GERÄT ZUM MESSEN DER KÖRPERFETTSCHICHT - Dokument DE69924348T2\nDokumentenidentifikation DE69924348T2 12.01.2006\nTitel GERÄT ZUM MESSEN DER KÖRPERFETTSCHICHT\nErfinder INOUE, Hiroyoshi, Miki-shi, Hyogo 673-0423, JP;\nMASUDA, Yasutoshi, Akashi-shi, Hyogo 673-0864, JP\nDie vorliegende Erfindung betrifft eine Körperfett-Bestimmungsvorrichtung, die klein dimensioniert sein kann.\nIn Bezug auf die Absicherung der Gesundheit wurde herkömmlich eine Körperfett-Ratio als der Standard einer Fettmasse in einem Körper berücksichtigt, und es wurde eine Körperfett-Ratio gemessen, um Erwachsenenkrankheiten und Ähnlichem vorzubeugen. Beispiele von einer Vorrichtung zum derartigen Messen wie eine Körperfett-Ratio umfassen eine Körperfett-Bestimmungsvorrichtung. Die Körperfett-Bestimmungsvorrichtung weist die folgende schematische Struktur auf.\nDie Körperfett-Bestimmungsvorrichtung ist mit vier Elektroden bereitgestellt, um eine Impedanz eines menschlichen Körpers von einem Patienten zu messen. Speziell sind ein Strompfadpaar, das Elektroden bildet, um einen Strompfad zwischen zwei Punkten von einem Körper zu bilden, durch Strömen eines konstanten Stroms, und ein Messelektrodenpaar, um eine Voltspannung zwischen zwei Punkten im gebildeten Strompfad zu messen, auf eine solche Art bereitgestellt, dass die Impedanz des menschlichen Körpers durch einen Kontakt der Hände des Patienten und Ähnlichem erkannt werden kann.\nÜberdies umfasst die Körperfett-Bestimmungsvorrichtung einen Betriebsschalter, der notwendig ist, um individuelle Daten wie die Größe des Patienten, dessen Gewicht und Ähnliches einzugeben, ein Anzeigegerät, um diese Daten anzuzeigen, und ein Schaltungselement wie eine zentrale Rechnereinheit (CPU), um eine Operation auszuführen, um eine Körperfett-Ratio von der Impedanz des menschlichen Körpers und der individuellen Daten zu berechnen.\nDas Schaltungselement und die vier Elektroden (die im Folgenden als eine “r;Elektrodengruppe" bezeichnet werden) sind derart wie eine Schaltung angeschlossen, dass die Impedanz des menschlichen Körpers, die durch die Elektroden gemessen wird, als Daten verarbeitet werden kann, um eine Körperfett-Ratio zu berechnen, und dass sie dazu veranlasst werden kann, als eine Körperfett-Bestimmungsvorrichtung zu funktionieren.\nAls ein Beispiel von einer herkömmlichen Körperfett-Bestimmungsvorrichtung, sind andere Schaltungselemente als die Elektrodengruppe in einer elektronischen Leiterplatte wie eine gedruckte Leiterplatte angebracht und angesammelt und jede Elektrode von der Elektrodengruppe ist als ein getrenntes Teil bereitgestellt, das physisch unabhängig von der elektronischen Leiterplatte ist. In einer derartigen Körperfett-Bestimmungsvorrichtung wurden alle Elektroden und andere Schaltungselemente durch eine Verdrahtung wie ein Kabel angeschlossen, das an notwendige Abschnitte von der elektronischen Leiterplatte anzuschließen ist.\nDemgemäß war es erforderlich, dass eine derartige Körperfett-Bestimmungsvorrichtung mit der Elektrodengruppe als ein unabhängiges Teil ergänzend zu der elektronischen Leiterplatte, auf der verschiedene Schaltungselemente zum Funktionieren als Körperfett-Bestimmungsvorrichtung angebracht sind, bereitgestellt wird. Aus diesem Grund wurde ein Raum für die Bereitstellung einer derartigen Elektrodengruppe erforderlich und außerdem musste Verdrahtung zum Anschließen der Elektrodengruppe an andere Schaltungselemente, eine Trägerplatte zum Tragen der Elektrodengruppe auf der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung und Ähnliches bereitgestellt werden. Um eine Arbeit zur Herstellung der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung auszuführen, musste außerdem eine große Anzahl an Teilen bereitgestellt werden und es war überdies erforderlich, eine Arbeitsstunde zu verwenden, um die Elektrodengruppe durch eine Verdrahtung an andere Schaltungselemente anzuschließen. Demzufolge stiegen ebenfalls die Herstellungskosten der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung.\nEs ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Körperfett-Bestimmungsvorrichtung bereit zu stellen, die fähig ist, einen Raum zu reduzieren, der für die Teile notwendig ist, aus der sich die Körperfett-Bestimmungsvorrichtung, die klein dimensioniert sein soll, zusammen setzt, und die fähig ist, eine Arbeitsstunde und Herstellungskosten für die Herstellung zu reduzieren.\nDie Patentschrift JP 10-174679 betrifft eine Körperfett-Bestimmungsvorrichtung, die Folgendes umfasst:\neine Elektrodengruppe einschließlich einer ersten Strompfadbildungs-Elektrode und einer zweiten Strompfadbildungs-Elektrode, um zusammen mit der ersten Strompfadbildungs-Elektrode einen Strompfad zu bilden, und einer ersten Messelektrode und einer zweiten Messelektrode, um zusammen mit der ersten Messelektrode eine Impedanz zu messen;\neine elektronische Leiterplatte, auf der ein Schaltungselement vorgesehen ist; und\nein Hauptteilgehäuse, wobei die Elektroden jeweils eine Stirnfläche aufweisen, die auf eine solche Art frei liegt, dass ein Anwender sie von der Außenseite des Hauptteilgehäuses berühren kann, um seine oder ihre Impedanz zu messen.\nDie Patentschrift JP 50-02164 betrifft eine Körperfett-Bestimmungsvorrichtung, die vier Elektroden umfasst, die aus einer Seite des Hauptteilgehäuses herausragt.\nDie Patentschrift JP 10-179535 betrifft eine Körperfett-Bestimmungsvorrichtung, wobei die Elektroden durch Schrauben oder durch Einführen eines Anschlussabschnitts von der Elektrode in ein Anschlussstück, das auf der Leiterplatte angebracht ist, an einer Leiterplatte befestigt sind. Das Anschlussstück weist die Form einer Klemme auf, die den Anschlussabschnitt greift.