Ettan IPGphor 3 Bedienungsanleitung | Manualzz\nEttan IPGphor 3 Bedienungsanleitung\nEttan™ IPGphor™ 3\nVorgehensweise in Notfällen ...........................................................................................................\nInformationen zum Recycling .........................................................................................................\nAbbildungen von Ettan IPGphor 3 ................................................................................................\nEttan IPGphor 3-Gerät ........................................................................................................................\nEttan IPGphor 3 Control Software .................................................................................................\nAnforderungen an den Standort ...................................................................................................\nAuspacken und Transportieren ......................................................................................................\nSoftwareinstallation für den isoelektrischen Fokussierungsvorgang ..........................\nVorbereitungen vor dem Start ........................................................................................................\nVerwenden der Streifenhalter ...................................................................................................\nVerwenden des Ettan IPGphor Becherladungsverteilers .............................................\nInbetriebnahme des Geräts .............................................................................................................\nDurchführen eines Programmlaufs über das Bedienfeld ..................................................\nFunktionen des Ettan IPGphor 3 Bedienfelds ....................................................................\nFestlegen von Protokollparametern ......................................................................................\nIsoelektrische Fokussierung über das Bedienfeld ............................................................\nAnhalten oder Stoppen eines Protokolls ..............................................................................\nAusführen eines vorprogrammierten Protokolls vom PC ..................................................\nZu diesem Handbuch ..........................................................................................................................\nWichtige Informationen für Benutzer .........................................................................................\nBehördliche Vorschriften ...................................................................................................................\nZugehörige Unterlagen ......................................................................................................................\nEinrichten eines Programmlaufs .............................................................................................\nEinen Programmlauf durchführen ..........................................................................................\nReinigen des Ettan IPGphor 3 .........................................................................................................\nAustauschen von Sicherungen ......................................................................................................\nEttan IPGphor 3 Bedienungsanleitung 28-9635-51 AC\nInformationen zu Verweisen ..............................................................................\nGesundheits- und Sicherheitserklärungsformular ................................................................\nZu diesem Kapitel\nDieses Kapitel enthält Informationen über diese Bedienungsanleitung, wichtige Benutzerinformationen, behördliche Informationen und Listen der zugehörigen Unterlagen.\n1.1 Zu diesem Handbuch\n1.2 Wichtige Informationen für Benutzer\n1.3 Behördliche Vorschriften\n1.4 Zugehörige Unterlagen\nDie Bedienungsanleitung enthält die Anweisungen, die zur sicheren Installation, Handhabung und Wartung des Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System erforderlich sind.\nDas Dokument enthält die Anweisungen, die zur Verwendung des Ettan IPGphor 3\nIsoelectric Focusing System zusammen mit Ettan IPGphor 3 erforderlich sind.\nSoftware-Elemente werden im Text durch kursive Fettschrift gekennzeichnet. Ein Doppelpunkt trennt Menüebenen. So bezieht sich File:Open auf das Kommando Open im\nHardware-Elemente werden im Text durch fettgedruckte Schrift gekennzeichnet (z. B.\nWichtige Informationen für Benutzer\nVor Anwendung den\nEttan IPGphor 3 lesen...\nAlle Benutzer müssen vor der Installation, Handhabung oder Wartung des Geräts\ndie Bedienungsanleitung des Ettan IPGphor 3 vollständig gelesen haben. Die Bedienungsanleitung sollte beim Gebrauch des Ettan IPGphor 3 stets griffbereit sein.\nDen Ettan IPGphor 3 nur auf die in der Benutzerdokumentation beschriebenen Weise\nbedienen. Andernfalls können Sie Gefahren ausgesetzt sein, die möglicherweise zu Verletzungen und Geräteschäden führen.\nDas Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System führt den eindimensionalen isoelektrischen Fokussierungsschritt (IEF) in der zweidimensionalen (2-D) Elektrophorese durch.\nDas System besteht aus dem Ettan IPGphor 3 von GE, kombiniert mit separaten Streifenhaltern oder einem Verteiler. Es sind zwei Arten von Verteilern lieferbar: der Verteiler aus\nKeramik und der leichte Verteiler. Die IEF-Trennungsprotokolle werden über das\nEttan IPGphor 3 Control Software Bedienfeld oder über einen PC mit Ettan IPGphor 3\nprogrammiert, ausgeführt und gesteuert.\nDas Ettan IPGphor 3 ist zur Verwendung als Laborgerät für Forschungszwecke bestimmt.\nDer Ettan IPGphor 3 ist nicht für die Verwendung bei klinischen Verfahren oder für diagnostische Zwecke bestimmt.\nBei größeren Probenvolumina erleichtert der Ettan IPGphor 3 Becherladungsverteiler\ndas Laden der Papierbrücke und das Laden für die Rehydratisierung in Gel (weitere Informationen siehe Ettan IPGphor Cup Loading Manifold User Manual).\nDiese Benutzerdokumentation enthält Anweisungen ACHTUNG, VORSICHT und HINWEIS,\nzur sicheren Verwendung des Produkts. Siehe nachfolgende Definitionen.\nACHTUNG Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu schweren\noder lebensbedrohlichen Verletzungen führen kann, falls sie nicht\nvermieden wird. Es darf erst dann fortgefahren werden, wenn alle\nangegebenen Bedingungen erfüllt und verstanden wurden.\nVORSICHT Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu leichten\noder mittelschweren Verletzungen führen kann, falls sie nicht vermieden wird. Es darf erst dann fortgefahren werden, wenn alle\nHINWEIS weist auf Anweisungen hin, die befolgt werden müssen,\num Schäden am Produkt oder anderen Geräten zu vermeiden.\nEine Anmerkung weist auf Informationen hin, die für eine störungsfreie\nund optimale Verwendung des Produkts wichtig sind.\nEin Tipp enthält nützliche Informationen, die Ihre Verfahren verbessern\noder optimieren können.\nDieser Abschnitt beschreibt die Richtlinien und Normen, die der Ettan IPGphor 3\nIsoelectric Focusing System erfüllt.\nDie folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der erforderlichen Herstellerinformationen. For further information, see the EU Declaration of Conformity (DoC) document.\nGE Healthcare Bio-Sciences AB,\nBjörkgatan 30, SE 751 84 Uppsala, Sweden\nKonformität mit EU-Richtlinien\nDieses Produkt entspricht den in der Tabelle aufgeführten europäischen Richtlinien, indem\nes die entsprechenden harmonisierten Normen erfüllt.\nRichtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)\nDie CE-Kennzeichnung und die entsprechende EU-Konformitätserklärung sind für das\nGerät gültig, wenn:\nals eigenständiges Gerät verwendet wird oder\nan andere Produkte angeschlossen ist, die in der Benutzerdokumentation empfohlen\noder beschrieben sind und\nim selben Zustand verwendet wird, in dem es von GE ausgeliefert wurde, mit Ausnahme der in der Benutzerdokumentation beschriebenen Modifikationen.\nEN/ IEC 61010-1,\nCAN/CSA-C22.2 Nr. 610101\nfür elektrische Mess-,\nSteuer- und Laborgeräte\nDie EN-Norm stimmt mit\nEN/IEC 61326-1 (Emissionen entsprechend CISPR\n11, Gruppe 1, Klasse A)\nElektrische Mess-, Steuerund Laborgeräte - EMVAnforderungen\nSicherheit von Maschinen.\nAllgemeine Gestaltungsleitsätze. Risikobeurteilung\nDie EN-ISO-Norm stimmt\nmit der EU-Richtlinie\nDieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Voraussetzung für den Betrieb\nsind folgende zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen\nverursachen und (2) dieses Gerät muss störfest gegenüber externen Störquellen sein,\neinschließlich Störstrahlungen, die einen ungewünschten Betrieb verursachen können.\nDer Benutzer wird eindringlich darauf hingewiesen, dass jegliche nicht\nausdrücklich von GE genehmigten Änderungen zum Verlust der Nutzungsberechtigung für dieses Gerät führen können.\nDieses Gerät wurde erfolgreich auf die Einhaltung der Grenzwerte eines Digitalgeräts\nder Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen getestet. Diese Grenzwerte dienen\nzur Gewährleistung eines angemessenen Schutzes vor schädlichen Störungen bei Betrieb\ndes Geräts in einer gewerblichen Umgebung. Dieses Gerät erzeugt und verwendet\nHochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Es kann, wenn es nicht gemäß der\nBedienungsanleitung installiert wird, schädliche Störungen im Funkverkehr erzeugen.\nDer Betrieb dieses Geräts in einem Wohngebiet verursacht vermutlich Störungen, die\nder Benutzer auf eigene Kosten korrigieren muss.\nEinhaltung der Vorschriften der\nAlle Geräte, die an das Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System-System angeschlossen\nsind, müssen die Sicherheitsanforderungen von EN 61010-1/IEC 61010-1 oder relevante\nharmonisierte Normen erfüllen. Innerhalb der EU müssen angeschlossene Geräte das\nDas Produkt erfüllt die folgenden Umweltanforderungen.\nRichtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS-Richtlinie)\nRichtlinie über die Abfallentsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE)\nVerwaltung zur Kontrolle von durch Elektronikgeräten verursachte Umweltverschmutzungen, chinesische Richtlinie zur\nBeschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe\nIn diesem Abschnitt werden die zugehörigen Unterlagen erläutert und es wird beschrieben, wo weiterführende Literatur zu finden ist, die entweder heruntergeladen oder bei\nGE bestellt werden kann.\nDas Benutzerhandbuch für den Ettan IPGphor Becherladungsverteiler enthält Anweisungen für die eindimensionale Fokussierung von Proteinen auf IPG-Streifen.\nBenutzerhandbuch für die Ettan IPGphor 3 Steuerungssoftware\nLeitfaden zur zweidimensionalen Elektrophorese, Grundlagen und Methoden\nAn den einzelnen Packungen von Immobiline™ DryStrip angebrachte Anweisungen.\nIn diesem Kapitel werden die Sicherheitsvorkehrungen und die Verfahren zur Notausschaltung für das Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System beschrieben. Außerdem\nwerden die Schilder am System sowie Recycling-Informationen beschrieben.\n2.3 Vorgehensweise in Notfällen\n2.4 Informationen zum Recycling\nVor der Bedienung des Geräts müssen Sie sich der in der Benutzerdokumentation beschriebenen Gefahren bewusst sein. Befolgen Sie die Anweisungen zur Vermeidung von\nVerletzungen oder einer Beschädigung des Geräts.\nDie Sicherheitsvorkehrungen in diesem Abschnitt werden in die folgenden Kategorien\nAllgemeine Vorsichtsmaßnahmen, auf Seite 14\nPersonenschutz, auf Seite 15\nVerwendung von brennbaren Flüssigkeiten, auf Seite 16\nWartung, auf Seite 19\nSystembedienung, auf Seite 17\nFür alle Risiken, die aufgrund des Prozesses oder der Prozessumgebung entstehen können, ist eine Risikobewertung durchzuführen.\nDabei ist die Auswirkung des Systems und der Prozesse, im Rahmen\nderer es verwendet wird, auf die Klassifizierung des Gefahrenbereichs zu beurteilen. Durch den Prozess kann sich der Bereich\nausweiten oder die Zoneneinteilung ändern. Es sind erforderliche\nMaßnahmen zur Risikoreduzierung einzuleiten, beispielsweise die\nVerwendung von persönlichen Schutzausrüstungen.\nDer Kunde muss sicherstellen, dass Installation, Wartung, Betrieb\nund Inspektion von qualifiziertem Personal durchgeführt werden,\ndas entsprechend geschult wurde, die örtlichen Vorschriften und\nBetriebsanleitungen versteht und einhält sowie über eingehende\nKenntnisse über das Produkt und den Gesamtprozess verfügt.