, (2) 50 km/h, (3) 100 km/h\naus einer Reaktionszeit von einer Sekunde ergibt.\nb) Ermittle eine Formel, mit Hilfe derer man den Reaktionsweg aus der Geschwindigkeit berechnen kann. Geh dabei wieder von einer Reaktionszeit von einer Sekunde aus.\nc) Ermittle eine möglichst einfache Formel, mit Hilfe derer man den Anhalteweg aus der Geschwindigkeit berechnen kann.\nd) In der Fahrschule lernt man folgende Formeln:\nReaktionsweg = Geschwindigkeit durch 10 mal drei\nBremsweg = Geschwindigkeit durch 10 mal Geschwindigkeit durch 10\nVergleiche die Fahrschulformeln mit deinen bisherigen Ergebnissen.\nIm folgenden Applet ist der Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Anhalteweg dargestellt worden. Mit Hilfe der Schieberegler können Geschwindigkeit, Bremsbeschleunigung und Reaktionszeit variiert werden.\na) Experimentiere mit dem Applet.\nb) Beschreibe, welchen Einfluss Geschwindigkeit, Bremsbeschleunigung und Reaktionszeit auf den Anhalteweg haben.\nc) Bei welchem Wert für a ist der Anhalteweg bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h ungefähr 70 m lang?


Howard A. Coffin – Wikipedia\nHoward Aldridge Coffin (* 11. Juni 1877 in Middleborough, Plymouth County, Massachusetts; † 28. Februar 1956 in Washington, D.C.) war ein US-amerikanischer Politiker. Zwischen 1947 und 1949 vertrat er den Bundesstaat Michigan im US-Repräsentantenhaus.\nHoward Coffin besuchte zunächst die Vermont Academy in Saxtons River und studierte danach bis 1901 an der Brown University in Providence (Rhode Island). Danach unterrichtete er im Jahr 1901 für kurze Zeit als Lehrer an der Friends School in Providence. Zwischen 1901 und 1911 war Coffin Vertreter für die Verlagsfirma Ginn & Co. In den Jahren 1911 bis 1913 war er Revisor bei der Firma Warren Motor Car Co. in Detroit. Anschließend fungierte er bis 1918 als Manager bei der Firestone Tire & Rubber Company. Bis 1946 folgten weitere Anstellungen bei verschiedenen Firmen in Michigan. Unter anderem war er von 1921 bis 1925 Vorstandsmitglied bei Cadillac sowie von 1925 bis 1933 zunächst Vizepräsident und später Präsident der White Star Refining Company.\nPolitisch war Coffin Mitglied der Republikanischen Partei. Bei den Kongresswahlen des Jahres 1946 wurde er im 13. Wahlbezirk von Michigan in das US-Repräsentantenhaus in Washington gewählt, wo er am 3. Januar 1947 die Nachfolge des Demokraten George D. O’Brien antrat. Da er bei den folgenden Wahlen im Jahr 1948 gegen O’Brien verlor, konnte er bis zum 3. Januar 1949 nur eine Legislaturperiode im Kongress absolvieren. In dieser Zeit begann der Kalte Krieg.\nNach seinem Ausscheiden aus dem US-Repräsentantenhaus gründete Coffin das Industrial Service Bureau in Washington. Außerdem arbeitete er bis 1954 als Geschäftsberater; danach zog er sich in den Ruhestand zurück. Howard Coffin starb am 28. Februar 1956 in der Bundeshauptstadt Washington und wurde in Detroit beigesetzt.\nHoward A. Coffin im Biographical Directory of the United States Congress (englisch)\nHoward A. Coffin in der Datenbank von Find a Grave (englisch)Vorlage:Findagrave/Wartung/Gleiche Kenner im Quelltext und in Wikidata\nNAME Coffin, Howard A.\nALTERNATIVNAMEN Coffin, Howard Aldridge (vollständiger Name)\nGEBURTSORT Middleborough, Massachusetts\nSTERBEDATUM 28. Februar 1956\nAbgerufen von „https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Howard_A._Coffin&oldid=209350490“


Amateur Wrestling And Facesitting Porn Videos - adatcl.com\nAmateur Wrestling And Facesitting Porn Videos\nDas geschieht unbewusst. Analog kommt Strapon Videos iWank TV bei der Essstrung zu einer regressiven Verschiebung. Auch hier ist vaginaler Sex ein (meist religises) Tabu und wird in Richtung Mund oral verschoben. Essen und Amaeur wird so zum Sexualittsersatz mit entsprechendem Lustgewinn. Auch mancher migrneartiger Kopfschmerz stellt einen Ausdruck tabuisierter sexueller Spannungen dar.\nUnd du bist immer noch hier. Meinetwegen werde Lesbe, aber schneid dir um Gottes Willen nicht die Haare ab. Am Abend gingen Jan und ich auf Frauenfang. Wir lehnten am Plrn und entdeckten sie gleichzeitig. Sie war bestechend hbsch, trug aufflligerweise keinen BH, tanzte wie ein Engel und trank wie der Teufel.\nAmateur Wrestling And Facesitting Porn Videos schaute zu uns herber. Keine Chance, die gehrt mir, raunte ich Richtung Jan und lchelte zurck.\n17.12.2016 в 10:07 Kibar:\nUm herauszufinden, ob sich der Aufwand lohnt, Unterhaltungselektronik und PC-Technik im Ausland zu bestellen oder Videps der nchsten Dienstreise oder aus dem Urlaub mitzubringen, sollten Sie den Markt in Deutschland gut kennen.\nErste Anlaufstelle sind hier Preisvergleichs-Websites wie oder Diese Spezial-Portale sammeln stndig die Amateur Wrestling And Facesitting Porn Videos Preise bei Hunderten von Online-Shops und stellen eine Suchfunktion zur Verfgung, mit der Sie die Angebote bequem analysieren. Die Preisvergleichs-Dienste finanzieren sich ber Provisionen, die ihnen die Hndler fr neu vermittelte Kundschaft Wrestlinh.\n24.12.2016 в 22:02 Vukus:\nHigh Neck: Die klassischen Bikini-Formen wie Triangel und Bandeau bekommen jetzt Konkurrenz aus der sportlichen Ecke. Der sogenannte High Neck Bikini ist durch ein hochgeschnittenes Oberteil mit schlichtem Rundhalsausschnitt gekennzeichnet und wird mit einer sportlichen Hose kombiniert.\nFarblich abgesetzte Nhte und minimalistisches Color-Blocking unterstreichen den sportlichen Style dieser coolen Modelle.\n03.01.2017 в 19:16 Moogular:\nUnd es gibt ganze Medienkonzerne in Russland unter Kontrolle westlicher Strategie-Investoren wie Soros. Gerade wird ein nchster Kauf vorbereitet.\n13.01.2017 в 16:37 Tejin:\nDie Nutzung von alkoholhaltigem After Shave ist nicht empfehlenswert. Pflegende Balsame mit Panthenol oder Aloe Vera knnen die Haut Hautdurchfeuchtung frdern.\n16.01.2017 в 09:35 Gazahn:\nIn Groaufnahmen sah man nun, wie zwei Schwnze aus ihr hinaus und wieder reinglitten. Es ging langsam, offenbar waren die Herren erschpft.\n20.01.2017 в 07:23 Voodoosho:\nNun hast du aber keine Gelegenheit eine dicke Mutti zu bespaen und stattdessen kommen dir nur Hungerhaken vor dein bestes Stck.