\nDie Erfindung stellt eine Körperfett-Bestimmungsvorrichtung bereit, die Folgendes umfasst:\nein Hauptteilgehäuse, wobei die Elektroden jeweils eine Stirnfläche aufweisen, die auf eine solche Art frei liegt, dass ein Anwender sie von der Außenseite des Hauptteilgehäuses berühren kann, um seine oder ihre Impedanz zu messen, dadurch gekennzeichnet, dass\neine in der Elektrodengruppe enthaltene Elektrode durch einen Abschnitt der elektronischen Leiterplatte definiert ist und die frei liegende Stirnfläche der Elektrode, die durch einen Abschnitt der elektronischen Leiterplatte definiert ist, über eine durch das Hauptteilgehäuse definierte Vertiefung zugänglich ist.\n1 eine perspektivische Ansicht von einer Körperfett-Bestimmungsvorrichtung.\n2(a) eine Ansicht von oben der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung.\n2(b) eine Ansicht von vorne der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung.\n2(c) eine Querschnittansicht an der Linie A-A in 2(a).\n2(d) eine Querschnittansicht an der Linie B-B in 2(a).\n3(a) eine Aufsicht einer gedruckten Leiterplatte, auf der eine Elektrode gebildet ist.\n3(b) eine Seitenansicht von der gedruckten Leiterplatte, die in 3(a) gezeigt wird.\n4 ein Blockschaltbild der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung.\n5(a) eine ähnliche Ansicht wie 2 mit einer alternativen Elektrodenform.\n5(b) eine gleiche Ansicht wie 5(a) mit einer anderen alternativen Elektrodenform.\n5(c) eine Ansicht von einem Beispiel der Form von der Elektrode oder Ähnlichem.\n6 eine Ansicht von einem Beispiel, in dem eine elektronische Schaltung in mehreren Stufen gestapelt ist.\n7 eine Ansicht von einem Beispiel, in dem das Verpacken durch ein Formteil realisiert wird.\nEine Ausführungsform von der vorliegenden Erfindung wird unter Bezugnahme auf die 1 bis 7 beschrieben.\nDie Körperfett-Bestimmungsvorrichtung 15 ist des Kartentyps und weist eine derartige Struktur auf, dass eine gedruckte Leiterplatte 9 (die weiter unten beschrieben wird) zwischen einem Hauptteilgehäuse 8a, das die Seitenfläche der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung bildet, und einem Hauptteilgehäuse 8b, das die Rückseite der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung bildet, aufgenommen ist. Wie weiter unten beschrieben wird, sind verschiedene Schaltungselemente, die zum Funktionieren als Körperfett-Bestimmungsvorrichtung notwendig sind, auf der gedruckten Leiterplatte 9 angebracht.\nEin EIN-/AUS-Schalter 3 ist auf der Fläche von der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung 15 bereitgestellt. Der EIN-/AUS-Schalter 3 ist ein Betriebsschalter zum derartigen EIN-Schalten, dass die Körperfett-Bestimmungsvorrichtung 15 in einen betriebsfähigen Status gesetzt werden kann, um eine Körperfett-Ratio zu messen und zum AUS-Schalten, um den Betrieb der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung 15 zu beenden.\nÜberdies sind ein Wahlschalter 5 zum Eingeben der individuellen Daten über einen Patienten, die für die Berechnung einer Körperfett-Ratio notwendig sind, ein Inkrementschlüssel 6 und ein Dekrementschlüssel 7 auf der Fläche von der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung 15 bereitgestellt.\nDer Wahlschalter 5 ist ein Betriebsschalter zum Wählen der Elemente von den individuellen Daten. Die individuellen Daten umfassen Größe, Gewicht, Alter, Geschlecht und Ähnliches. Durch den Betrieb des Wahlschalters 5 können die Elemente der individuellen Daten ausgewählt werden, die eingegeben werden sollen. Der Inkrementschlüssel 6 dient dazu, den numerischen Wert der Daten beim Eingeben der individuellen Daten zu erhöhen, und der Dekrementschlüssel 7 dient dazu, den numerischen Wert zu verringern. Durch das Kombinieren der Betriebe vom Wahlschalter 5, vom Inkrementschlüssel 6 und vom Dekrementschlüssel 7 können die individuellen Daten eingegeben werden.\nAußerdem ist ein Anzeigeabschnitt 10 zum Anzeigen der Eingabe der individuellen Daten und der letztlich berechneten Körperfett-Ratio auf der Fläche von der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung 15 bereitgestellt. Durch den Anzeigeabschnitt 10 kann die Eingabe der individuellen Daten bestätigt werden und die Körperfett-Ratio kann ebenfalls als ein Messergebnis bekannt sein. In der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung 15 wird eine Flüssigkristallanzeige (LCD) für den Anzeigeabschnitt 10 verwendet.\nÜberdies ist ein Messschalter 4 zum Starten der Messung einer Impedanz eines menschlichen Körpers auf der Fläche von der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung 15 bereitgestellt. Um die Körperfett-Ratio zu erhalten muss die Impedanz des menschlichen Körpers, wie es weiter unten beschrieben werden wird, gemessen werden. Indem der Messschalter 4 auf EIN gesetzt wird, startet jedes Element zum Messen der Impedanz des menschlichen Körpers, das nicht gezeigt aber in den Hauptteilgehäusen 8a und 8b bereitgestellt ist, dessen Betrieb.\nAußerdem umfasst die Körperfett-Bestimmungsvorrichtung 15 eine Elektrodengruppe, die vier Elektroden umfasst, um die Impedanz des menschlichen Körpers zu erhalten, die zusammen mit den individuellen Daten notwendig ist, um die Körperfett-Ratio zu finden. Die Elektrodengruppe umfasst eine erste Strompfadbildungs-Elektrode 1a und eine zweite Strompfadbildungs-Elektrode 2a, die dazu dienen, einen Strompfad zwischen zwei Punkten vom Körper des Patienten zu bilden, und eine erste Messelektrode 1b und eine zweite Messelektrode 2b, die dazu dienen, eine Voltspannung zwischen zwei Punkten im Strompfad zu messen. In der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung 15 sind die erste Strompfadbildungs-Elektrode 1a und die zweite Strompfadbildungs-Elektrode 2a auf der Rückseite der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung 15 bereitgestellt und die erste Messelektrode 1b und die zweite Messelektrode 2b sind auf der Seitenfläche der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung 15 bereitgestellt. In der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung 15 ist die erste Strompfadbildungs-Elektrode 1a genau auf der Rückseite der ersten Strompfadbildungs-Elektrode 1b und die zweite Messelektrode 2a genau auf der Rückseite der ersten Messelektrode 2b lokalisiert.