\nDas Ettan IPGphor 3 nur auf die in der Operating Instructions beschriebenen Weise bedienen.\nDie Bedienung und Wartung des Ettan IPGphor 3 darf nur von\nentsprechend geschultem Personal durchgeführt werden.\nFür die Wartung oder Instandsetzung des Systems dürfen nur Ersatz- und Zubehörteile verwendet werden, die von GE zugelassen\noder geliefert wurden.\nWährend Installation, Betrieb, Prüfung, Wartung und Reinigung\ndes Ettan IPGphor 3 stets angemessene persönliche Schutzausrüstung tragen.\nBei Verwendung von gefährlichen chemischen und biologischen\nSubstanzen sind alle angemessenen Schutzmaßnahmen einzuhalten, wie beispielsweise das Tragen von Schutzbrillen, Schutzmasken\nund Handschuhen, die resistent gegen die verwendeten Substanzen\nsind, und die Bediener müssen sich vor den verwendeten gefährlichen Substanzen schützen. Lokale und/oder nationale Vorschriften\nfür den sicheren Betrieb und die Wartung des Systems befolgen.\nDer Benutzer muss alle notwendigen Maßnahmen treffen, um die\nVerbreitung von gefährlichen biologischen Substanzen im Bereich\ndes Instruments zu vermeiden. Die Anlage muss die nationalen\nRichtlinien für biologische Sicherheit erfüllen.\nDas Ettan IPGphor 3 ist ein Klasse-A-Produkt. Im Wohnbereich kann\ndieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall muss\nder Benutzer entsprechende Maßnahmen ergreifen.\nVerwendung von brennbaren\nVor Start des Systems sicherstellen, dass keine Undichtigkeiten\nBei Verwendung von brennbaren oder giftigen Substanzen muss\neine Abzugshaube oder ein ähnliches Ventilationssystem vorhanden\nVor Anschließen des Netzkabels gewährleisten, dass die Versorgungsspannung an der Wandsteckdose der Kennzeichnung am\nDas Ettan IPGphor 3 muss stets an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.\nNur Netzkabel verwenden, die von GE geliefert oder zugelassen\nNicht die Rück- und Seitenverkleidung des Ettan IPGphor 3 blockieren. Der Netzschalter muss stets gut zugänglich sein. Das Netzkabel\nmuss stets schnell herausgezogen werden können.\nComputer, die zusammen mit dem Gerät verwendet werden,\nmüssen die Norm IEC60950 erfüllen und gemäß den Herstelleranweisungen installiert werden.\nDas Ettan IPGphor 3 ist in der Lage, mehrere Tausend Volt zu erzeugen. Vor dem Betrieb des Geräts die Bedienungsanleitung des\nEttan IPGphor 3 und die Warnungen lesen und vollständig verstehen.\nVor dem Öffnen des Schutzdeckels sicherstellen, dass die Hochspannungsversorgung ausgeschaltet ist. Die HV ON Kontrollleuchte\nauf dem vorderen Bedienfeld sollte nicht aufleuchten.\nDas Ettan IPGphor 3 darf niemals verwendet werden, wenn eine\nSicherheitsfunktion gestört ist. Ihren GE Kundendienst kontaktieren,\nEttan IPGphor 3 ist ein Hochspannungsgerät, das tödliche Stromschläge verursachen kann, wenn die Sicherheitsfunktionen ausgeschaltet wurden. Vor Beginn eines Protokolls muss der Schutzdeckel\nfest verschlossen sein.\nIn einer Situation, in der ein Verletzungsrisiko besteht, das Gerät\nausschalten. Hierzu den Netzschalter (auf der Rückseite) in die Position 0 schalten. Fehlfunktionen müssen behoben werden, bevor\ndas Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System neu gestartet wird.\nDie Lüftungsschlitze auf der Vorderseite, der Rückseite und am\nBoden des Ettan IPGphor 3 dürfen nicht blockiert werden. Luft muss\nfrei zirkulieren können, damit die Kühlvorrichtung ordnungsgemäß\nfunktioniert. Hinter der Rückseite des Geräts sollte für mindestens\n10 cm unbehinderten Platz gesorgt werden.\nKeine Flüssigkeiten auf dem Gerätegehäuse verschütten. Wenn\ngroße Mengen Flüssigkeiten in das Gehäuse des Geräts eingedrungen sind und in Kontakt mit den elektrischen Komponenten geraten,\ndas Instrument sofort ausschalten und einen autorisierten Wartungstechniker verständigen.\nBeim Arbeiten mit Rehydratisierungslösung stets Schutzhandschuhe\nBeim Umgang mit den IPG-Streifen sowie mit dem Gerät, das mit\ndiesen in Kontakt gerät, stets Handschuhe tragen. Hierdurch wird\ndie Kontaminierung durch Proteine, die Artefaktpunkte in gefärbten\n2-D Gelmustern verusachen können, weitgehend ausgeschlossen.\nVor dem Anlegen des Stroms muss der Schutzdeckel fest verschlossen sein.\nStromquelle trennen. Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten\nimmer die Stromversorgung unterbrechen.\nDie Abdeckungen des Ettan IPGphor 3 dürfen nicht vom Benutzer\ngeöffnet werden. Das Instrument enthält elektrische Schaltkreise,\ndie tödliche Stromschläge abgeben können. Instandsetzungs- und\nWartungsarbeiten dürfen nur von Personen durchgeführt werden,\ndie von GE hierzu autorisiert wurden.\nNicht die Hauptabdeckung entfernen. Im Gerät befinden sich keine\nvom Benutzer wartbare Komponenten, und Sie können Hochspannung ausgesetzt werden.\nVor dem Austausch von Sicherungen das Gerät stets vom Strom\ntrennen und das Netzkabel abziehen.\nWährend der Reinigung keine organischen Lösungsmittel verwenden.\nIn diesem Abschnitt werden das Typenschild und die Sicherheitsschilder auf dem\nEttan IPGphor 3 beschrieben.\nDie nachstehende Abbildung zeigt ein Beispiel eines Typenschilds.\nCode no: XXXXXXXX\nSerial no: XXXXXXX\nMfg Year: 2014\nVoltage: IXI-XXX/XXX-XXX VAC\nFrequency: XX-XX Hz\nMax Power: XXX VA\nFuse: XX X XXAL 250 V\nProtection Class: XXXX\n751 84 Uppsala Sweden\nConforms to ANSI/UL Std. 61010-1. Cert. to CAN/CSA Std. C22.2 No. 61010-1.\nBeschreibung des Typenschilds\nACHTUNG! Vor Verwendung des Systems die Benutzerdokumentation lesen. Keine Abdeckungen öffnen oder Teile austauschen, es sei denn, dies wird ausdrücklich in der Benutzerdokumentation angegeben.\nDieses Symbol kennzeichnet Elektro- und Elektronikgeräte, die\nam Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem unsortierten Hausoder Sperrmüll entsorgt werden dürfen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit einem autorisierten Vertreter des Herstellers auf, um\nInformationen hinsichtlich der Entsorgung des Geräts zu erhalten.\nDieses Symbol zeigt an, dass das Produkt gefährliche Materialien enthält, welche die Grenzen übersteigen, die in dem chinesischen Standard SJ/11363-2006 Anforderungen zu Konzentrationsbegrenzungen für bestimmte gefährliche Substanzen in\nelektronischen Geräten gefordert sind.\nDas System erfüllt geltende europäische Richtlinien. Siehe\nKonformität mit EU-Richtlinien, auf Seite 9.\nDas System erfüllt die Anforderungen an elektromagnetische\nVerträglichkeit in Australien und Neuseeland.\nDieses Symbol zeigt an, dass Ettan IPGphor von einem staatlich\nanerkannten Testlaboratorium (NTRL) zertifiziert wurde. Ein\nNRTL ist eine Einrichtung, welche von der US-amerikanischen\nBehörde für Unfallverhütung und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Occupational Safety and Health Administration,\nOSHA) anerkannt ist, da sie die gesetzlichen Vorschriften des\nTitels 29 der Bundesgesetzsammlung [Code of Federal Regulations, 29 CFR] Teil 1910.7) erfüllt.\nSowohl an der Lichtschutzabdeckung als auch an dem durchsichtigen Schutzdeckel\nsind Sicherheitsschilder angebracht (siehe Abbildung unten). Das Sicherheitsschild warnt\nden Anwender vor Verletzungsrisiken. Erst fortfahren, wenn die Anweisungen sicher\nverstanden wurden und alle angegebenen Bedingungen erfüllt sind.\nVorgehensweise in Notfällen\nDieser Abschnitt beschreibt die Durchführung einer Notausschaltung des Ettan IPGphor\n3 und die Konsequenzen im Falle eines Stromausfalls.\nStromversorgung des Geräts ausschalten. Hierzu den Power switch in die Position 0\ndrücken (1). Gegebenenfalls das Netzkabel ziehen (2). Der Programmlauf wird sofort angehalten.\nSo wird sichergestellt, dass der Strom sofort unterbrochen wird, selbst wenn eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) verwendet wird.\nBei einer Systemabschaltung aufgrund eines Stromausfalls, einer Notausschaltung oder\neiner Prozessunterbrechung müssen Fehlfunktionen korrigiert werden, bevor das\nEttan IPGphor 3 neu gestartet wird.\nDie Auswirkungen eines Stromausfalls hängen davon ab, welche Einheit betroffen ist.\nEttan IPGphor 3-Gerät\nAlle laufenden Experimente werden gestoppt.\nDie Zeit für den Stopp wird im Gerät protokolliert.\nDer Programmlauf wird in einem nicht definierten\nDer Ettan IPGphor-Computer schaltet sich aus.\nAlle laufenden Experimente werden fortgesetzt und\nGescannte Bilder werden gespeichert und auf den\nComputer hochgeladen, sobald der Kontakt mit dem\nComputer wieder hergestellt wurde.\nEine USV kann einen Datenverlust während und nach einem Stromausfall verhindern und Zeit für eine kontrollierte Abschaltung des\nEttan IPGphor 3 schaffen.\nNeustart nach Notausschaltung\nWenn die Stromversorgung wieder in den Normalzustand zurückkehrt, werden keine\nExperimente fortgesetzt, die zum Zeitpunkt der Notausschaltung ausgeführt wurden.\nDas Gerät einschalten (siehe Einschalten des Geräts und Ausführen eines\nDiagnoseprogramms, auf Seite 67.\nDie Software neu starten.\nWenn das System angeschlossen ist, wird das Protokollereignis im Systemprotokoll gespeichert.\nWenn ein Programmlauf fortgesetzt werden soll, ein neues Experiment mit\nden entsprechenden/verbleibenden Schritten einrichten und ausführen, um\nden Programmlauf auf bestmögliche Weise abzuschließen.\nDieser Abschnitt enthält Informationen über die Installation des Ettan IPGphor 3.\nDas Ettan IPGphor 3 muss vor der Entsorgung dekontaminiert werden, und bei der Verschrottung des Systems müssen alle geltenden Vorschriften befolgt werden.\nWenn das Ettan IPGphor 3-Gerät außer Betrieb gesetzt wird, müssen die unterschiedlichen\nWerkstoffe gemäß den nationalen und örtlichen Umweltbestimmungen getrennt und\nDer Ettan IPGphor 3 enthält gefährliche Substanzen. Weitere Informationen erhalten Sie\nbei Ihrem GE-Vertreter.\nElektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht als unsortierter Stadtmüll entsorgt werden\nund sind getrennt zu sammeln. Bitte nehmen Sie Kontakt mit einem autorisierten Vertreter\ndes Herstellers auf, um Informationen hinsichtlich der Entsorgung des Geräts zu erhalten.\nDieser Abschnitt enthält eine Beschreibung des Ettan IPGphor 3\nIsoelectric Focusing System und eine Übersicht über seine Komponenten.\n3.1 Abbildungen von Ettan IPGphor 3\n3.2 Ettan IPGphor 3-Gerät\n3.3 Ettan IPGphor 3 Control Software\nAbbildungen von Ettan IPGphor 3\nEttan IPGphor 3\nIsoelectric Focusing System\nEttan IPGphor 3 Control Software\nEttan IPGphor 3 Gerät\nDas Ettan IPGphor 3 Gerät wird zusammen mit separaten Streifenhaltern oder einem Verteiler eingesetzt. Es sind zwei Arten von Verteilern\nlieferbar: der Verteiler aus Keramik und der leichte Verteiler.\nDas Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System enthält außerdem\nImmobiline DryStrip Gelstreifen, die einen immobilisierten pH-Gradienten (IPG) enthalten.\nWeitere Informationen über die Verteiler finden Sie im Ettan IPGphor\nCup Loading Manifold User Manual.\nEttan IPGphor 3 Plattform\nPositiver (Anode) Elektrodenbereich\nNegativer (Kathode) Elektrodenbereich\nEttan IPGphor 3-Bedienfeld\nDas Ettan IPGphor 3 wird über eine Folientastatur mit sieben Tasten gesteuert. Der Gerätestatus wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.\nHV ON Kontrollleuchte\nRückseite des Ettan IPGphor 3\nElektrische und Kommunikationsanschlüsse befinden sich auf der Rückseite des\nEttan IPGphor 3.\nRS232 für den Anschluss an den Computer\nDie Plattform ist mit einem Verteiler für den eindimensionalen isoelektrischen Fokussierungslauf (IEF) ausgestattet. Bis zu zwölf Streifenhalter von festgelegter Länge können\nfür die Rehydratisierung und die IEF auf der Plattform platziert werden. Die integrierten\nElektrodenbereiche liefern die elektrische Verbindung zwischen Streifenhalter oder Verteilerelektroden und einer integrierten Hochspannungs-Gleichstromversorgung, die bis\nzu 10 kV liefert. Die Plattformtemperatur wird von thermoelektrischen Peltier-Modulen\nBeide Elektrodenbereiche bestehen aus vergoldetem Kupfer. Wenn ein Verteiler oder\nein Streifenhalter so platziert wird, dass er beide Elektrodenbereiche überbrückt, wird\nder elektrische Stromkreis vervollständigt (sobald der Schutzdeckel in Position ist).\nBei der Analyse von Proteinen, die mit lichtempfindlichen Farbstoffen wie etwa CyDye™\nmarkiert sind, wird eine Lichtschutzabdeckung verwendet. Die Abdeckung wird magnetisch angebracht, kann aber auf einfache Weise zum Teil entfernt werden, um das isoelektrische Fokussierungsverfahren zu überprüfen, speziell die Migration von Bromphenolblau beim Start.\nDie Spannung wird ausgeschaltet, wenn der Schutzdeckel geöffnet wird.\nDeckeladapter für Streifenhalter\nBei Verwendung von Standard-Streifenhaltern für das Ettan IPGphor 3 muss ein Deckeladapter verwendet werden, um den richtigen Druck auf die Deckel der Ettan IPGphor\n3 Streifenhalter auszuüben.\nDie Ettan IPGphor 3 Control Software wird verwendet, um das Ettan IPGphor 3\nIsoelectric Focusing System zu steuern. Die Software sorgt für die Darstellung der Daten,\ndie Datenspeicherung und die Handhabung von Protokollen. Der PC wird mithilfe eines\nseriellen Kabels oder USB-Wandlers an das Ettan IPGphor 3 angeschlossen.\nDie Ettan IPGphor 3 Control Software steuert gleichzeitig bis zu vier Ettan IPGphor 3\nSysteme, die jeweils mit einem unterschiedlichen Satz von Programmlaufparametern\nDie Software ermöglicht eine Programmierung. Empfohlene Protokolle werden erzeugt,\nindem Gerätekonfiguration, die Länge der IPG-Streifen und der pH-Gradient angegeben\nDie Software zeichnet die Programmlaufparameter auf und präsentiert Daten in Form\nvon Diagrammen und Protokolldateien. Daten werden gespeichert oder können nach\nMicrosoft Excel exportiert werden.\nZwei Modelle von\nIPG-Streifenverteiler sind in zwei Modellen erhältlich:\nEin Modell, das aus einem Keramikwerkstoff hergestellt ist, der eine höhere Gleichförmigkeit der Temperatur ermöglicht\nEin Modell, das aus einem leichten Polymerwerkstoff für weniger kritische Experimente\nBeide Modelle sind für die analytische Analyse mithilfe der Becherapplikation und vorbereitende Programmläufen, bei denen während des Rehydratisierungsschritts oder durch\nLaden der Papierbrücke eine Probe auf das Gel aufgetragen wird, konzipiert.\nDie Streifenhalter sind aus einer Aluminiumoxidkeramik mit Elektroden aus Platin auf\nTitan hergestellt. Die Keramik ist äußerst zerbrechlich, sodass auch die Halter zerbrechlich\nsind und vorsichtig behandelt werden müssen.\nDie Keramik wird mit einer speziellen Beschichtung behandelt, um die Proteinbindung\nzu minimieren, und sie darf nur mit der beigefügten Ettan IPGphor Cleaning Solution\ngereinigt werden, um diese Beschichtung zu erhalten.\nJeder Streifenhaltersockel von festgelegter Länge enthält während der gesamten Rehydratisierung und isoelektrischen Fokussierung einen einzelnen IPG-Streifen. Für jede\nStreifengröße ist ein Halter von passender Länge erhältlich. Alle zu irgendeiner Zeit verwendeten Streifen (und Halter) müssen die gleiche Länge aufweisen.\nEs sind fünf Streifenhalterlängen erhältlich, nämlich 7, 11, 13, 18 und 24 cm (eine für jede\nIPG-Streifenlänge), sowie eine Reihe von linearen und nicht linearen pH-Bereichen. Für\nweitere Informationen siehe Abschnitt 8.3 Bestellinformationen, auf Seite 121.\nJede der beiden Taschen kann über das Rehydratisierungsvolumen\nhinaus bis zu 15 μl der Probe (7,5 μl auf jeder Seite des Streifens)\nenthalten (d. h. max. 30 μl für beide Taschen). Die Probe über die\nTaschen einbringen, wenn sie nicht in der Rehydratisierungslösung\nDer Deckel besteht aus Acryl und schützt den IPG-Streifen während\nder Rehydratisierung. Die Form der Deckelunterseite gewährleistet\nwährend der IEF die elektrisch leitende Verbindung, indem der\nStreifen gegen die Elektrode gedrückt wird, während die Elektrolysegase entweichen dürfen. Der Fortschritt von Rehydratisierung\nund Trennung kann visuell durch den transparenten Deckel überwacht werden.\nDer Deckel besteht aus Acryl und schützt den IPG-Streifen während der Rehydratisierung.\nDie Form der Deckelunterseite gewährleistet während der IEF die elektrisch leitende\nVerbindung, indem der Streifen gegen die Elektrode gedrückt wird, während die Elektrolysegase entweichen dürfen.\nDer Fortschritt von Rehydratisierung und Trennung kann visuell durch den transparenten\nDeckel überwacht werden.\nDieses Kapitel enthält Informationen über die sichere Installation des Ettan IPGphor 3\nIsoelectric Focusing System.\n4.1 Anforderungen an den Standort\n4.2 Auspacken und Transportieren\n4.4 Softwareinstallation für den isoelektrischen Fokussierungsvorgang\nAnforderungen an den Standort\n480 × 670 mm\nEttan IPGphor 3 - Abmessungen\n160 × 278 × 471 mm\nMaximal 2.000 m\n15 ℃ bis 32 ℃\n0 % bis 70 % 1\n< 80 dB A\nEine hohe relative Luftfeuchtigkeit kann zur Bildung von Kondensat auf der Plattformoberfläche\nführen. Programmläufe, die bei einer Plattformtemperatur von 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 70 % durchgeführt werden, verursachen generell keine Kondensation. Plattformtemperaturen von mehr als 20 °C ermöglichen eine höhere relative Luftfeuchtigkeit, ohne dass Kondensation auftritt. Umgebungen, bei denen auf der Plattformoberfläche\nKondensation auftritt, können unterschiedlich ausfallen. Wenn eine Kondensation stattfindet,\nbenötigt das Gerät unter Umständen klimatisierte Luft, um die Temperatur und die relative\nLuftfeuchtigkeit zu senken.\n100-240 V~ ±10 %\nAuspacken und Transportieren\nAlle gelieferten Artikel vorsichtig auspacken und durch Vergleich des Inhalts mit dem\nLieferschein sicherstellen, dass alle Artikel vorhanden sind. Beim Fehlen eines Teiles bitte\nIhr örtliches GE-Verkaufsbüro kontaktieren.\nAlle Komponenten überprüfen. Wenn ein Teil sich als beschädigt herausstellt, bitte sofort\nan den Kurier wenden.\nDas gesamte Verpackungsmaterial aufbewahren und verwenden, wenn beschädigte\nTeile zur Reparatur oder zum Austausch zurückgegeben werden müssen.\nDas Gerät vor Zusammenbau und Aufbau auf Beschädigung untersuchen.\nSchäden dokumentieren und den örtlichen GE-Vertreter verständigen.\nBänder und Verpackungsmaterial entfernen und das Gerät aufrecht stellen, bevor\nmit dem Aufbau begonnen wird.\nVor Verstellen des Systems:\nAlle Kabel trennen.\nDas Gerät am Sockel anheben.\nDas Gerät aufstellen.\nEinen Platz für das Ettan IPGphor 3 auswählen, an dem der Netzschalter auf\nder Geräterückseite zugänglich ist.\nDas Gerät auf eine flache Oberfläche stellen. Die Wasserwaage befindet\nsich in der Mitte. Die Nivellierfüße nach Bedarf drehen, um das Gerät eben\nauszurichten und zu stabilisieren.\nIm Lieferumfang des Geräts sind zwei Netzkabel enthalten: Ein Kabel ist mit einem\nnordamerikanischen Stecker mit drei Stiften (UL817) für 115-V-Netzsteckdosen ausgestattet, das andere Kabel besitzt einen mitteleuropäischen Stecker (CEE7/VII) für 230-VNetzsteckdosen.\nDas Kabel mit dem richtigen Stecker für Ihr Labor auswählen. Wenn keines\ndieser Kabel für Ihre Steckdosen geeignet ist, ein abnehmbares Kabel mit\neinem IEC/320/C13 (CEE22/V)-Kabelabgang erwerben.\nDie Anschlussstecker in die Netzkabel-Steckbuchse auf der Rückseite und\nin eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose stecken.\nEinschalten des Geräts und\nDas Gerät einschalten und gemäß der Beschreibung unter Abschnitt 5.2 Inbetriebnahme\ndes Geräts, auf Seite 67 ein Diagnoseprogramm ausführen.\nSerieller Anschluss zum\nAnschließen eines Computers\nDer serielle RS232-Anschluss zum Anschließen eines Computers befindet sich auf der\nRückseite des Ettan IPGphor 3. Der erforderliche Kabeltyp (abgeschirmtes serielles Direktkabel oder abgeschirmtes Nullmodemkabel) ist von dem Gerätetyp (DTE oder DCE) abhängig, an den das Kabel angeschlossen wird:\nWenn der Computer so konfiguriert ist, dass er Daten über Stift 3 empfängt und über\nStift 2 sendet, wird ein reguläres serielles Direktkabel benötigt.\nBei einer anderen Konfiguration ist ein Nullmodemkabel erforderlich.\nDie Zuordnungen der Stiftnummern und die Details zur Geräteeinrichtung sind nachstehend aufgeführt:\nEttan IPGphor 3 Zuordnungen von RS232Signalen und Stiftnummern\nDas Ettan IPGphor 3 benötigt in dem Gerät, das Daten empfängt, die folgenden\nEinstellen der Baudrate\nZum Einstellen der Baudrate am LCD-Bildschirm die nachstehenden Anweisungen befolgen.\nGleichzeitig auf die Pfeil-nach-oben- und die Pfeil-nach-untenTaste drücken, um auf das Menü Baud zuzugreifen.\nDie Pfeil-nach-oben-Taste oder die Pfeil-nach-unten-Taste verwenden, um die Baudrate einzustellen.\nDie Pfeil-nach-rechts-Taste verwenden, um das Menü zu verlassen\nund wieder zum Hauptmenü zurückzukehren.\nS e r ia l Po r t S et u p\nSet Up or Dn\nDie folgenden Teile müssen zum Ettan IPGphor 3-Gerät hinzugefügt werden, bevor es\nverwendet werden kann:\nStreifenhalter oder Verteiler\nPuffer und Probenflüssigkeiten\nFür korrekte, aktuelle Informationen über Ersatzteile und Zubehör siehe:\nSoftwareinstallation für den isoelektrischen Fokussierungsvorgang\nHinweise zur Installation des Ettan IPGphor 3 Control Software finden Sie im\nEttan IPGphor 3 Control Software Benutzerhandbuch.\nDieses Kapitel gibt Anweisungen zur Verwendung von Ettan IPGphor 3\nDie Proben vor dem Start des Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System gemäß der\nausgewählten Methode rehydratisieren und zwar entweder mittels Ettan IPGphor 3\nStreifenhaltern von festgelegter Länge oder mithilfe des Ettan IPGphor Cup Loading\n5.1 Vorbereitungen vor dem Start\n5.2 Inbetriebnahme des Geräts\n5.3 Durchführen eines Programmlaufs über das Bedienfeld\n5.4 Ausführen eines vorprogrammierten Protokolls vom PC\nVorbereitungen vor dem Start\nDieser Abschnitt enthält Anweisungen zur Vorbereitung der Streifenhalter oder der Verteiler vor dem Start des Systems.\nHarnsäurehaltige Lösungen können kurz angewärmt werden.\nHarnsäurehaltige Lösungen nicht über 30-40 °C erwärmen, da\nIsozyanat, ein Abbauprodukt von Harnsäure, zu einer Carbamylierung der Proteine in der Probe führt und somit deren isoelektrische\nPunkte geändert werden.\nAlle Chemikalien müssen so rein wie möglich sein. Zweifach destilliertes Wassers sollte verwendet werden.\n5.1.1 Verwenden der Streifenhalter\nVerwenden der Streifenhalter\nMit Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System Streifenhaltern von festgelegter Länge\nkönnen in einem Schritt IPG-Streifen rehydratisiert und Proben geladen werden, bevor\nautomatisch mit der Trennung fortgefahren wird. Die IPG-Streifen sind nach der Rehydratisierung 3 mm breit und 0,5 mm dick.\nDie Keramikhalter vorsichtig handhaben, da sie äußerst zerbrechlich\nDen/die Streifenhalter entsprechend der für das Experiment gewählten IPGStreifenlänge (7, 11, 13, 18 oder 24 cm) auswählen.\nJeden Halter mit der beigefügten Streifenhalter-Reinigungslösung waschen,\num Proteinrückstände zu entfernen.\nMit doppelt destilliertem Wasser gut abspülen.\nDen Halter mit einem Wattestäbchen oder einem fusselfreien Tuch trocknen\noder an der Luft trocknen lassen. Der Halter muss vor dem Gebrauch vollständig trocken sein.\nZum Rehydratisieren der Immobiline Drystrip die nachstehenden Anweisungen befolgen.\nDie Rehydratisierungslösung vorbereiten und den Immobiline DryStrip im\nStreifenhalter oder in der Rehydratisierungsablage rehydratisieren, wenn\nder Verteiler verwendet wird.\nDie empfohlenen Verfahren in den Anweisungen befolgen, die auf den einzelnen Immobiline DryStrip Packungen angebracht sind.\nSiehe auch den Leitfaden für die zweidimensionale Elektrophorese,\nGrundlagen und Methoden, der häufig verwendete Rezepturen enthält.\nDas für die Länge des IPG-Streifens angemessene Rehydratisierungsvolumen verwenden.\nZum Pipettieren des geeigneten Volumens an Rehydratisierungslösung in die einzelnen\nHalter die nachstehenden Anweisungen befolgen. Das richtige Volumen für jede Streifenlänge ist in den Anweisungen enthalten, die auf jeder Immobiline DryStrip Packung\nDie Lösung langsam an einer zentralen Stelle im Streifenhalterkanal weit\nweg von den Probenapplikationstaschen pipettieren.\nAlle größeren Luftbläschen entfernen.\nPositionieren des IPG-Streifens\nZum Positionieren des IPG strip die nachstehenden Anweisungen befolgen.\nDie Schutzabdeckung von dem IPG strip entfernen.\nDen Streifen mit der Gelseite nach unten und dem spitzen Ende (Anode) des\nStreifens zum spitzen Ende des Streifenhalters ausgerichtet positionieren.\nDen Streifen mit dem spitzen Ende zuerst auf die Lösung absenken. Damit\nder ganze Streifen beschichtet wird, den Streifen behutsam anheben und\nabsenken und entlang der Oberfläche der Lösung vor- und zurückbewegen\nund dabei den Streifenhalter nach Bedarf leicht neigen, um eine vollständige\nund gleichmäßige Benetzung zu gewährleisten.