\nUm die Impedanz des menschlichen Körpers des Patienten zu messen, kann der Patient seinen oder ihren Zeigefinger der linken Hand, seinen oder ihren Daumen der linken Hand, seinen oder ihren Zeigefinger der rechten Hand und seinen oder ihren Daumen der rechten Hand in Kontakt mit der ersten Strompfadbildungs-Elektrode 1a, der ersten Messelektrode 1b, der zweiten Strompfadbildungs-Elektrode 2a und der zweiten Messelektrode 2b drücken, wie jeweils in einer punktierten Linie von 1 gezeigt wird.\nDann wird die Impedanz des menschlichen Körpers des Patienten durch diese Elektroden gemessen, und dies durch bekannte Impedanz-Messmittel, die nicht gezeigt aber in den Hauptteilgehäusen 8a und 8b bereitgestellt sind. Speziell sind ein Element, das eine konstante Stromquelle für das Ausgeben eines konstanten Stroms bildet, um den Strompfad zu bilden, ein Element, das einen Spannungsmesser zum Messen der Voltspannung bildet, und jedes Element wie eine zentrale Rechnereinheit (CPU) zum Berechnen einer Impedanz in den Hauptteilgehäusen 8a und 8b bereitgestellt.\nWie in 1 und 2(b) gezeigt, bilden in den Elektroden 1a, 1b, 2a und 2b Flächen, mit denen der Patient in Kontakt gerät, vertiefte Abschnitte, die durch die Hauptteilgehäuse 8a und 8b definiert sind. Demzufolge kann der Patient seinen oder ihren Finger dazu veranlassen, der Vertiefung entlang dauerhaft in Kontakt mit der Elektrode zu geraten. Demgemäß ist es möglich, vorzubeugen, dass die Messreproduzierbarkeit mit einer Schwankung im Bereich des Fingers verschlechtert wird, der stets mit der Elektrode in Kontakt gerät, wenn die Körperfett-Ratio gemessen wird. Somit kann die Messreproduzierbarkeit erhöht und die Messung der Impedanz des menschlichen Körpers stabilisiert werden.\nDie Elektroden 1a, 1b, 2a und 2b sind auf der gedruckten Leiterplatte 9 gebildet. Die gedruckte Leiterplatte ist eine gedruckte Verdrahtungsplatte, die aus einer Epoxyharzplatte oder Ähnlichem gebildet ist. Die Elektrode auf der gedruckten Leiterplatte ist durch Abschaben einer Abdeckschicht in einem notwendigen Abschnitt der gedruckten Leiterplatte 9 gebildet, wo die Elektrode zu bilden ist, und durch Freilegen eines Leiters in der gedruckten Leiterplatte 9. Wenn die Elektrode, die zur Messung der Impedanz des menschlichen Körpers notwendig ist, durch die Verwendung eines Leiters gebildet wird, der in der gedruckten Leiterplatte 9 eingeschlossen ist, können somit die nachstehenden Vorteile erhalten werden. Speziell ist es nicht notwendig, insbesondere nur die Elektrode an sich bereit zu stellen, und außerdem ist es nicht notwendig, einen speziellen Trägerteil zu verwenden, um die Elektrode, eine Verdrahtung oder Ähnliches zu tragen. Demgemäß ist es ebenfalls möglich, die Größe der Körperfett-Bestimmungseinrichtung zu reduzieren, indem die Anzahl der Teile, aus denen sich die Körperfett-Bestimmungseinrichtung zusammensetzt, verringert wird, und eine Arbeitsstunde für das Herstellen der Körperfett-Bestimmungseinrichtung zu verringern. Somit können ebenfalls die Herstellungskosten für die Körperfett-Bestimmungseinrichtung reduziert werden. Überdies ist keine Verdrahtung für den Anschluss der Elektrode an andere Schaltungselemente notwendig. Demgemäß entstehen keine Störungen durch eine Trennung oder Kontaktfehler, die durch das Bereitstellen der Verdrahtung verursacht werden. Demgemäß kann die Qualität der Körperfett-Bestimmungseinrichtung als ein Produkt erhöht werden.\nÜberdies werden verschiedene Schaltungselemente, die bereit zu stellen sind, wie die Körperfett-Bestimmungseinrichtung 15, ebenfalls auf der gedruckten Leiterplatte 9 angebracht. Die Elektroden 1a, 1b, 2a und 2b werden an jedes Element angeschlossen, die die Impedanz-Messmittel bilden, und dies durch ein Schaltungsmuster, das auf der gedruckten Leiterplatte 9 gebildet ist.\nDie gedruckte Leiterplatte wird als eine elektronische Leiterplatte eingesetzt, um die Elektrode zu bilden. Demgemäß ist es möglich, die Größe und die Kosten der Körperfett-Bestimmungseinrichtung zu reduzieren.\n3(a) und (b) zeigen ein Beispiel der gedruckten Leiterplatte 9. Wie in 3 dargestellt, sind ein LCD, das den Anzeigeabschnitt 10 bildet, und eine integrierte Schaltung (IC) zum Steuern des Betriebs der Körperfett-Bestimmungseinrichtung 15 auf der gedruckten Leiterplatte 9 angebracht.\nEin Anteil spezieller Elemente, die auf der gedruckten Leiterplatte 9 angebracht sind, wird in 2(c) und 2(d) dargestellt. Speziell das LCD 10, der Inkrementschlüssel 6 und der Dekrementschlüsse 7 sind wie in 2(c) dargestellt auf der gedruckten Leiterplatte 9 angebracht. Überdies sind ein EIN-/AUS-Schalter 3 und ein Messschalter 4 wie in 2(d) dargestellt auf der gedruckten Leiterplatte 9 angebracht.\n4 ist ein Blockschaltbild, das die Messung einer Körperfett-Ratio in der Körperfett-Bestimmungseinrichtung 15 veranschaulicht. Speziell ein Funktionsschlüssel umfasst den Wahlschlüssel 5, den Inkrementschlüssel 6, den Dekrementschlüssel 7 und Ähnliches. Eine Speichereinheit 21 speichert individuelle Daten, die durch den Betrieb des Funktionsschlüssels eingegeben werden, den gemessenen Wert der Impedanz des menschlichen Körpers, der durch die Elektrodengruppe und Ähnlichem erhalten wurde, sowie verschiedene Betriebsausdrücke, Koeffizienten und Ähnlichem, die zum Berechnen der Körperfett-Ratio notwendig sind. Der Betrieb zum Berechnen der Körperfett-Ratio auf Basis der individuellen Daten, die Betriebsausdrücke und Ähnliches, die in der Speichereinheit 21 gespeichert sind, wird auf Basis des Betriebs einer zentralen Rechnereinheit (CPU) 22 ausgeführt. Nachdem die Leistungsquelle von der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung 15 auf EIN gesetzt ist, werden die Daten überdies zwischen jedem Abschnitt durch eine Eingabe-/Ausgabeeinheit (I/O) 23 in den Prozess von jeder Datenverarbeitung zum Berechnen der Körperfett-Ratio eingegeben und ausgegeben.\nAußerdem kann der Abschnitt in der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung 15, wo die Elektrode bereit zu stellen ist, ebenfalls die Formen der Elektroden 1b und 2b einnehmen, die in 5(a) und 5(b) gezeigt werden, ergänzend zu den in 1 und 2 gezeigten Formen und Ähnlichem. 5(b) zeigt ein Beispiel, in dem die Elektrode nicht in einer Position, die das Ende von der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung 15, wie in 1 und 5(a) dargestellt, einschließt, sondern in anderen Positionen gebildet ist. Ebenfalls in dem Fall, in dem die Elektrode in der Position, die in 5(b) gezeigt wird, zu bilden ist, kann die Fläche von jeder Elektrode, mit der der Patient in Kontakt gerät, in einer Vertiefung angeordnet sein, die durch die Hauptteilgehäuse 8a und 8b definiert ist.\nÜberdies, während die erste Strompfadbildungs-Elektrode 1a und die zweite Strompfadbildungs-Elektrode 2a auf der Rückseite von der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung 15 bereitgestellt sind, und die erste Messelektrode 1b und die zweite Messelektrode 2b auf der Seitenfläche von der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung 15 bereitgestellt sind, können die Elektroden 1a und 2a auf der Seitenfläche von der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung 15 und die Elektroden 1b und 2b auf der Rückseite bereitgestellt sein. Außerdem können die Elektroden 1a und 1b auf der Seitenfläche und die Elektroden 2a und 2b auf der Rückseite bereitgestellt werden.\nAußerdem können alle Elektroden 1a, 1b, 2a und 2b auf der Seitenfläche oder der Rückseite der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung 15 bereitgestellt sein. In diesem Fall kann ebenfalls die Fläche von jeder Elektrode, mit der der Patient in Kontakt gerät, in einer Vertiefung angeordnet sein, die durch die Hauptteilgehäuse 8a und 8b definiert ist.\nÜberdies können der Betriebsschalter wie der Inkrementschlüssel 6 oder der Dekrementschlüssel 7 und die Elektrode ebenfalls gemeinsam sein. Wenn beispielsweise der Schlüssel 6 und Ähnliches gewählt werden können, um für die Eingabe der individuellen Daten zu funktionieren, oder um für das Messen der Impedanz des menschlichen Körpers durch den Betrieb des Messschalters 4 zu funktionieren, können der Inkrementschlüssel 6 und Ähnliches dazu veranlasst werden, sowohl für den Betriebsschalter zum Eingeben der individuellen Daten, als auch für die Elektrode zum Messen der Impedanz des menschlichen Körpers zu funktionieren.\nAußerdem kann die gedruckte Leiterplatte 9, auf der die Elektrode zu bilden ist, getrennt von anderen Leiterplatten bereitgestellt werden, auf denen andere Elemente als die Elektrode angebracht sind, und kann durch ein Flachanschlussstück für die gedruckte Leiterplatte oder Ähnlichem an die anderen Leiterplatten angeschlossen werden. Somit kann die gedruckte Leiterplatte 9, auf der die Elektrode zu bilden ist, ebenfalls von der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung 15 entfernt werden.\nWie in 6 dargestellt, können überdies die gedruckte Leiterplatte 9 zum Bilden der Elektrode und eine Leiterplatte 11, die als eine andere Leiterplatte wirkt, zum Anbringen von anderen Schaltungselementen als die Elektrode bereitgestellt sein, und die gedruckte Leiterplatte 9 und die gedruckte Leiterplatte 11 können ebenfalls in mehreren Stufen in der vertikalen Richtung in den Hauptteilgehäusen 8a und 8b von der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung 15 gestapelt sein. Mit einer derartigen Struktur, die einen mehrstufigen Stapel aufweist, können Elemente wie eine integrierte Schaltung (IC) 13, ein Chipwiderstand 14 und Ähnliches, die auf die gedruckte Leiterplatte 11 anzubringen sind, in einem Raum zwischen der gedruckten Leiterplatte 9 und der gedruckten Leiterplatte 11 bereitgestellt werden. Durch den Einsatz eines derartigen Raums ist es möglich, die querverlaufende Ausdehnung des Raums zum Anbringen der Elemente (die horizontale und die vertikale Richtungen eines Papiers) aufzuheben. Demzufolge kann ebenfalls die querverlaufende Ausdehnung von der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung 15 aufgehoben werden, um die Größe zu reduzieren. Es können andere Elemente als die Elektrode auf der gedruckten Leiterplatte 9 angebracht werden.\nSomit werden in dem Fall, in dem die gedruckte Leiterplatte 9 und die gedruckte Leiterplatte 11, auf der andere Elemente anzubringen sind, in der vertikalen Richtung gestapelt werden, ein Anteil der Elektroden 2a, 2b und Ähnliche von der Leiterplatte 9 und der notwendige Abschnitt von der Leiterplatte 11 durch einen stangenförmigen Leiter 12 kurzgeschlossen. Somit können ebenfalls in dem Fall, in dem die gedruckte Leiterplatte 9, auf der die Elektrode zu bilden ist, und die Leiterplatte, auf der andere Elemente anzubringen sind, in der vertikalen Richtung gestapelt sind, alle Elektroden, die für das Messen der Impedanz des menschlichen Körpers notwendig sind, auf einer der Seiten der gedruckten Leiterplatte 9 gebildet sein.\nÜberdies kann die gedruckte Leiterplatte 9, auf der die Elektrode zu bilden ist, wie in 7 dargestellt durch ein Formteil 20 eingeschlossen sein. 7 ist eine perspektivische Ansicht vom Formteil 20. Die gedruckte Leiterplatte 9, auf der die Elektroden 1b und 2b gebildet sind, ist zusammen mit anderen Elementen als die Elektroden durch das Formteil 20 eingeschlossen. Wenn das Formteil gebildet ist, können die gedruckte Leiterplatte 9, auf der die Elektrode zu bilden ist, und die anderen Elemente als die Elektrode abgedeckt und angesammelt werden. Hierzu kann die Größe und das Gewicht von der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung 15 reduziert werden.\nWährend die Elektrode, die zum Messen der Impedanz des menschlichen Körpers notwendig ist, auf einer gedruckten Leiterplatte in der vorstehenden Beschreibung gebildet wurde, kann die Elektrode auf einer flexiblen Leiterplatte (FPC) gebildet sein, die eine von den elektronischen Leiterplatten ist. In dem Fall, in dem die Elektrode auf einer FPC gebildet ist, kann eine Arbeit zum Herstellen der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung oder Ähnlichem leicht ausgeführt werden, da die FPC flexibel ist.