\nDas (quadratische) Kathodenende des Streifens in den Kanal absenken und\ndabei sicherstellen, dass das IPG-Gel mit den Streifenhalterelektroden an\nbeiden Enden in Kontakt ist. Das Gel kann visuell identifiziert werden, sobald\ndie Rehydratisierungslösung beginnt, das Gel zu trocknen. Darauf achten,\nkeine Bläschen unter dem Streifen einzuschließen.\nZum Auftragen von Immobiline DryStrip Cover Fluid zwecks Minimierung der Verdunstung\nund der Kristallisation von Harnstoff die nachstehenden Anweisungen befolgen.\nDie Abdeckflüssigkeit tropfenweise in ein Ende des Streifenhalters pipettieren,\nbis eine Hälfte des Streifens bedeckt ist.\nSpäter die Abdeckflüssigkeit tropfenweise in das andere Ende des Streifenhalters pipettieren und Flüssigkeit zugeben, bis der ganze IPG-Streifen bedeckt ist.\nDie Abdeckung auf den Halter legen. Druckblöcke auf der Unterseite der Abdeckung\ngewährleisten, dass der Streifen einen guten Kontakt mit den Elektroden beibehält,\nwährend das Gel rehydratisiert.\nDie Rehydratisierung kann auf der Arbeitsplatte oder auf der Ettan IPGphor 3 Plattform\nfortgesetzt werden. Sicherstellen, dass sich der Halter auf einer ebenen Oberfläche befindet. Für die Rehydratisierung sind mindestens 10 Std. erforderlich, eine Rehydratisierung\nüber Nacht wird empfohlen.\nAlternativ kann die Rehydratisierung als erster Schritt eines Ettan IPGphor 3 Protokolls\nprogrammiert werden. Dies ist besonders zweckmäßig, wenn die Temperatursteuerung\nwährend der Rehydratisierung von Bedeutung ist oder wenn während der Rehydratisierung eine niedrige Spannung angelegt ist.\nZur Durchführung der Rehydratisierung unter Spannung die nachstehenden Anweisungen\nbefolgen. Falls gewünscht, kann die Probe von dem IPG-Streifen unter niedriger Spannung\nabsorbiert werden. Dies kann die Aufnahme von Proteinen mit hohem Molekulargewicht\nDie Rehydratisierungszeit auf 0:00 einstellen und Step 1 des Protokolls für\nniedrige Spannung (30 bis 100 V) für 10-12 Std. programmieren (siehe Bearbeiten des Schritts oder Gradienten, auf Seite 80).\nAuf Wunsch weitere Schritte programmieren, um eine vollständige Fokussierung zu erreichen.\nAnwenden von Elektrodenpads\nvor der IEF (optional)\nUnter bestimmten Bedingungen wie etwa einer länger andauernden Fokussierung kann\nWasser zu einem Ende des Streifens wandern, sodass das andere Ende beginnt auszutrocknen. Dieser Effekt kann minimiert werden, indem direkt vor der IEF Papier-Elektrodenpads zwischen den IPG strip und jede Streifenhalterelektrode platziert werden.\nElektrodenpads können auch Ionen absorbieren, die sich andernfalls an den Enden des\nIPG-Streifens ansammeln oder möglicherweise die Trennung stören.\nZum Anwenden von Elektrodenpads vor der IEF die nachstehenden Anweisungen befolgen.\nZwei 3 mm breite Elektrodenpads von einem IEF-Elektrodenstreifen aus Papier (18-1004-40) abschneiden.\nDie Pads auf eine saubere, flache Oberfläche wie beispielsweise eine Glasplatte legen und in entionisiertem Wasser einweichen. Überschüssiges Wasser\ndurch Aufsaugen mit Seidenpapier entfernen.\nElektrodenpads müssen feucht sein, nicht gesättigt oder tropfend.\nEin Ende des rehydratisierten IPG strip mit einer Zange oder einer Pinzette\nanheben. Ein Elektrodenpad über der Elektrode positionieren und den Streifen\ndann zurück in Position absenken.\nDen Vorgang am anderen Ende wiederholen.\nAuftragen einer Probe nach der\nWenn die Probe nicht durch Einbeziehung in die Rehydratisierungslösung aufgetragen\nwurde, kann sie unmittelbar vor der IEF aufgetragen werden.\nDie IPG-Streifenbeschichtung ist undurchlässig; die Probe nicht auf die\nRückseite des Streifens auftragen.\nDie Probe in einer Lösung vorbereiten, deren Zusammensetzung der verwendeten Rehydratisierungslösung gleicht.\nDie Probe entweder in eine der seitlichen Taschen an einem Ende des Streifenhalters oder in beide Taschen pipettieren. Die Probe unter die Abdeckflüssigkeit einbringen.\nAuf jeder Seite können 7,5 μl Probenlösung zugegeben werden (d. h. 15 μl\nje Tasche oder maximal 30 μl, wenn beide Seiten von beiden Taschen verwendet werden).\nPositionieren der Streifenhalter\nDie Ettan IPGphor 3 Plattform besitzt zwei Elektrodenbereiche:\nDer größere Bereich (3) ist die positive Elektrode (Anode).\nDer kleinere Bereich (4) ist die negative Elektrode (Kathode).\nDen Streifenhalter wie nachstehend gezeigt auf der Plattform positionieren: Elektrodekontakte unterhalb, einer in jedem Elektrodenbereich (1). Das spitze Ende des Streifenhalters (2) liegt über der Anode (zur Rückseite des Geräts weisend) und das stumpfe Ende\nliegt über der Kathode. Führungsmarkierungen entlang der Plattformseiten zeigen für\njede Streifenhaltergröße (7, 11, 13, 18 und 24 cm) die ungefähre Positionierung.\nElectrode contacts underneath,\n1 in each electrode area\n2 pointed end of the\nstrip holder is in the anodic\n3 electrode area (+)\nelectrode area (–)\nVerwenden des Schutzdeckels\nWährend der isoelektrischen Fokussierung nicht auf den Schutzdeckel lehnen, keinen übermäßigen Druck oder ungleichmäßiges\nGewicht auf den Deckel ausüben, und keine Teile auf den Deckel\nstellen. Ein derartiger Druck kann eine Lichtbogenbildung zwischen\nden Elektroden des Streifenhalters und den Elektrodenbereichen\nverursachen, was zu Schäden am Gerät führt.\nBei Verwendung von Standard-Streifenhaltern für das Ettan IPGphor müssen Deckeladapter verwendet werden, um den richtigen Druck auf die Deckel der IPGphor Streifenhalter\nauszuüben. Der Druck hält den IPG-Streifen in Kontakt mit den IPG-Streifenhalterelektroden.\nSchließen des Schutzdeckels\nDurch Überschreiten des empfohlenen Grenzwerts von 50 µA pro\nIPG-Streifen kann der Streifen in Brand geraten und es können\nSchäden am Gerät entstehen.\nZum Sicherstellen eines guten elektrischen Kontakts bei der Verwendung des Streifenhalters von festgelegter Länge die nachstehenden Anweisungen befolgen:\nZwei Deckeladapter (2) rechts über den Deckeln der Streifenhalter anbringen,\neinen über dem Anodenbereich und den anderen über dem Kathodenbereich.\nZwei oder mehr Streifenhalter (3) verwenden und sie weit auseinander\nplatzieren, um sicherzustellen, dass die Deckeladapter nur an einem Streifenhalter hängen und nicht auf den anderen Streifenhalter drücken.\nDen Schutzdeckel vorsichtig schließen (1). Hierzu leichten Abwärtsdruck\nausüben und sicherstellen, dass der Mechanismus den Deckel verriegelt.\nZur Überprüfung des Programmlaufs kann die Lichtschutzabdeckung angehoben werden, ohne den Programmlauf zu stoppen.\nZum Öffnen des Schutzdeckels den Deckel nach unten drücken. Die Verriegelung wird gelöst und der Programmlauf wird gestoppt. Den Deckel\nschließen. Danach wird der Programmlauf fortgesetzt.\n5.1.2 Verwenden des Ettan IPGphor Becherladungsverteilers\nVerwenden des Ettan IPGphor Becherladungsverteilers\nAusführlichere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für den Ettan IPGphor\nRehydratisieren eines Immobiline\nDryStrip in der IPGbox\nDie IPG strips mit der Gelseite nach unten im richtigen Volumen an Rehydratisierungslösung mit oder ohne Probe unter Verwendung der IPGbox rehydratisieren.\nEine Rehydratisierung im Becherladungsverteiler ist nicht empfehlenswert, denn der\nKanal ist zu breit, um eine ordnungsgemäße Rehydratisierung sicherzustellen.\nAußerdem die Anweisungen im Lieferumfang der Immobiline DryStrips oder der IPGbox\nbefolgen. Den Deckel der IPGbox schließen und die Streifen über Nacht rehydratisieren\nlassen (10 bis 20 Stunden).\nPositionieren des Verteilers auf\ndem Ettan IPGphor 3\nZum Positionieren des Verteilers auf dem Ettan IPGphor 3 die nachstehenden Anweisungen befolgen.\nDie Ettan IPGphor 3 Plattform reinigen und trocknen, bevor der Verteiler auf\ndas System gesetzt wird.\nPositionieren des Verteilers auf de Ettan IPGphor 3 Plattform. Der kleine Tförmige Vorsprung passt in einen Ausschnitt an der Ettan IPGphor 3 Plattform\nin der Nähe des Deckelscharniers.\nSicherstellen, dass der Verteiler nivelliert ist. Hierzu eine Wasserwaage auf\ndie Mitte der Verteilerablage stellen, nachdem diese auf das Ettan IPGphor\n3 Gerät gesetzt wurde.\n108 ml Immobiline DryStrip Cover Fluid abmessen (selbst wenn weniger als\n12 Streifen in den Verteiler geladen werden). Die Abdeckflüssigkeit gleichmäßig in den 12 Verteilerkanälen verteilen.\nPositionieren der IPG-Streifen im\nZum Positionieren der IPG strips im Verteiler die nachstehenden Anweisungen befolgen.\nDie Streifen auf den Ettan IPGphor Cup Loading Manifold übertragen.\nDie Streifen mit der Vorderseite nach oben in die Abdeckflüssigkeit in der\nAblage eintauchen, wobei das Anodenende des IGP-Streifens zur Anode des\nEttan IPGphor 3 weist.\nDen Streifen entlang des Verteilerkanals zentrieren. Vorsprünge an den Seiten\nführen den Streifen ziemlich gerade, allerdings muss seine Position ggf. noch\netwas geändert werden. Siehe auch das Benutzerhandbuch für den Ettan\nPlatzieren von Probenbechern\nZum Platzieren der Probenbecher die nachstehenden Anweisungen befolgen.\nEine Reihe von Probenbechern in Position stellen, zum Beispiel ca. 1 cm vom\nEnde des Gelteils des IPG-Streifens. Den Becher NICHT mit den Füßen auf\neinen mittleren Vorsprung stellen.\nSicherstellen, dass die Füße des Bechers ordnungsgemäß unten im Kanal\nDas Einführwerkzeug nach unten drücken und dabei leicht mit dem Werkzeug\nDie Becher mit Abdeckflüssigkeit befüllen, um den richtigen Sitz der Becher\nDie Abdeckflüssigkeit nach 10 Minuten wieder einfüllen.\nZum Platzieren der Elektroden-Papierdochte die nachstehenden Anweisungen befolgen.\n150 µl destilliertes Wasser zu jedem Papierdocht zugeben.\nDie Dochte so an jedes Ende der IPG-Streifen positionieren, dass ein Ende\ndes Dochts auf dem Ende des Gels am IPG-Streifen liegt.\nPositionieren der Elektroden\nZum Positionieren der Elektroden die nachstehenden Anweisungen befolgen.\nWenn die Nocken der Elektrode geöffnet sind, die Elektrodenbaugruppe auf\nalle Dochte positionieren. Die Elektrode muss den Docht berühren.\nDie Nocken unter der äußeren Lippe der Ablage in die geschlossene Position\ndrehen. Die Elektroden dürfen nicht bewegt werden, während die Nocken\nLaden der Proben in die\nZum Laden der Proben in die Probenbecher die nachstehenden Anweisungen befolgen.\nIn diese Becher dürfen maximal 150 µl Probe gegeben werden.\nSicherstellen, dass die Proben mit Abdeckflüssigkeit bedeckt sind. Wenn die\nProbe in die Becher gegeben wird, sinkt sie durch das Öl zum Boden des\nBechers und berührt den IPG-Streifen.\nDen Ettan IPGphor 3 Deckel schließen.\nEttan IPGphor 3 über die Anzeige am Bedienfeld programmieren und\nausführen. Weitere Details finden Sie in Abschnitt 5.3 Durchführen eines\nProgrammlaufs über das Bedienfeld, auf Seite 69, oder\nDen Ettan IPGphor 3 über die Ettan IPGphor 3 Control Software starten.\nWeitere Details finden Sie in Abschnitt 5.4.1 Einrichten eines Programmlaufs, auf Seite 93.\nInbetriebnahme des Geräts\nSchalten Sie den Power switch an der Rückseite ein.\nHierdurch wird ein Eigendiagnoseprogramm aktiviert, das ca. 10 Sekunden\nlang läuft. Eine Reihe von Bildschirmen zeigen den Fortschritt an. Wenn eine\nKomponente einen Fehler aufweist, stoppt das Diagnoseprogramm und eine\nMeldung zeigt die Fehlerquelle an.\nDen Fehler gegebenenfalls notieren.\nAuf START klicken, um mit dem nächsten Test fortzufahren.\nDen GE Kundendienst anrufen, wenn Ausfälle erkannt werden,\nNach erfolgreichem Abschluss des Diagnoseprogramms weist der Hauptbildschirm darauf hin, dass das Gerät einsatzbereit ist (siehe Abbildung).\nPr o t # 1 F i l e 1\nRehydrate 0:00H r @ 20 ˚ C\nIEF @ 20˚C 50µA/Strip\n1 Strips 0 Steps\nDurchführen eines Programmlaufs über das Bedienfeld\nDieser Abschnitt behandelt die Ausführung der isoelektrischen Fokussierung über das\n5.3.1 Funktionen des Ettan IPGphor 3 Bedienfelds\n5.3.3 Festlegen von Protokollparametern\n5.3.4 Isoelektrische Fokussierung über das Bedienfeld\n5.3.5 Anhalten oder Stoppen eines Protokolls\nFunktionen des Ettan IPGphor 3 Bedienfelds\nIEF-Programmläufe werden über das Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System Bedienfeld mit bis zu zehn benutzerdefinierten IEF-Protokollen programmiert, jedes mit bis\nzu neun Schritten pro Protokoll.\nZu den programmierbaren Funktionen gehören: Rehydratisierungszeit, Plattformtemperatur, Stromstärke-Grenzwert, Spannungsgrenzwert für jeden Schritt, Spannungsgradient\noder -schritt und Schrittdauer.\nTasten des Bedienfelds\nDie folgenden Tasten auf dem Bedienfeld werden zur Programmierung des Ettan IPGphor\nDurch Drücken der EDIT-Taste im Bearbeitungsmodus wird zwischen dem Protokollidentifikations-Bildschirm mit allgemeinen\nEinstellungen für alle Schritte und den Einstellungen in den drei\nersten Protokollschritten umgeschaltet.\nMit der EDIT-Taste wechselt die Anzeige in den edit mode, in dem\nProtokollschritte programmiert werden können. (Siehe Abschnitt 5.3.3 Festlegen von Protokollparametern, auf Seite 76).\nMit der EDIT-Taste kann außerdem die geschätzte verbleibende\nProgrammlaufzeit angezeigt werden, während das Gerät läuft.\nMit der Pfeil-nach-links-Taste wird der Cursor nach links bewegt.\nWenn der Cursor nach links aus dem Bildschirm bewegt wird, wird\ner auf der linken Seite der nächsten Zeile neu positioniert. Von der\nunteren Zeile aus wird der Cursor auf der linken Seite der oberen\nZeile neu positioniert.\nMit der Pfeil-nach-rechts-Taste wird der Cursor nach rechts bewegt. Wenn der Cursor nach rechts aus dem Bildschirm bewegt\nwird, wird er auf der linken Seite der nächsten Zeile neu positioniert.\nVon der unteren Zeile aus wird der Cursor auf der linken Seite der\noberen Zeile neu positioniert.\nMit der Aufwärtspfeil-Taste wird der Wert des gewünschten Felds\nbzw. der gewünschten Ziffer erhöht.\nAusnahme: Wenn der Cursor unter der Schrittnummer S1-S9 nach\nlinks positioniert wird, wechselt die Anzeige mit der Aufwärtspfeil-Taste zur vorhergehenden Dreiergruppe der Protokollschritte.\nWährend der Elektrophorese werden die Aufwärts-/Abwärtspfeil-Tasten verwendet, um zwischen VhS, VhT und Hrs umzuschalten.\nMit der Abwärtspfeil-Taste wird der Wert des gewünschten Felds\nbzw. der gewünschten Ziffer verringert.\nlinks positioniert wird, wechselt die Anzeige mit der Abwärtspfeil-Taste zur nächsten Dreiergruppe der Protokollschritte.\nMit der START-Taste wird das ausgewählte Protokoll gestartet.\nMit der STOP-Taste wird das Protokoll angehalten. Wird die\nSTOP-Taste erneut gedrückt, wird das laufende Protokoll abgebrochen.\nDie STOP Taste ein drittes Mal drücken, um das Gerät zurückzusetzen und ein anderes Protokoll zu starten.\nDie HV ON Leuchte weist darauf hin, dass die Hochspannungsversorgung eingeschaltet ist und die isoelektrische Fokussierung läuft.\nDiese Leuchte ist während der Rehydratisierungsphase eines\nDer protocol identification screen ist der erste Bildschirm, der nach dem Abschluss des\nDiagnoseprogramms angezeigt wird. Die erste Zeile beginnt mit Protocol #1, Name. Der\nCursor befindet sich standardmäßig immer unter der Protokollnummer „1“.\nEin Protokoll kann ausgewählt werden, indem die Nummer eines Protokolls durch Drücken\nder Aufwärtspfeil- und der Abwärtspfeil-Taste angezeigt wird. Sobald das ausgewählte\nProtokoll gestartet wurde, zeigt der LCD-Bildschirm die Parameter des momentan ausgeführten Schritts an.\nDer protocol identification screen besteht aus den folgenden programmierbaren Elementen:\nNummer und Name des Protokolls\nIEF-Programmlaufbedingungen (Temperatur und maximale Stromstärke pro Streifen)\nAnzahl der Streifen und Anzahl der Schritte im ausgewählten Protokoll.\nPr o t# 1 F i l e 1\nDer zweite Bildschirm im Bearbeitungsmodus ist der erste in einer Reihe von neun programmierbaren IEF-Schritten, in denen das Spannungsänderungsmuster, die Spannung\nund die Schrittdauer festgelegt werden. Die Schritte werden in Gruppen von jeweils drei\nSchritten je Bildschirm angezeigt. Die Anzahl der Schritte, die programmiert wurden, wird\nneben der Protokollnummer angezeigt.\nDie beiden Optionen für das Spannungsänderungsmuster lauten:\nStep, womit die Spannung auf den ausgewählten Wert für den nächsten Schritt\neingestellt und dann für die Schrittdauer konstant gehalten wird.\nGradient, womit der Spannungsgrenzwert von dem Wert, der für den vorhergehenden\nSchritt festgelegt wurde, (linear mit der Zeit) auf den Wert erhöht wird, der für diesen\nSchritt eingestellt ist. Wenn es sich dabei um den ersten Schritt handelt, wird der\nWert von 0 ausgehend erhöht.\nDie ursprüngliche werkseitig programmierte Spannung für die einzelnen Schritte beträgt\n0. Jeden Schritt mit den Spannungswerten des Protokolls programmieren. Wenn weniger\nals neun Schritte benötigt werden, das Programm beenden, indem nach dem letzten\nSchritt ein Wert von 0 V zugewiesen wird. Die Schrittdauer (0 bis 99:59 Stunden) oder die\nVoltstunden (0 bis 300.000 Vhr) können für jeden Schritt programmiert werden.\nPr o t# 1\n500V 1:00 H rs\n1000V 4:00 H rs\n8000V 80000 Vhr\nDas Ettan IPGphor 3 kann bis zu zehn Protokolle speichern. Zu den programmierbaren\nDauer und Temperatur der Rehydratisierungsphase.\nDauer, Temperatur und Leistungsparameter für bis zu neun IEF-Schritte für jedes\nLeistungsparameter einschließlich Maximalstromstärke, Spannung und Spannungsänderungsmuster.\nEmpfehlungen zur Handhabung von Proben und Leitlinien für Protokolle finden Sie im\n2-D Electrophoresis, principles and methods guide. Der zulässige Wertebereich für die\neinzelnen programmierbaren Parameter ist nachstehend aufgeführt:\nZulässige Wertebereiche für die einzelnen programmierbaren Parameter\nRehydratisierung: 0 bis 99:59 Std.\n10:00 bis 14:00 Std.\nFokussierung: 0 bis 99:59 Std.\n2:00 bis 10:00 Std.\n0 bis 10.000 V\n100 bis 10.000 V\ninsgesamt 1500 μA für max. 12\n50–75 μA je Streifen\nRehydratisierung: 15℃ bis 30℃\nFokussierung: 15 °C bis 30 °C\nNavigieren durch die „Felder“\nJeder Bildschirm enthält Informationen sowie eines oder mehrere Felder, die bearbeitet werden können. Die aktiven Felder enthalten individuell einstellbare Stellen\nBestimmte Stellen sind zudem mit ihren Nachbarstellen verknüpft. Drei der vier\nStellen im Spannungsfeld können beispielsweise einzeln eingestellt werden. Wenn\naber der Wert z. B. von 1000 auf 990 angepasst wird, sind drei Stellen betroffen,\nselbst wenn nur die Zehnerstelle manuell eingestellt wird.\nStellen, ob einzeln oder verknüpft, werden „übertragen“, sodass das Erhöhen von 9\nzu 0 und das Verringern von 0 zu 9 führt, bis ein Parametergrenzwert erreicht ist.\nDas Ettan IPGphor 3 kann in Voltstunden (Vhr) oder in Stunden und Minuten im Schrittund-Halt- oder im Gradientenmodus programmiert werden. Alle Werte innerhalb der\noben aufgeführten Arbeitsbereiche können verwendet werden.\nFestlegen von Protokollparametern\nDieser Abschnitt behandelt die Programmierung, Bearbeitung oder Verifizierung aller\nAlle Protokollparameter werden im Bearbeitungsmodus festgelegt. Die EDIT -Taste\ndrücken, um zwischen dem ersten bearbeitbaren Bildschirm und dem Protokollidentifikations-Bildschirm umzuschalten.\nDer Cursor stoppt nur in den Feldern, die bearbeitet werden können.\nSobald der Cursor in Position ist, den Wert mithilfe der Up- oder\nErstellen oder Bearbeiten von\nUm je nach Bedarf die Rehydratisierungsparameter, -zeit und -temperatur sowie die\nIEF-Parameter, die Temperatur, die μA/Streifen und die Anzahl der Streifen auf dem\nHauptbildschirm zu bearbeiten, die nachstehenden Anweisungen befolgen.\nIm Bildschirm protocol identification screen das Protokoll auswählen, das\nerstellt oder bearbeitet werden soll.\nDen Cursor mithilfe der Pfeil-nach-rechts- und der Pfeil-nach-links-Taste\nunter dem Protokollnummerfeld positionieren und mithilfe der Aufwärtspfeilund der Abwärtspfeil-Taste zur gewünschten Protokollnummer bewegen.\nRehydrate 10:00H r @ 20 ˚ C\nDen Dateinamen bearbeiten, indem der Cursor mithilfe der Pfeil-nachrechts-Taste in den Dateinamen bewegt wird und die Zeichen mithilfe der\nAufwärtspfeil- und der Abwärtspfeil-Taste wie gewünscht eingestellt werden. Um das Bearbeiten des Namens zu überspringen, mithilfe der Pfeilnach-links-Taste zur nächsten Zeile wechseln.\nZum Ändern eines Zeichens den Cursor mithilfe der Pfeil-nach-rechts- und\nder Pfeil-nach-links-Taste zur Position des jeweiligen Zeichens bewegen\nund mithilfe der Aufwärtspfeil- und der Abwärtspfeil-Taste die 37 verfügbaren Optionen durchlaufen. Sobald das gewünschte Zeichen angezeigt\nwird, den Cursor zum nächsten Zeichen bewegen, das eingestellt werden\nDie ursprüngliche Bezeichnung „File #“ belegt sechs der 16 verfügbaren\nZeichen. Das Ändern der Bezeichnung in einen anschaulicheren Namen wie\netwa „11 CM 3 bis 10L“ erfordert für jede der elf Stellen im Namen das\nDurchlaufen der alphanumerischen Optionen.\nDen Zeitbereich bearbeiten, indem der Cursor mithilfe der Pfeil-nach-rechtsund der Pfeil-nach-links-Taste positioniert und der Zeitbereich mithilfe der\nAufwärtspfeil- und der Abwärtspfeil-Taste eingestellt wird.\nDer verfügbare Zeitbereich liegt zwischen 0 und 99:59 h, mit einer Auflösung\nvon 10 Min. (daher können nur die ersten drei Stellen bearbeitet werden).\nFür die Rehydratisierung von IPG-Streifengelen sind mindestens 10 Std. erforderlich, eine Rehydratisierung über Nacht wird jedoch empfohlen. Dieser\nProtokollschritt kann auch als einfacher Zeitgeber genutzt werden, um das\nProtokoll zu einem geeigneten Zeitpunkt zu starten. Wenn die IPG-Streifen\nbereits rehydratisiert und für die sofortige Fokussierung bereit sind, die Rehydratisierungsdauer auf 00:00 Hrs einstellen.\nDie Rehydratisierungstemperatur einstellen, indem der Cursor mithilfe der\nPfeil-nach-rechts- und der Pfeil-nach-links-Taste positioniert wird. Den\nWert mithilfe der Aufwärtspfeil- und der Abwärtspfeil-Taste innerhalb eines\nBereichs von 15 °C bis 30 °C auswählen.\nDer ursprüngliche werkseitig programmierte Wert beträgt 20 °C.\nFür das Aufrechterhalten der tatsächlichen Plattformtemperatur bei <18 °C\noder >25 °C kann es erforderlich sein, das Ettan IPGphor 3 Gerät an einem\nOrt aufzustellen, dessen Temperatur niedriger oder höher als die Raumtemperatur ist (z. B. eine Kältekammer).\nWenn die Plattform bei einer Raumtemperatur von unter 7 °C in dampfhaltigen\nUmgebungen betrieben wird, kann es notwendig sein, das Gerät in einem\nklimatisierten Raum zu betreiben, um zu verhindern, dass sich Kondensat auf\nder Plattform ansammelt.\nDie dritte Zeile enthält Felder zur Einstellung der Plattformtemperatur und\ndes Stromstärke-Grenzwerts für alle isoelektrischen Fokussierungsschritte.\nZum Einstellen der Plattformtemperatur den Cursor mithilfe der Pfeil-nachrechts- und der Pfeil-nach-links-Taste im aktiven °C-Feld positionieren und\nden Wert mithilfe der Aufwärtspfeil- und der Abwärtspfeil-Taste innerhalb\neines Bereichs von auswählen.\nDie ursprüngliche werkseitig programmierte IEF-Temperatur beträgt 20 °C.\nZum Einstellen des Stromstärke-Grenzwerts für alle isoelektrischen Fokussierungsschritte den Cursor mithilfe der Pfeil-nach-rechts- und der Pfeilnach-links-Taste unter einem der drei aktiven μA-Stellen positionieren und\neines Bereichs von 0 bis 200 μA je Streifen auswählen.\nDer ursprüngliche werkseitig programmierte Wert beträgt 50 μA je IPGStreifen.\nDie verfügbare Gesamtstromstärke beträgt 1500 μA.\nDie Pfeiltasten verwenden, um die Anzahl der Streifen einzustellen, die\nAuf dem Bedienfeld auf EDIT drücken, um zum nächsten Bildschirm zu\nBearbeiten des Schritts oder\nDie EDIT-Taste drücken, um die programmierbaren Parameter auf dem\nDisplay anzuzeigen. Den Cursor mithilfe der Pfeil-nach-rechts- und der Pfeilnach-links-Taste in dem Feld positionieren, das bearbeitet werden soll, und\nden Wert durch Drücken der Aufwärtspfeil- und der Abwärtspfeil-Taste\nAuf einen Step zugreifen, indem der Cursor unter der Schrittnummer platziert\nwird und die Pfeil-nach-rechts- und die Pfeil-nach-links-Taste verwendet\nJeder Schritt wird anhand des Buchstabens „S“ und der Schrittnummer\nidentifiziert. Die ursprünglich werkseitig programmierte Option für die einzelnen Schritte lautet Step.\nZum Fortfahren mit der nächsten Schrittgruppe die Abwärtspfeil-Taste\ndrücken, und zum Zurückkehren zu einem vorhergehenden Schritt die Aufwärtspfeil-Taste drücken.\nZum Umschalten auf Gradient den Cursor mithilfe der Pfeil-nach-rechtsund der Pfeil-nach-links-Tasten zum Feld Step bewegen und mithilfe der\nAufwärtspfeil- oder der Abwärtspfeil-Taste umschalten.\n500V 1:00 Hrs\n1000V 4:00 Hrs\nDie IEF voltage lässt sich von 0 bis 8000 V in Schritten von 10 V programmieren. Jede der drei ersten Stellen im Spannungsfeld kann unabhängig eingestellt werden.