\nAußerdem kann ebenfalls in dem Fall, in dem die Elektrode auf der flexiblen Leiterplatte zu bilden ist, die Elektrode durch Abschaben eines Isoliermaterialabschnitts auf einer Oberfläche davon gebildet werden, um einen Leiterabschnitt freizulegen.\nWie weiter oben beschrieben weist die erfindungsgemäße Körperfett-Bestimmungsvorrichtung eine derartige Struktur auf, dass eine Elektrodengruppe zum Messen einer Impedanz eines menschlichen Körpers auf einer elektronischen Leiterplatte gebildet ist. Demzufolge kann die Anzahl an Teilen, die die Körperfett-Bestimmungsvorrichtung bilden, verringert werden, um die Größe von der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung zu reduzieren und es kann die Arbeitsstunde für das Herstellen verringert werden. Überdies können ebenfalls die Herstellungskosten für die Körperfett-Bestimmungsvorrichtung reduziert werden.\nAußerdem dient die elektronische Leiterplatte, auf der die Elektrodengruppe zu bilden ist, dazu, andere Schaltungselemente als die Elektrodengruppe anzubringen, die die Körperfett-Bestimmungsvorrichtung bilden. Demzufolge kann die Größe von der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung noch mehr reduziert werden. Durch das Teilen verschiedener Betriebsschalter, die in der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung bereitgestellt werden, und jeder Elektrode, die in der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung eingeschlossen ist, kann die Größe von der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung noch mehr reduziert werden.\nDie Ausführungsformen stellen eine Körperfett-Bestimmungsvorrichtung bereit, die Folgendes umfasst: eine Elektrodengruppe einschließlich einer ersten Strompfadbildungs-Elektrode und einer zweiten Strompfadbildungs-Elektrode, um zusammen mit der ersten Strompfadbildungs-Elektrode einen Strompfad zu bilden, und eine erste Messelektrode und eine zweite Messelektrode, um zusammen mit der ersten Messelektrode eine Impedanz zu messen, eine elektronische Leiterplatte, auf der ein Schaltungselement vorgesehen ist, und ein Hauptteilgehäuse, wobei die Elektroden, die die Elektrodengruppe umfassen, auf der elektronischen Leiterplatte gebildet sind, und wobei jede Elektrode eine Stirnfläche aufweist, die auf eine solche Art frei liegt, dass ein Anwender sie berühren kann, um seine oder ihre Impedanz zu messen.\nMit dieser Körperfett-Bestimmungsvorrichtung ist es nicht notwendig, die Elektrode als ein physisch unabhängiges Teil auf der elektronischen Leiterplatte bereit zu stellen. Speziell umfasst die elektronische Schaltung generell einen Leiterabschnitt, um ein Schaltungsmuster und einen Isoliermaterialabschnitt zu bilden. Durch das Abschaben des Isoliermaterials, das den Leiterabschnitt abdeckt, um den Leiterabschnitt nach Außen in einem Abschnitt der elektronischen Leiterplatte frei zu legen, wo die Elektrode zu bilden ist, ist der somit freigelegte Leiterabschnitt wie die Elektrode auf der elektronischen Leiterplatte gebildet.\nDemzufolge ist kein zusätzlicher Raum für das Bereitstellen der Elektrode mehr notwendig. Außerdem ist es nicht nötig, Verdrahtung für den Anschluss der Elektrode an andere Schaltungselemente, eine Trägerplatte zum Tragen der Elektrode oder Ähnliches zu verwenden. Demzufolge kann die Körperfett-Bestimmungsvorrichtung klein dimensioniert sein, die Arbeitsstunde kann ebenfalls für das Herstellen der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung reduziert werden und die Herstellungskosten können gekürzt werden.\nInsbesondere kann in dem Fall, in dem die elektronische Leiterplatte, auf der die Elektrode gebildet ist, mit einem anderen Schaltungselement als die Elektrode bereitgestellt ist, die Größe der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung noch mehr reduziert werden und die Anzahl der Elemente kann ebenfalls verringert werden.\nAußerdem ist es in dem Fall, in dem die elektronische Leiterplatte, auf der die Elektrode gebildet ist, und eine andere elektronische Leiterplatte, auf der andere die Körperfett-Bestimmungsvorrichtung bildende Schaltungselemente als die Elektrode, die auf der elektronischen Leiterplatte gebildet ist, bereitgestellt sind, eine mehrstufige Struktur aufweisen, möglich, ein notwendiges Schaltungselement in dem Raum zwischen der elektronischen Leiterplatte und der anderen elektronischen Leiterplatte bereit zu stellen. Demzufolge kann in dem Fall, in dem die Größe der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung nicht in einer querverlaufenden Richtung an der Stirnfläche der elektronischen Leiterplatte entlang, auf der das Element bereit zu stellen ist, erhöht werden kann, das notwendige Element durch das effektive Verwenden des Raumes in der vertikalen Richtung, in dem die elektronische Leiterplatte und die andere elektronische Leiterplatte in mehrere Stufen gestapelt sind, bereitgestellt werden.\nAußerdem kann in dem Fall, in dem die Stirnfläche von der Elektrode, die in der Elektrodengruppe enthalten ist, die der der Patient berührt, einen zahnförmigen Abschnitt auf einer äußeren Stirnfläche von der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung bildet, der Patient dauerhaft die Elektrode am Zahn entlang berührt, um die Impedanz des menschlichen Körpers zu messen. Demgemäß ist es möglich, vorzubeugen, dass die Messreproduzierbarkeiten mit einer Schwankung im Bereich der Elektrode verschlechtert wird, die der Patient stets berührt, wenn die Körperfett-Ratio gemessen wird.\nSomit kann die Impedanz des menschlichen Körpers dauerhaft gemessen werden.\nÜberdies weisen die Körperfett-Bestimmungsvorrichtungen der Ausführungsformen eine erste Stirnfläche und eine zweite Stirnfläche gegenüber der ersten Stirnfläche auf. In einem derartigen Fall können alle Elektroden, die in der Elektrodengruppe enthalten sind, auf der ersten Stirnfläche oder auf der zweiten Stirnfläche bereitgestellt werden, können die erste Strompfadbildungs-Elektrode und die zweite Strompfadbildungs-Elektrode auf der ersten Stirnfläche in der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung bereitgestellt werden, können die erste Messelektrode und die zweite Messelektrode auf der zweiten Stirnfläche in der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung bereitgestellt werden, können die erste Strompfadbildungs-Elektrode und die erste Messelektrode auf der ersten Stirnfläche, und die die zweite Strompfadbildungs-Elektrode und die zweite Messelektrode auf der zweiten Stirnfläche bereitgestellt werden.\nAußerdem kann, wenn alle oder einige der Betriebsschalter der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung zum Eingeben der individuellen Daten über einen Patienten ebenfalls wie alle oder einige der Elektroden, die in der Elektrodengruppe enthalten sind, verwendet werden können, die Anzahl der Elemente, die die Körperfett-Bestimmungsvorrichtung bilden, reduziert werden und die Körperfett-Bestimmungsvorrichtung kann klein dimensioniert sein.\nÜberdies sind, in dem Fall, in dem die elektronische Leiterplatte, auf der die in der Elektrodengruppe enthaltende Elektrode gebildet ist, und andere Schaltungselemente als die Elektrode, die auf der elektronischen Leiterplatte gebildet ist, in einem Formteil eingeschlossen sind, das Schaltungselement und Ähnliches im Formteil angesammelt. Demzufolge kann die Größe und das Gewicht der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung reduziert werden.\nAußerdem ist es in dem Fall, in dem die Körperfett-Bestimmungsvorrichtung des Kartentyps ist und der Betriebsschalter zum Eingeben der individuellen Daten über den Patienten auf der ersten Stirnfläche von der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung des Kartentyps gebildet ist, möglich, eine tragbare Körperfett-Bestimmungsvorrichtung zu erhalten, die leicht wie eine Karte getragen werden kann. Somit kann eine Körperfett-Ratio gewöhnlich leicht gemessen werden.\nÜberdies kann eine gedruckte Leiterplatte als die elektronische Leiterplatte verwendet werden, auf der die Elektrodengruppe gebildet ist. Ergänzend kann ebenfalls eine flexible Leiterplatte verwendet werden.\neine Elektrodengruppe einschließlich einer ersten Strompfadbildungs-Elektrode (1a) und einer zweiten Strompfadbildungs-Elektrode (2a), um zusammen mit der ersten Strompfadbildungs-Elektrode einen Strompfad zu bilden, und einer ersten Messelektrode (1b) und einer zweite Messelektrode (2b), um zusammen mit der ersten Messelektrode eine Impedanz zu messen,\neine elektronische Leiterplatte (9), auf der ein Schaltungselement vorgesehen ist, und\nein Hauptteilgehäuse (8a, 8b), wobei die Elektroden jeweils eine Stirnfläche aufweisen, die auf eine solche Art frei liegt, dass ein Anwender sie von der Außenseite des Hauptteilgehäuses berühren kann, um seine oder ihre Impedanz zu messen, dadurch gekennzeichnet, dass\neine in der Elektrodengruppe enthaltene Elektrode (1a, 1b, 2a, 2b) durch einen Abschnitt der elektronischen Leiterplatte definiert ist und die frei liegende Stirnfläche der Elektrode, die durch einen Abschnitt der elektronischen Leiterplatte definiert ist, über eine durch das Hauptteilgehäuse definierte Vertiefung zugänglich ist.\nVorrichtung nach Anspruch 1, wobei die elektronische Leiterplatte (9) mit einem anderen Schaltungselement als mit der durch einen Abschnitt der Leiterplatte definierten Elektrode versehen ist.\nVorrichtung nach Anspruch 1, wobei sich die elektronische Leiterplatte (9), durch die die Elektrode definiert ist, und eine andere elektronische Leiterplatte, auf der andere Schaltungselemente als die Elektrode angeordnet sind, in einem gestapelten Verhältnis befinden.\nVorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3, wobei die Körperfett-Bestimmungsvorrichtung eine erste Stirnfläche und eine zweite der ersten Stirnfläche gegenüberliegende Stirnfläche aufweist, und wobei alle in der Elektrodengruppe enthaltenen Elektroden in einer Stirnfläche vorgesehen sind.\nVorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3, wobei die Körperfett-Bestimmungsvorrichtung eine erste Stirnfläche und eine zweite der ersten Stirnfläche gegenüberliegende Stirnfläche aufweist,\nwobei die erste Strompfadbildungs-Elektrode (1a) und die zweite Strompfadbildungs-Elektrode (2a) in der ersten Stirnfläche vorgesehen sind, und\ndie erste Messelektrode (1b) und die zweite Messelektrode (2b) in der zweiten Stirnfläche vorgesehen sind.\nwobei die erste Strompfadbildungs-Elektrode (1a) und die erste Messelektrode (1b) in der ersten Stirnfläche vorgesehen sind, und\ndie zweite Strompfadbildungs-Elektrode (2a) und die zweite Messelektrode (2b) in der zweiten Stirnfläche vorgesehen sind.\nVorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei ein gesamter Betriebsschalter oder ein Teil eines Betriebsschalters (5), der zum Eingeben von Daten vorgesehen ist, auch als eine gesamte Elektrode oder als ein Teil einer Elektrode verwendet wird, die in der Elektrodengruppe enthalten ist.\nVorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die elektronische Leiterplatte, durch die die Elektrode definiert ist, und die anderen elektronischen Schaltungselemente als die Elektrode in einem Formteil (20) eingeschlossen sind.\nVorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung von einer Kartenart ist und ein Betriebsschalter (5) zum Eingeben von Daten in einer ersten Stirnfläche der Körperfett-Bestimmungsvorrichtung vorgesehen ist.\nVorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die elektronische Leiterplatte, durch die die Elektrode definiert ist, eine gedruckte Leiterplatte ist.\nVorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 9, wobei die elektronische Leiterplatte, durch die die Elektrode definiert ist, eine flexible Leiterplatte (FPC) ist.\nVorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die elektronische Leiterplatte (9), durch die die Elektrode definiert ist, einen durch ein Isoliermaterial abgedeckten Leiterabschnitt umfasst, wobei die Elektrode dadurch definiert ist, dass ein Abschnitt des Leiterabschnitts durch das Entfernen des darüber liegenden Isoliermaterials frei liegt.\nVorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei jede Elektrode der Elektrodengruppe durch einen entsprechenden Abschnitt der elektronischen Leiterplatte (9) definiert ist.