\nZuerst den Cursor mithilfe der Pfeil-nach-rechts- und der Pfeil-nachlinks-Tasten zur gewünschten Stelle bewegen und den Wert dann mithilfe\nder Aufwärtspfeil- und der Abwärtspfeil-Tasten ändern.\n2000V 1:00 Hrs\n8000V 2:00 Hrs\nZum Auswählen den Cursor unter das aktuell ausgewählte Feld setzen und\nmithilfe der Aufwärtspfeil- oder der Abwärtspfeil-Taste zwischen Hrs und\nVhrs umschalten. Den Cursor mithilfe der Pfeil-nach-rechts- und der Pfeilnach-links-Tasten zur gewünschten Stelle bewegen und den Wert mithilfe\nDie ursprünglich werkseitig programmierte Zeit für jeden Schritt beträgt 0:00\nund sollte für alle nicht genutzten Schritte auf 0:00 eingestellt werden. Der\nVhrs-Wert wird gemäß der Erläuterung auf der linken Seite berechnet, aber\ndiese Werte können in gleicher Weise wie die Hrs-Werte eingestellt werden.\nBeim Umschalten von Hrs zu Vhr wird der Wert im Vhrs-Feld automatisch\ngemäß dem ausgewählten Spannungsänderungsmuster berechnet:\nFür Schritt-und-Halt ist Vhr das Produkt von Stunden und Spannung.\nFür Gradient ist Vhr das Produkt von Stunden und dem Mittelwert des Spannungsgrenzwerts, der für den aktuellen Schritt und für den vorhergehenden\nSchritt eingestellt ist.\nAbsolute Vhr-Grenzwerte können auf jeden Wert zwischen 1 und 30000 Vhr\nZur Veranschaulichung der beiden Spannungsänderungsmuster zeigt ein vereinfachtes\nBeispiel die Programmschritte und das resultierende Spannungsprofil. Bitte beachten,\ndass das Protokoll mit Schritt 4 beendet wird.\nAngaben zu empfohlenen IEF-Protokollen finden Sie im 2-D Electrophoresis Principles\nand Methods guide.\nDie eingestellte Spannung ist der Spannungsgrenzwert. Unter den\nBedingungen einer Stromstärkebegrenzung kann es einige Zeit dauern,\nbis die Maximalspannung erreicht ist, und unter bestimmten Leistungsbedingungen kann sie überhaupt nicht erreicht werden.\nAm Ende des Ettan IPGphor 3 Protokolls kann ein niedrigerer Spannungsschritt eingegeben werden. Die Bandschärfe wird jedoch sinken.\nPrüfen des Protokolls\nJeden einzelnen Schritt durchlaufen: Den Cursor mithilfe der Pfeil-nachrechts- und der Pfeil-nach-links-Tasten im Schrittnummer-Feld positionieren.\nMithilfe der Aufwärtspfeil- und der Abwärtspfeil-Tasten die Schritte weiter\nNach Bedarf bearbeiten. Hierzu den Cursor mithilfe der Pfeil-nach-rechtsund der Pfeil-nach-links-Tasten platzieren und den Wert mithilfe der Aufwärtspfeil- und der Abwärtspfeil-Tasten einstellen.\nSicherstellen, dass das Spannungsfeld in allen nicht genutzten Schritten\neinen Wert von 0 anzeigt oder dass der Wert im Hrs-Feld 00:00 beträgt.\nAuf EDIT drücken, um alle Änderungen zu speichern und den Schrittbearbeitungsmodus\nzu beenden. Der Bildschirm Protokollidentifikation wird angezeigt.\nIsoelektrische Fokussierung über das Bedienfeld\nSobald das Protokoll startet, wird jeder Schritt automatisch ausgeführt und der Gerätestatus wird für jeden Schritt auf dem Bildschirm angezeigt. Plattformtemperatur und\nverbleibende Zeit können geändert werden, während das Protokoll läuft, und jede derartige Möglichkeit wird im Folgenden der Reihe nach behandelt.\nAuswählen der Protokollnummer\nDen Cursor mithilfe der Pfeil-nach-rechts- und der Pfeil-nach-links-Tasten\nim Protokollnummerfeld positionieren und die Protokollnummer mithilfe der\nAufwärtspfeil- und der Abwärtspfeil-Tasten auswählen.\nPr o t # 1 M Y P R O TO C O L\nIEF @ 20˚C 200µA/Strip\n12 Strips 3 Steps\nDen Cursor mithilfe der Right- und der Left arrow-Tasten so positionieren,\ndass die Anzahl der auszuführenden Streifen eingestellt werden kann, und\nmithilfe der Aufwärtspfeil- und der Down arrow-Tasten die Nummer (1-12)\nFolgende Schaltflche drcken: START. Ein Bildschirm wird angezeigt, in dem\ndie Anzahl der auszuführenden Streifen bestätigt werden muss. Die Anzahl\nder Streifen gegebenenfalls anpassen.\nNumber of strips :12\nP r e s s S TA R T t o c o n t i n u e\nZum Fortfahren START drücken.\nWenn der Schutzdeckel nicht ordnungsgemäß geschlossen ist, wird mit folgender Meldung die erforderliche Maßnahme angezeigt:\nLid open step 1\nClose lid to continue\nDo not lean on the safety lid (Nicht auf den\nDo not apply excess pressure or uneven weight to\nthe lid (Keinen übermäßigen Druck und kein ungleichmäßiges Gewicht auf den Schutzdeckel ausüben).\nDo not place any items on the lid (Keine Gegenstände auf dem Schutzdeckel platzieren).\nNach dem Sichern des Schutzdeckels erneut auf START drücken.\nAuf dem ersten Bildschirm werden das Protokoll, die Anzahl der Schritte und\ndie Gesamtstundenzahl (ausgenommen die Rehydratisierungszeit) angezeigt.\nStarting protocol # 1\n3 steps 4:00 Hr\nWenn ein Rehydratisierungszeitraum programmiert wurde, zeigt der Rehydratisierungsstatus-Bildschirm die Anzahl der verstrichenen Stunden und\ndie tatsächliche Plattformtemperatur an:\nRunni n g Pr o t# 1\nRehydration for 10:00 H r\n0:01 Hr Elapsed\nRehydrate at 2 0 ˚ C\nSo werden die Rehydratisierungsdauer oder andere Parameter geändert:\nAuf EDIT drücken, um den Einstellungsbildschirm anzuzeigen. Mit einem erneuten Drücken auf EDIT wird der Schritteinstellungs-Bildschirm angezeigt.\nMit einem erneuten Drücken auf EDIT erfolgt die Rückkehr zum Ausführungsbildschirm.\nDie erste Zeile zeigt an, dass das Protokoll läuft.\nAlle Änderungen, die an einem Protokoll während der Ausführung vorgenommen werden, werden nur auf den aktuellen Programmlauf angewendet. Das\ngespeicherte Protokoll ist nicht betroffen. Den Cursor unter die Stelle positionieren, die eingestellt werden soll, und diese Stelle mithilfe der Aufwärtspfeilund der Abwärtspfeil-Tasten ändern. Zum Beenden dieses Schritts alle\nStellen auf 0 setzen. Dieser Bildschirm wird nach einigen Sekunden automatisch durch den regulären Statusbildschirm ersetzt.\nIEF @ 20˚C 200 µA/Strip\nDas Temperatur-Feld kann direkt (ohne Drücken auf EDIT) geändert werden.\nim Temperatur-Feld positionieren und den Wert mithilfe der Aufwärtspfeilund der Abwärtspfeil-Tasten einstellen.\nEs kann je nach Umgebungsbedingungen bis zu 30 Minuten dauern, bis die\neingestellte Temperatur erreicht ist.\nDie isoelektrische Fokussierung beginnt nach Abschluss des Rehydratisierungsschritts. Die HV ON-Leuchte wird leuchten und der Statusbildschirm\nwird angezeigt, der den aktuell ausgeführten Schritt sowie alle Parameter\nRunni n g Pr o t# 1 @ 2 0 ˚ C\nStep 1 of 3 Vhrs\nStep Vhrs Elapsed\n500V 40µA/Strip 0.0W\nDie angezeigte Wattleistung ist die an alle Streifen abgegebene Gesamtleistung, wobei sie häufig als 0 W angezeigt wird, da jeder Wert, der kleiner als\n0,5 ist, auf 0 abgerundet wird. Wenn die abgegebene Leistung 0,4 W je Streifen\nüberschreitet, den Programmlauf stoppen und die V- oder μA-Einstellungen\nDie aktuelle Plattformtemperatur wird angezeigt.\nDie durchschnittliche Stromstärke je IPG-Streifen (μA), die gesamte abgegebene Augenblicksleistung (W) und die tatsächliche Spannung (V) werden\nangezeigt. Wenn die Stromstärke den begrenzenden Parameter bildet, blinkt\ndas „A“ in „μA“.\nSo wird zwischen VhT, VhS und Hrs umgeschaltet:\nDen Cursor mithilfe der Pfeil-nach-rechts- und der Pfeil-nachlinks-Taste zum Feld Hrs/Vhrs der Anzeige bewegen.\nDie Anzeige mithilfe der Aufwärtspfeil- und der Abwärtspfeil-Tasten so\nändern, dass VhT, VhS und Hrs wiedergegeben werden.\nDas Ettan IPGphor 3 wird die Voltstunden während des Programmlaufs folgendermaßen anzeigen:\nVhS, was die Gesamt-Voltstunden für diesen Schritt angibt, oder\nVhT, also die Gesamt-Voltstunden, die während des gesamten Programmlaufs zum aktuellen Zeitpunkt angesammelt wurden.\nDie für den aktuellen Schritt verstrichenen Stunden werden durch Hrs angezeigt.\nSo wird die Anzeige für die Wiedergabe der verbleibenden Hrs, VhS oder VhT\nDen Cursor unter das Feld Elapsed oder ~ Remain bewegen und die Aufwärtspfeil- oder die Abwärtspfeil-Taste verwenden.\nDie Grenzwerte für Temperatur, Spannung und Stromstärke für den aktuellen\nSchritt können ebenfalls direkt auf diesem Bildschirm angepasst werden.\nDurch Drücken auf EDIT wird der Schritteinstellungs -Bildschirm angezeigt.\nMit einem erneuten Drücken auf EDIT erfolgt die Rückkehr zum Ausführungsbildschirm. Die Aufwärtspfeil-Taste in den Feldern S1 bis S3 verwenden, um\nauf den Bildschirm Rehydration/IEF zuzugreifen.\nPr o t#\nWenn die Spannung während eines Gradientenschritts angepasst wird, wird\nder Schritt für den Rest des Schritts zu „Schritt“ konvertiert.\nWährend die isoelektrische Fokussierung fortschreitet, wandert der TrackingFarbstoff Bromphenolblau zur Anode und verlässt den IPG-Streifen. Dies\ngeschieht im Allgemeinen, bevor die Fokussierung abgeschlossen ist.\nEin farbloser Streifen weist nicht darauf hin, dass die IEF abgeschlossen ist.\nWenn der Tracking-Farbstoff sich nicht bewegt, fließt kein Strom durch den\nStreifen. Sicherstellen, dass die Streifenhalterelektroden in Kontakt mit den\nElektrodenbereichen sind. Weitere Vorschläge finden Sie im Abschnitt „Fehlerbehebung“.\nWenn das Protokoll endet, ertönen Piepsignale und der folgende Bildschirm\nRun ended at\n8 0 0 0 V 1 2 0 0 0 V h r s To t a l\n5 0 µ A 8 : 0 0 H r To t a l\nPr e s s St o p t o r e s e t\nDie abschließenden Gerätewerte werden angezeigt. Zum Zurücksetzen des\nGeräts wie angegeben auf STOP drücken.\nAnhalten oder Stoppen eines Protokolls\nStart- und Stopptasten\nZum Anhalten oder Stoppen eines laufenden Protokolls die STOP-Taste drücken:\nPau s ed in s tep 1\nZum Fortsetzen des Protokolls die START-Taste drücken. Zum Abbrechen des Protokolls\ndie STOP-Taste erneut drücken. Hierdurch wird das Gerät so reagieren, als ob, wie oben\nbeschrieben, das Ende eines nicht unterbrochenen Protokolls erreicht wurde.\nAusführen eines vorprogrammierten Protokolls vom\nDieser Abschnitt behandelt die Ausführung der isoelektrischen Fokussierung von einem\n5.4.1 Einrichten eines Programmlaufs\n5.4.2 Einen Programmlauf durchführen\nEinrichten eines Programmlaufs\nDen Computer starten, bei Windows anmelden und Ettan IPGphor 3 Control\nDas gewünschte Ettan IPGphor 3 auswählen. Hierzu auf eine der vier Geräteauswahl-Schaltflächen klicken (Instr1 - Instr4).\nDie Identität des Geräts sollte jetzt unter den Schaltflächen angezeigt werden.\nMit der Software können bis zu vier Geräte gleichzeitig betrieben werden.\nDas Menü Communication/Instrument (1-4) auswählen, um die Kommunikationseinstellungen des Geräts zu öffnen.\nDen COM-Anschluss im Listenfeld COM port auswählen.\nDen Gerätenamen im Name Feld eingeben.\nAuf Done klicken.\nIn der Auswahlschaltfläche für das entsprechende Gerät leuchtet eine grüne\nAuswählen von Optionen für den\nEs gibt zwei Hauptoptionen, um das Protokoll für den Programmlauf einzustellen:\nDie Auswahl erfolgt mittels der protocol mode buttons und der ausgewählte Modus\nwird unter den Schaltflächen angezeigt.\nBei der Option „Schneller Modus“ wählt die Software das optimale Protokoll und zwar je\nnachdem, welcher Ablagetyp, welche Streifenlänge und welcher pH-Bereich verwendet\nwerden. Durch Wechsel in den erweiterten Modus kann dieses Protokoll im Weiteren\nbearbeitet und in einer Datei gespeichert werden.\nVerwenden des Protokolls im\nIm Hauptfenster des Ettan IPGphor auf die entsprechende GeräteauswahlSchaltfläche klicken (Instr1 - Instr4), um das gewünschte Gerät auszuwählen.\nFast auswählen. Unter den Schaltflächen sollte „Fast“ angezeigt werden.\nDie Registerkarte Run settings & details durch Klicken auf die Registerkarte\nDurch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche die experimentellen Bedingungen festlegen, also Strip length, pH range und Number of strips.\nNun wählt die Software ein optimales GE Protokoll für die angegebenen experimentellen Parameter aus.\nBearbeiten des ausgewählten\nDie Protocol view auf der Registerkarte Run settings & details auswählen. Hierzu auf\ndie rechte der beiden Schaltflächen in der rechten unteren Ecke des Registerkartenfensters klicken.\nDas von der Software ausgewählte Protokoll wird nun im Detail angezeigt. Jetzt können\nbeliebige Werte im Protokoll bearbeitet werden, indem auf das bearbeitbare Feld geklickt\nund die gewünschten Änderungen eingegeben werden.\nSpeichern des Protokolls\nSicherstellen, dass der gewünschte Protokollname im Protocol name Feld\nDas Protokoll nach Benutzername_Streifenlänge_pH-Bereich (max. 16 Zeichen)\nAuf die mittlere der drei Schaltflächen klicken, um das Protokoll zu speichern.\nEin Save as Dialogfeld wird geöffnet. Den Dateinamen des Protokolls und\nden Ordner des Protokolls gegebenenfalls ändern.