Wogen Glätten – ein aromatisierter Grüner Tee zart und fruchtig | Tee zu Bestpreisen\nStartseite / Grüner Tee / Wogen Glätten – ein aromatisierter Grüner Tee zart und fruchtig\nEin wundervoll fruchtiger Grüner Tee mit Mango\nWas glättet die Wogen besser als eine liebliche Komposition aus Sencha Grüntee und süßer Mango? Spritzige Zitrusaromen sowie Ringelblumenblüten runden diesen Tee harmonisch ab.\nWogen Glätten - ein aromatisierter Grüner Tee zart und fruchtig Menge\nWas glättet die Wogen besser als eine liebliche Komposition aus Sencha Grüntee und süßer Mango? Spritzige Zitrusaromen sowie Ringelblumenblüten runden diesen Tee harmonisch ab. Sencha ist der wohl bekannteste Grüntee aus Japan. Anders als chinesischer Tee wird japanischer Sencha in der Verarbeitung gedämpft und nicht geröstet. Durch diese schonende Verarbeitungsmethode behält der Tee einen sehr frischen Charakter. In Verbindung mit natürlichem Mango- und Zitrusaroma entsteht ein herrlich spritzig leichter Tee.\nInhalt: 15 x 3g = 45g\nZubereitung: 0,3l frisches, kochendes Wasser ca. 5 Minuten abkühlen lassen, über einen Teebeutel in einen Becher gießen und 1-2 Minuten ziehen lassen.\nBio Matcha Pulver - Premium Grade I Mild nussiger Bio Matcha Tee aus Japan I 30 Gramm Premium Matcha Bio by MY SUPERTEA\nDu siehst: Wogen Glätten – ein aromatisierter Grüner Tee zart und fruchtig €9,95


Eisenmangel – der versteckte Hunger | Basler Zeitung\nEisenmangel – der versteckte Hunger\nEisenmangel gehört auch heute noch zu den häufigsten ernährungsbedingten Mangelerscheinungen. Fast 2 Milliarden Menschen sind weltweit vom Eisenmangel betroffen – das entspricht ca. 1/3 der gesamten Weltbevölkerung.\nBesonders häufig kommt Eisenmangel in weniger entwickelten Ländern vor. Dennoch ist Eisenmangel auch in den Industrieländern verbreitet. Hier liegen die Ursachen fu?r einen Eisenmangel z.B. in einer einseitigen Ernährung, einer schlechten Eisenaufnahme im Darm, einem erhöhten Bedarf, einem vermehrten Verlust oder einer Kombination dieser Faktoren. Betroffen sind Personen mit einem Verlust oder mit einem vermehrten Bedarf an Eisen, sowie Personen mit einer schlechten Aufnahme von Eisen.\nDa die Symptome zuerst oftmals unauffällig sind, wird Eisenmangel auch als «versteckter Hunger» bezeichnet. Der Übergang von einem Eisenmangel bis hin zu einer Eisenmangelanämie (Blutarmut) mit entsprechenden Symptomen ist ein schleichender Prozess. Daher wird häufig in einem späteren Stadium mit entsprechenden Massnahmen begonnen.\nWarum benötigt unser Körper Eisen?\nEinige Bestandteile der Ernährung werden als «essentiell» bezeichnet. Das bedeutet, dass sie der Körper nicht selbst produzieren kann. Eine dieser Substanzen ist Eisen, das dem Organismus nur durch die Ernährung zugefu?hrt wird.\nIm menschlichen Körper sind etwa vier Gramm Eisen vorhanden. Das Eisen wird in der Leber, in der Milz und im Knochenmark gespeichert. Es ist im Hämoglobin in den roten Blutzellen (Erythrozyten) enthalten. Die Hauptaufgabe vom Hämoglobin besteht darin, den lebenswichtigen Sauerstoff in der Lunge zu binden und ihn in alle Körperzellen, Organe und Muskeln zu transportieren. Der Sauerstoff (O2) gelangt mit der Luft in die Lunge. Dort wechselt er vom Lungenbläschen ins Blut. Der Sauerstoff setzt sich – wie bei einer Sesselbahn – auf das Hämoglobin in den roten Blutkörperchen und wird in die Organe (Muskulatur, Gehirn usw.) transportiert. In den Organen steigt der Sauerstoff wieder ab und wird zur Energieproduktion genutzt. Der freie Sessel wird mit Kohlendioxid (CO2) beladen, welches zur Lunge transportiert und dort ausgeatmet wird.\nAls Eisenmangel wird das Stadium bezeichnet, in dem die Eisenspeicher des Körpers leer sind. Bei einem Eisenmangel kann nicht genu?gend Hämoglobin aufgebaut werden. Deshalb sinkt der Hämoglobingehalt in den roten Blutkörperchen. Die «Sesselbahn» hat nun eine schlechte Transportkapazität und liefert den Organen weniger Sauerstoff ab. Der Hämoglobin- oder Blutmangel heisst in der Fachsprache Anämie. Man spricht von einer Eisenmangelanämie, wenn die Blutarmut wegen eines Eisenmangels aufgetreten ist: Dann sind nicht nur die Eisenspeicher leer, sondern auch die roten Blutzellen und das Hämoglobin sind nicht mehr in ausreichender Menge vorhanden.\nFu?r die Entstehung von Eisenmangel gibt es viele Ursachen. In bestimmten Lebensphasen ist der Eisenbedarf des Körpers erhöht. Dies ist z.B. in Phasen der Fall, in denen der Körper viel Wachstumsarbeit zu leisten hat: Babys brauchen Eisen in ausreichenden Mengen, um sich richtig entwickeln zu können. Zur körperlichen und geistigen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist auf eine ausreichende Eisenzufuhr zu achten. Auch junge Mädchen und Frauen gehören wegen ihrer Menstruation zu den Risikogruppen. Wird dem Körper in diesen Zeiten nicht genug Eisen zugefu?hrt, können Anzeichen eines Eisenmangels auftreten.\nDaru?ber hinaus können rasch aufeinander folgende Schwangerschaften oder lange Stillzeiten ihre Eisenreserven aufbrauchen. Weitere Ursachen fu?r einen Eisenmangel sind eine einseitige, unausgewogene Ernährung oder radikale Diäten. Vegetarier oder Veganer können an Eisenmangel leiden, wenn sie nicht auf ihre Eisenzufuhr achten. Bei älteren Menschen, die Eisen schlecht aufnehmen, kann eine Veränderung der Ernährungsgewohnheiten eine unzureichende Eisenzufuhr nach sich ziehen.