\nWenn der Name eines bearbeiteten Protokolls überschrieben wird, geht dieses\nHerunterladen von Protokollen\nzu einer bestimmten Position\nDas Ettan IPGphor 3 kann bis zu zehn Protokolle speichern.\nUm ein Protokoll an einer anderen Stelle als Position 1 auf das Ettan IPGphor\n3 herunterzuladen, das Menü Protocol:Transfer protocol wählen und dann\ndie gewünschte Instrument position (1-10) auswählen.\nAuf OK klicken.\nJetzt wird das aktuelle Protokoll auf die ausgewählte Position im\nEttan IPGphor 3 heruntergeladen. Protokolle, die sich vorher an dieser Position befanden, wurden überschrieben.\nLöschen von Protokollen\nAuf die rechte der drei Schaltflächen oben in der Ansicht Protocol klicken.\nDas aktuelle Protokoll wird gelöscht.\nEinen Programmlauf durchführen\nEinen Programmlauf starten\nZum Starten des Programmlaufs nach Übertragung des Protokolls die nachstehenden\nDas Gerät auswählen. Hierzu auf die Auswahlschaltfläche für das gewünschte Gerät klicken (Instr1- Instr4).\nEin auszuführendes Protokoll auswählen.\nDie Anzahl der auszuführenden Streifen auswählen.\nAuf die Start-Schaltfläche klicken.\nJetzt ist das aktuelle Protokoll auf die Position 1 im ausgewählten Gerät\nNun beginnt der Programmlauf, was durch das Wort Running unter den\nBedienschaltflächen des Geräts angezeigt wird.\nUm einen zweiten Programmlauf zu starten, das gewünschte Gerät, das\nProtokoll und die Anzahl der Streifen auswählen und auf die Start-Schaltfläche klicken. Es können bis zu vier verschiedene Programmläufe mit vier\nverschiedenen Protokollen an vier verschiedenen Geräten gleichzeitig begonnen werden.\nAnhalten eines Programmlaufs\nZum Anhalten eines Programmlaufs die nachstehenden Anweisungen befolgen.\nUm einen laufenden Programmlauf anzuhalten, auf die Pause-Schaltfläche\nNun wird der Programmlauf angehalten, was durch das Wort Paused unter\nden Bedienschaltflächen des Geräts angezeigt wird.\nUm mit dem Programmlauf fortzufahren, auf die Start-Schaltfläche klicken.\nDer Programmlauf wird von der Position im Protokoll aus wieder gestartet,\nan der er angehalten wurde.\nStoppen eines Programmlaufs\nZum Stoppen eines Programmlaufs die nachstehenden Anweisungen befolgen.\nFolgende Schaltflche drcken: Stop. Der Programmlauf wird jetzt gestoppt.\nUm anzugeben, dass der Programmlauf gestoppt wurde, wird unter den\nBedienschaltflächen des Geräts Idle angezeigt.\nDer Programmlauf wird jetzt gestoppt, was durch das Wort „Idle“ unter den\nWährend der Verwendung der Stop-Taste kann das Protokoll lediglich\nvon Beginn an erneut gestartet werden.\nAnzeigen von Diagrammen und\nDas Ettan IPGphor 3 Control Software bietet Diagramme der Daten (Spannung, Voltstunden und Stromstärke) an, wenn sie vom Ettan IPGphor 3 abgerufen werden.\nDer Benutzer kann den Fortschritt eines Programmlaufs von einem beliebigen der anderen\nvier Geräte, die parallel betrieben werden, überwachen und anzeigen.\nÜberwachung eines Laufs\nZum Überwachen des Programmlaufs die nachstehenden Anweisungen befolgen.\nAuf die Auswahlschaltfläche für das richtige Gerät klicken (Instr1 - Instr4),\num das gewünschte Gerät auszuwählen. Der Fortschritt eines Programmlaufs\nkann von einem beliebigen der anderen vier Geräte, die gleichzeitig betrieben\nwerden, überwacht und angezeigt werden. Die Identität des ausgewählten\nGeräts wird unter den Bedienschaltflächen des Geräts angezeigt.\nDie Registerkarte Run settings & details durch Klicken auf die Überschrift\nder Registerkarte öffnen.\nIm Diagramm Protocol details werden zwei von drei möglichen Parametern\n(Sollspannung, gemessene Spannung und gemessene Stromstärke) angezeigt, um einen Überblick über das Protokoll und den Programmlauf zu bieten.\nEin beliebiges Kombinationsfeld unter dem Diagramm öffnen, und anschließend auf den Parameter klicken, der im Protocol details Diagramm angezeigt\nWenn die gemessene Spannung und der gemessene Strom ausgewählt\nwurden, ändert sich die Zeitskala und nur die abgelaufene Zeit wird angezeigt.\nAuf die linke der zwei Schaltflächen in der rechten unteren Ecke des Registerkartenfensters klicken, um die Info- und Datenansicht auszuwählen.\nDie Hauptparameter des Programmlaufs werden jetzt angezeigt. Je nachdem, was zur Festlegung der Länge des aktuellen Schritts ausgewählt ist,\nwird Vh oder Time angezeigt.\nDie Registerkarte Session log öffnen. Hierzu auf die Überschrift der Registerkarte klicken, um die in der Protokolldatei gesammelten Programmlaufdaten\nIn der Protokolldatei der Sitzung sind die Identität des Geräts, die Benutzerkennung, das aktuelle Protokoll, die Startzeit und viele andere Parameter\ngespeichert. Einzelheiten finden Sie im Ettan IPGphor 3 Control Software\nAuf eine andere Geräteauswahl-Schaltfläche klicken, um Programmläufe\nan anderen, von der Software gesteuerten, Geräten zu überwachen. Auf\ndiese Art können bis zu vier parallele Programmläufe überwacht werden.\nWährend eines Programmlaufs werden im Minutentakt automatisch Programmlaufdaten\nvon der isoelektrischen Fokussierungseinheit des Ettan IPGphor 3 gewonnen, und die\nDaten werden in einem Diagramm und numerischen Anzeigen dargestellt.\nAlle Programmlaufdaten und das Sitzungsprotokoll können in eine Microsoft Excel-Datei\nexportiert werden. Es ist auch möglich, das aktuelle Anwendungsfenster als Bilddatei zu\nZum Exportieren von Daten die nachstehenden Anweisungen befolgen.\nEine Datei auswählen. Als Standarddateiname dienen das Datum und die\nUhrzeit (z. B. 11. Apr 2013 10.56.45).\nDen Speicherort auswählen. Der Standardspeicherort für die gespeicherte\nDatei lautet C:\_IPGphor3\_RunData.\nDas Gerät trocken und sauber halten. Regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch und nach Bedarf mit einem milden Reinigungsmittel abwischen. Das Gerät vor Inbetriebnahme vollständig\n6.1 Reinigen des Ettan IPGphor 3\nReinigen des Ettan IPGphor 3\nWenn große Mengen Flüssigkeiten in das Gehäuse des Geräts\neingedrungen sind und in Kontakt mit den elektrischen Komponenten geraten, das Instrument sofort ausschalten und einen autorisierten Wartungstechniker verständigen.\nKeine starken Säuren, Basen, Ketone, Alkohole oder andere Reagenzien zur Reinigung der Deckel, Probenbecher oder Elektroden\nverwenden, um Beschädigungen der Teile zu vermeiden.\nDie Becher können nach Bedarf kurz mit Ethanol abgespült werden.\nStreifenhalter und Verteiler mit der beiliegenden StreifenhalterReinigungslösung reinigen. Alle anderen Komponenten, die in\nKontakt mit dem IPG strip oder der Probe geraten, mit einem\nGlasreinigungsmittel reinigen. Mit destilliertem Wasser gut abspülen.\nDie Teile des Geräts, die mit flüssigen Reagenzien in Kontakt geraten, sind beständig\ngegen Chemikalien, die normalerweise für die IEF verwendet werden. Bevor andere\nChemikalien in das System eingeführt werden, die betroffenen Teile zunächst testen.\nDie IPGphor Strip Holder Cleaning Solution wurde speziell für das Entfernen von Proteinablagerungen zusammengestellt. Diese Reinigungslösung verursacht keine Schäden\nam Streifenhalter oder Verteiler. Die IPGphor Strip Holder Cleaning Solution (29-011927) kann in 1-Liter-Flaschen bei GE bestellt werden.\nDie Streifenhalter und der Verteiler aus Keramik sind sehr zerbrechlich. Beim Umgang mit diesen Teilen sehr vorsichtig vorgehen.\nDie Streifenhalter und der Verteiler des Ettan IPGphor 3 bestehen aus einer wärmeleitenden Aluminiumoxidkeramik. Sie wurden einer Oberflächenbehandlung unterzogen, um\ndie Absorption und die Interaktion mit Proteinen zu minimieren. Die Beschichtung ist\nmechanisch robust und kann Temperaturen bis zu 300 °C standhalten. Allerdings kann\nsie durch längeren Kontakt mit extremen pH-Werten beschädigt werden.\nDie Streifenhalter/den Verteiler nach jedem IEF-Programmlauf der ersten Dimension\nreinigen. Keine Lösungen im Streifenhalter/Verteiler antrocknen lassen. Die Reinigung\nkann gegebenenfalls vereinfacht werden, wenn der Streifenhalter/Verteiler ein paar\nStunden oder über Nacht in einer 2-5 %igen Lösung aus IPGphor Streifenhalter-Reinigungslösung in Wasser eingeweicht wird. Streifenhalter und Verteiler können auch in 1\n% kochendes SDS eingetaucht werden.\nZur Entfernung von Proteinablagerungen von den Streifenhaltern\nbzw. dem Verteiler muss ein pH-neutrales Reinigungsmittel wie\netwa die IPGphor Strip Holder Cleaning Solution verwendet werden.\nStreifenhalter von festgelegter Länge und Verteiler können gebacken, gekocht oder im Autoklav sterilisiert werden. SIE DÜRFEN\nNICHT IN KONTAKT MIT STARKEN SÄUREN ODER BASEN, EINSCHLIESSLICH ALKALISCHEN REINIGUNGSMITTELN, GELANGEN.\nZunächst den Streifenhalter/Verteiler abspülen. Eine milde Flüssigseife verwenden, um Reste der IPG-Deckelflüssigkeit zu entfernen.\nEin paar Tropfen IPGphor Strip Holder Cleaning Solution in den Schlitz des\nStreifenhalters/Verteilers geben. Den Streifenhalter/Verteiler mit einer\nZahnbürste kräftig abbürsten.\nMit destilliertem oder entionisiertem Wasser gut abspülen.\nVor Inbetriebnahme die Streifenhalter/den Verteiler an der Luft trocknen\nlassen, oder mit einem flusenfreien Tuch gut abtrocknen.\nDie Plattform und die Plattenelektroden nach jedem Gebrauch mit einem\nLabortuch oder einem Papiertuch abwischen. Andere Außenflächen können\nmit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Niemals Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.\nReinigen der Verteilerleuchte\nDie Ettan IPGphor Manifold Light mit Wasser, das nicht wärmer als 40 °C ist, und mit\nIPGphor Strip Holder Cleaning Solution reinigen.\nReinigen der Elektroden\nDie Elektrodenoberflächen nicht verkratzen.\nDie Elektrodenbaugruppen mit der IPGphor Strip Holder Cleaning Solution waschen.\nGründlich mit Wasser und anschließend entionisiertem Wasser abspülen und an der\nLuft trocknen lassen.\nReinigung vor geplanter\nZum Schutz und für die Sicherheit von Wartungspersonal müssen alle Geräte und Arbeitsbereiche sauber und frei von gefährlichen Schmutzstoffen sein, bevor ein Wartungstechniker Wartungsarbeiten beginnt.\nFüllen Sie bitte die Checkliste auf dem Formular Gesundheits- und Sicherheitserklärung\nbei Wartung vor Ort oder dem Formular Gesundheits- und Sicherheitserklärung für Produktrückgabe oder -wartung aus, abhängig davon, welches Gerät vor Ort gewartet bzw.\nzur Wartung zurückgegeben wird.\nDas benötigte Formular aus der Abschnitt 8.1 Gesundheits- und Sicherheitserklärungsformular, auf Seite 117 kopieren oder aus der PDF-Datei auf der BenutzerdokumentationsCD drucken.\n6.2 Austauschen von Sicherungen\nAustauschen von Sicherungen\nSicherungen schützen Geräte, indem sie Lasten ausschalten, die für den Stromkreis des\nGeräts zu groß sind. Es ist daher unbedingt erforderlich, dass Sicherungen nur gegen\nSicherungen derselben Auslegung ausgetauscht werden. Das Netzstrommodul an der\nRückseite des Gerätes enthält zwei Hauptsicherungen, die für alle Modelle identisch sind:\nT2.5 AL 250V, 5 × 20 mm.\nAnleitung zum Austausch von\nDen Sicherungskasten öffnen. Hierzu einen kleinen flachen Schraubendreher\nin den Schlitz oben am Strommodul stecken. Den Schraubendreher um 1/8\nUmdrehung drehen, um den Deckel zu lösen. Anschließend den Kasten\nDen Schraubendreher über dem Pfeil an einer Sicherungskassette einsetzen,\ndas Kassettenende heraushebeln und langsam vollständig aus dem Modul\nDie Sicherung aus ihrer Kassette ziehen und überprüfen. Wenn die Sicherung\ndurchgebrannt oder gebrochen ist, muss sie gegen eine Sicherung derselben\nAuslegung ausgetauscht werden. Wenn die Sicherung intakt zu sein scheint,\nmuss sie mit einem Multimeter geprüft werden. (Ein Wert bis zu 1 Ohm\ndeutet an, dass die Sicherung noch funktionstauglich ist.)\nEine neue Sicherung in die Kassette einlegen und die Kassette in das\nStrommodul schieben. Hierbei sicherstellen, dass der Pfeil an der Kassette\nnach rechts zeigt (in dieselbe Richtung wie die Pfeile innen an der Tür des\nDie Schritte 2 bis 4 für die zweite Kassette wiederholen.\nDen Deckel des Sicherungskastens schließen und vorsichtig in das Strommodul drücken, bis er einschnappt.\nDas Netzkabel in das Gerät stecken, und den Netzschalter einschalten.\nWenn sich das Gerät nach Austausch der Hauptsicherung(en) nicht einschaltet, nachdem der Strom wieder eingeschaltet wurde, den GE-Kundendienst\nIn der folgenden Tabelle sind die Situationen für eine Fehlerbehebung aufgeführt, die\nwährend der Verwendung des Ettan IPGphor 3 auftreten können.\nProbleme, die durch LCD-Meldungen angezeigt werden\nDeckel geöffnet, Schritt 1, zum\nDer Schutzdeckel ist nicht richtig geschlossen. Das\nSystem verfügt über eine automatische Spannungsabschaltung, die aktiviert wird, wenn der\nSchutzdeckel geöffnet wird. Damit der Programmlauf durchgeführt werden kann, muss der Deckel\nGesperrter Bildschirm im Bearbeitungsmodus\nDen Netzschalter ausschalten, um das Gerät zurückzusetzen.\nWenn die elektrischen Komponenten nicht funktionieren (z. B. die HV ON-Kontrollleuchte leuchtet\nnicht und die Lüfter laufen nicht), die Sicherungen\nim Netzstrommodul prüfen.\nDiagnoseprogramm weist auf\nDie Komponente notieren, die ausgefallen ist, und\nauf die START-Taste drücken, um das Diagnoseprogramm fortzusetzen. Weitere Informationen\nüber die Fehlerbehebung erhalten Sie von Ihrem\nEin Lichtbogen wurde erkannt. Das Gerät reduziert\ndie Spannungseinstellung automatisch auf 500\nV. Der Programmlauf wird fortgesetzt, und es\nmüssen keine weitere Maßnahmen durchgeführt\nStromstärke zu niedrig oder Null\nMindestens zwei der drei Druckpolster unter dem\nDeckel müssen leicht gegen die Streifenhalter\ndrücken, um einen elektrischen Durchgang zwischen den Elektroden des Streifenhalters und den\nElektrodenbereichen an der Plattform sicherzustellen.\nDas Gel muss gleichmäßig und vollständig rehydratisiert sein, um den Strom zu leiten. Sicherstellen, dass die richtige Menge Rehydratisierungslösung auf den IPG-Streifenhalter aufgetragen wird,\nund mindestens 10 Stunden rehydrieren lassen.\nSicherstellen, dass beide Verbindungspunkte am\nStreifenhalter oder die Verbindungsstifte der Verteilerelektroden die goldene Oberfläche berühren.\nSpannungsgrenzwert nicht erreicht\nDie Ionenstärke der Rehydrationslösung ist zu\nhoch. Das Gerät hat den aktuellen Grenzwert erreicht; die IPG-Pufferkonzentration reduzieren, ein\nMischbett-Ionenaustauschharz verwenden, um\ndie Ionenaufspaltungsprodukte von Harnstoff und\nanderen Additiven zu entfernen.\nDie Probe entsalzen oder so vorbereiten, dass die\nSalzkonzentration unter 10 mM liegt.\nFunken oder Brandmarkenbildung in Streifen\nDen aktuellen Grenzwert reduzieren. 50 µA pro\nStreifen nicht überschreiten.\nUm zu verhindern, dass der IPG-Streifen austrocknet, während der Rehydratisierung stets Immobiline DryStrip Abdeckflüssigkeit auftragen.\nSicherstellen, dass der IPG-Streifen entlang der\ngesamten Länge rehydratisiert ist. Der IPG-Streifen\nmuss die richtige Menge Rehydratisierungslösung\nvollständig berühren. Luftblasen unter dem IPGStreifen entfernen.\nSalzkonzentration unter 10 mM liegt. Additive der\nRehydratisierungslösung entionisieren. Überschüssiges, geladenes Material in der Probe oder im\nRehydratisierungspuffer führt zu Elektro-Endosmose, wodurch der Streifen in der Mitte austrocknet,\nwas wiederum möglicherweise zu Funkenbildung\nund Brennstellen an diesen Punkten führen kann.\n8 Informationen zu Verweisen\nInformationen zu Verweisen\nTechnischer Kundendienst und\nGE bietet einen kompletten technischen Support für alle seine Produkte. Wenn sich Fragen\nzur Verwendung dieses Produkts ergeben oder eine Reparatur vereinbart werden soll,\nbitte Ihren örtlichen GE-Vertreter anrufen oder ein Fax senden.\n8.1 Gesundheits- und Sicherheitserklärungsformular\nGesundheits- und Sicherheitserklärungsformular\ne Servicce Health &\ny Declarration Form\nvice Ticket #\nTo make the mutual protection an\nnd safety of GE\nE service persoonnel and our customers,\nall equipment an\nnd work areas must be\na free of anyy hazardous contaminants\na Servicce Engineer starts a repair. To\nT avoid delayss in the servicing of your\nment, please ccomplete this checklist\nit to thee Service Engineer upon arrival. Equipmen\nnt and/or work\nnot sufficiently clean\ne and safe for an engineer m\nmay lead to delays in servicin\nng the equipment and could be subject to\nw the actions below\nand ansswer “Yes” or “No”.\nProvide explanation for any\ny “No” answeers in box belo\nas been cleaned of hazardo\nPlease rinse tu\nubing or piping\ng, wipe down sscanner surfacces, or otherw\nwise ensure rem\nmoval of any dangerous\nrresidue. Ensure the area aro\nound the instru\nument is clean. If radioactivitty has been ussed, please perform a\nwipe test or otther suitable survey.\nAdequate space and clearance is provideed to allow safe access for in\nnstrument servvice, repair or\niinstallation. In some cases this may requirre customer to\no move equipm\nment from norrmal operating\nprior to GE arrrival.\nConsumabless, such as colu\numns or gels, h\nhave been rem\nmoved or isola\nated from thee instrument and\nany area thatt may impede access to thee instrument .\nAll buffer / wa\naste vessels are labeled.\nExcess containers have bee\nen removed fr\nfrom the area to provide acccess.\npment type / Product No:\neby confirm th\nhat the equipm\nment specified above has beeen cleaned to remove any hazardous\nbstances and that the\narea has been mad\nde safe and acccessible.\npany or institu\nGE and GE monogram are trade\nemarks of General EElectric Company.\nAvenue, P.O. Box 1327, Piscataway,\nGE Healthcare Bio-Sciences Corp, 800 Centennial A\n© 2010-14 General Electric Com\nmpany—All rights resserved. First publishe\ned April 2010.\n00-26 AC 05/2014\nRückgabe oder Wartung von\nHealtth & Safeety Declaration\nfor Prroduct Return\nTo make sure the mu\non and safety of GE personn\nnel, our custom\nmers, transportation personn\nnel and our en\nuipment must be clean and free\nof any hazzardous conta\naminants before shipping to GE. To avoid d\ndelays in the processing of\nyour equipment, please complete this checklist and include it with your retu\nPlease notee that items will NOT be acce\nepted for servi cing or return without this fo\nEquipment which is not sufficiently clea\naned prior to rreturn to GE may\nm lead to delays in servicin\nng the equipment and\ncould be subject to additional charges\nVisible contamination will be assumed hazardous and\nd additional clleaning and de\non charges will be applied Yes\nPlease specifyy if the equipm\nment has been\nn in contact wiith any of the following:\nnfectious or ha\nogical substan ces (please sp\nous Chemicals (please specifyy)\npment must be\nnated prior to service / retu rn. Please pro\novide a telephone number w\nwhere GE can contact\nor additional iinformation concerning the\ne system / equ\nLiquid and/or gas in equipmentt is:\nArgo n, Helium, Nittrogen\nLiqui d Nitrogen\npment type / P\nment specified above has b\nbeen cleaned to\nt remove any\ny hazardous ssubstances an\nnd that the\nde safe and accessible.\nPosittion or job title\nTo receive a return authorization\nn number or service numbeer,\ne call local tecchnical support or custome\n00-27 AC 05/2014\n8.2 Technische Daten\nbis zu 10 kV\nbis zu 1,5 mA\nBis zu zwölf Streifenhalter von festgelegter Länge oder\n15 °C bis 30 °C ±2 °C.\nFolientastatur mit sieben Tasten.\n4 Zeilen, 24 Zeichen pro Zeile.\nmaximaler Stromstärke-Grenzwert je Streifen,\nSpannungsgrenzwert für jeden Schritt, Spannungsschritt oder -gradient und Schrittdauer.\n10 Protokolle mit jeweils bis zu 9 Schritten.\nRS232, 1200 oder 9600 baud, 8 Datenbits, 1\nStoppbit, keine Parität, keine Ablaufsteuerung.\n9600 baud sind für eine Verbindung mit dem\nEttan IPGphor 3 Control Software zwingend\nDie folgende Tabelle enthält die Bestellinformationen.\nEttan IPGphor Cup Loading Manifold, ceramic\nEttan IPGphor Cup Loading Manifold Light\nmit 20 Stück (6x)\nPackung mit 40 Stück (6x)\nPapierbrückenpolster, Packung mit 20 Stück (6x)\nImmobiline DryStrip Reswelling\nTray, 7-18 cm\nTray, 7-24 cm\nImmobiline DryStrip Cover Fluid\nIPGphor Strip Holder Cleaning Solution\nWeitere Einzelheiten zur Bestellung sowie Informationen zu Ersatzteilen und Zubehör\nerhalten Sie unter www.gelifesciences.com/2DE oder von Ihrem örtlichen GE-Vertreter.\nAllgemeine Vorsichtsmaßnahmen, 14\nEin Protokoll auswählen, 84\nEin Protokoll stoppen, 91\nProtokollidentifikationsBildschirm, 72, 76\nSchritt oder Gradient bearbeiten, 80\nDiagnoseprogramm, 43, 67\nEinhaltung gesetzlicher Vorschriften angeschlossener Geräte, 11\nEinhaltung von FCC-Bestimmungen, 10\nInternationale Norm, 10\nLCD-Bildschirm, 30, 68\nLeichter Verteiler, 36\nPersönlicher Schutz, 15\nPlattform, 32, 61\nProtokollidentifikations-Bildschirm, 72, 76\nSchutzdeckel, 29, 32, 57, 113\nSerieller Anschluss, 43\nDaten speichern, 104\nEinen Programmlauf überwachen, 102\nGerät auswählen, 94\nProgrammlauf anhalten, 101\nProgrammlaufdaten erfassen, 104\nProgrammlauf einrichten, 95\nProgrammlauf starten, 100\nProgrammlauf stoppen, 101\nProtokoll bearbeiten, 96\nProtokoll speichern, 97\nStromversorgung, 40, 119\nTechnische Daten, 39\nTypografische Konventionen, 6\nVerteiler, 35, 61\nKontaktinformationen für lokale Niederlassungen finden Sie unter\nBuckinghamshire, HP7 9NA\nGE und GE monogram sind Marken von General Electric Company.\nCyDye, Ettan, Immobiline und IPGphor sind Marken von General Electric Company\noder einer Tochtergesellschaft.\n© 2005-2015 General Electric Company – Alle Rechte vorbehalten.\nErste Ausgabe 2005\nDer Verkauf aller Waren und Dienstleistungen unterliegt den Verkaufsbedingungen der Firma innerhalb von GE Healthcare, die diese liefert. Eine Kopie dieser\nBedingungen ist auf Anfrage erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren GE Healthcare\nVertreter bezüglich der aktuellsten Informationen.\nBjörkgatan 30, 751 84 Uppsala, Sweden\nMunzinger Strasse 5, D-79111 Freiburg, Germany\n800 Centennial Avenue, P.O. Box 1327, Piscataway, NJ 08855-1327, USA\nSanken Bldg. 3-25-1, Hyakunincho Shinjuku-ku, Tokyo 169-0073, Japan\n28-9635-51 AC 02/2015 a24\nEttan IPGphor 3 Operating Instructions\nEttan IPGphor II Control Software\nEttan™ IPGphor™ Cup Loading Manifold\nEttan IPGphor II\nEttan IPGphor 3 Mode d`emploi\nEttan IPGphor Cup Loading Manifold\nEttan Spot Picker Operating Instructions\nDatasheet k systému Ettan IPGphor II (EN)\nEttan IPGphor 3 Istruzioni di funzionamento\nEttan IPGphor Cup Loading Strip Holder\nEttan IPGphor 3 Instruções de Funcionamento\nE.2 - University of Alberta\nEttan DIGE System - McGill University\nFind differences in protein expression with Ettan DIGE\nIEF, SDS-PAGE & 2–D Electrophoresis\nAmersham CyDye DIGE Fluor Labeling Kit for Scarce Samples\nEnabling manual spot picking through\nEnabling manual spot picking through colorimetric post\nGebrauchsanweisung / Technische Information (DE)\nCyDye DIGE Fluor minimal dyesによる細胞表面タンパク質の\nImaging two-dimensional protein gels stained with SYPRO Ruby


Wildcard-Starter Ferrari gewinnt in Imola das STK1000 Rennen\nDer Barni-Pilot begeistert die heimischen Fans\nMatteo Ferrari (Barni Racing Team) sicherte sich seinen ersten Sieg in der European Superstock 1000 Championship. Der Italiener startete aus Reihe drei und arbeitete sich Stück für Stück nach vorn. Am Ende hielt er dem Druck von Roberto Tamburini (Berclaz Racing Team SA) stand und gewann bei seinem Gaststart in Imola.\nFerrari absolvierte sein fünftes Rennen in der STK1000. Es war sein dritter Einsatz im Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Am Ende von Runde 9 überholte er Maximilian Scheib (Aprilia Racing Team) und verwaltete die Führung. Wenn das Rennen länger gegangen wäre, hätten die Fans einen Kampf mit Tamburini gesehen, der von Position 13 nach vorne stürmte.\nDer Führende der Meisterschaft, Markus Reiterberger (alpha Racing-Van Zon-BMW), verbesserte sich nach dem Start auf Position fünf. Doch dann bekamm er Probleme, das Tempo der vergangenen Rennen zu wiederholen. Nach einem Fehler in der Acque Minerali musste sich Reiterberger mit Platz fünf zufrieden geben. Er verlor neun Punkte auf Tamburini, der nur noch einen Punkt zurückliegt.\nScheib wurde Dritter. Tamburini ging in der letzten Runde vorbei. Federico Sandi (MOTOCORSA Racing) kam als Vierter ins Ziel. Dahinter tobte ein Kampf um Platz sechs, den Florian Marino (URBIS Yamaha Motoxracing STK Team) für sich entschied, nachdem Luca Vitali (Aprilia Racing Team), der eigentlich Sechster wurde, eine Strafe für das Überqueren der Streckenlimits erhielt.\nSchau dir mit dem WorldSBK VideoPass die Action der Superstock 1000 Championship erneut an.\nScheib setzt sich im nassen STK1000 Qualifying an die Spitze\nDie erste Pole in der Karriere des Chilenen, vier Italiener in Imola in den Top 5