\nEinige Erkrankungen des Magen- und Darmtraktes können die Resorption, d.h. die Aufnahme bestimmter Substanzen u?ber die Darmschleimhaut ins Blut hemmen. Zu diesen Substanzen gehört auch Eisen, so dass der Körper nicht ausreichend auf das durch die Ernährung zugefu?hrte Eisen zugreifen kann. Eisenmangel kann auch auf Blutverluste zuru?ckgefu?hrt werden. Chronische Blutungen infolge von Magengeschwu?ren, Hämorrhoiden oder kleinen Geschwu?ren und Gewebsneubildungen im Darm oder infolge der Einnahme von Medikamenten, wie z.B. Antirheumatika, können zu einem Eisenmangel fu?hren.\nFerritin ist ein Eiweiss, das Eisen im Körper speichert. Diese Reserven sind fu?r den Organismus wichtig, damit er schnell auf einen erhöhten Eisenbedarf oder einen plötzlichen Eisenverlust, z.B. durch Blutungen, reagieren kann. Wie erkennt man Eisenmangel oder Eisenmangelanämie? Da die Symptome zunächst unauffällig sind und nicht stark beeinträchtigen, wird Eisenmangel häufig unterschätzt.\nWie diagnostiziert man Eisenmangel?\nDie beschriebenen Symptome sind an sich unspezifisch, sie geben dem Arzt aber einen ersten Hinweis auf einen möglichen Eisenmangel. Die Diagnose des Eisenmangels wird erst mit einer Blutkontrolle gestellt, bei der Ihr Arzt in erster Linie die Konzentration des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin (Hb) bestimmt. Dieser Wert sollte bei Frauen >12g/dl und bei Männern >13g/dl liegen. Ein weiterer Anhaltspunkt fu?r die Beurteilung des Eisenmangels ist die Konzentration des Ferritins. Die Eisenspeicher werden durch die Messung des Ferritins u?berpru?ft. Die Bestimmung des Ferritins ermöglicht dem Arzt eine Aussage u?ber den Status des Eisenmangels zu machen. Die Bestimmung von weiteren Blutwerten (z.B. Substanz fu?r den Bluttransport von Eisen oder der Eisengehalt der neugebildeten roten Blutkörperchen) kann zur weiteren Abklärung hilfreich sein.\nWie wird Eisenmangel behndelt?\nWichtigste Grundlage zur Vorbeugung eines Eisenmangels ist eine ausgewogene Ernährung. Reicht dies nicht aus, z.B. während der Schwangerschaft, hilft häufig ein nahrungsergänzendes Multivitaminpräparat mit Eisenzusatz, um eine Entleerung der Eisenspeicher zu verhindern. Wenn die Eisenreserven dennoch aufgebraucht sind, also ein Eisenmangel festgestellt wurde, kann der Mangel nur durch eine geeignete Eisentherapie ausgeglichen werden.\nDie Einnahme von Eisentabletten ist die Standardtherapie bei Anzeichen eines Eisenmangels. Die Standardpräparate enthalten Eisensalze. Die Einnahme erfolgt auf nu?chternen Magen in Form von Kapseln, Tropfen usw. Dagegen wird die Einnahme von Eisensalzen während den Mahlzeiten nicht empfohlen, da die Nahrung die Eisenaufnahme im Darm behindert. Diese Präparate können einen metallischen Geschmack haben, weshalb sie von Kindern nicht gerne eingenommen werden. Das Eisen färbt den Stuhlgang dunkel und kann auch dessen Beschaffenheit verändern. Leichte Magen-Darm-Beschwerden können auftreten. Eine Blutkontrolle nach 2–3 Monaten gibt Gewissheit u?ber den Therapieerfolg.\nEine Alternative zu den Eisensalzen sind Eisenkomplexe wie z.B. ein Eisen(III)-Polymaltose- Komplex. Diese Substanz wird als besser verträglich beschrieben, auch im Magen- und Darmbereich. Überdies schmecken sie neutraler und werden daher von Kindern gut akzeptiert. Ihr grosser Vorteil ist, dass sie zusammen mit der Nahrung eingenommen werden können.\nFalls sich die Beschwerden trotz der oralen Eisentherapie nicht bessern sollten, kann der Arzt in bestimmten Situationen das Eisen mit einer Injektion oder Infusion u?ber die Vene zufu?hren.\nWie lange muss eine Eisentherapie durchgeführt werden?\nDie Behandlung mit Eisentabletten muss u?ber mehrere Wochen oder Monate durchgefu?hrt werden. Nach den ersten Wochen der Einnahme von Eisen sollten sich die Symptome des Eisenmangels und die Hämoglobinwerte verbessern. Damit wäre zwar ein wichtiger Schritt getan, jedoch ist es genauso wichtig, die Eisenspeicher des Organismus aufzufu?llen.\nDazu braucht es mehr Zeit. Daher ist es wichtig, dass die Behandlung auch nach der Verbesserung der Hämoglobinwerte u?ber mehrere Wochen fortgefu?hrt wird, da sonst die Symptome der Eisenmangelanämie im Falle eines neuen, erhöhten Eisenbedarfs auftreten können.\nEisen und Ernährung – Schutz vor Eisenmangel\nDie Ernährung ist die wichtigste Grundlage fu?r eine ausreichende Eisenzufuhr. Eisen kommt in zahlreichen Lebensmitteln vor. In Obst und Gemu?se ist wenig, im Fleisch viel und in der Leber sehr viel Eisen vorhanden. In Milch und Milchprodukten hat es wenig Eisen, genauso wie im Spinat, dem seltsamerweise immer ein hoher Eisengehalt zugesprochen wurde.\nNicht nur der Eisengehalt eines Lebensmittels spielt eine Rolle fu?r die erfolgreiche Aufnahme von Eisen, sondern auch die chemische Form des Eisens. Im Fleisch ist ein hoher Anteil des gut aufnehmbaren Eisens enthalten, während in Obst und Gemu?se mehr schlecht aufnehmbares Eisen vorhanden ist. Bei der Aufnahme pflanzlichen Eisens helfen die Magensäure, Vitamin C (z.B. in Fruchtsäften) und die gleichzeitige Fleischaufnahme. Eisen wird vorwiegend im oberen Du?nndarm aufgenommen. Von den 10–20 mg, die wir pro Tag im allgemeinen zu uns nehmen, wird aber nur ein Bruchteil (?10%) aufgenommen. Das liegt daran, dass ein grosser Teil des Eisens in schlecht aufnehmbarer Form vorliegt. Gleichzeitig gibt es einen wichtigen Regulationsmechanismus der Darmschleimhaut, der dafu?r sorgt, dass nur soviel Eisen aufgenommen wird, wie benötigt wird.\nUm den Körper ausreichend mit Eisen zu versorgen, mu?ssen sowohl die Eisengehalte als auch resorptionshemmende und -fördernde Faktoren der Nahrung beru?cksichtigt werden. So kann Fleisch als Beigabe einer Mahlzeit die Verfu?gbarkeit des Eisens verbessern. Dadurch wird mit Fleischeinlage zum Beispiel eine höhere Verfu?gbarkeit des Eisens in einem Linseneintopf erreicht. Weitere Beispiele sind Paprikagulasch und Salatteller mit Putenbruststreifen. Ebenso kann Vitamin C bei Kombinationen – wie Vollkornbrot mit einem Glas Orangensaft oder Haferflocken mit frischem Obst – die Eisenaufnahme erhöhen. Daher sollte auf eine ausgewogene Ernährung geachtet werden. Vegetarier sollten viel Vollkornprodukte und gru?nes Gemu?se essen. Orangensaft zum Fru?hstu?ck fördert die Eisenaufnahme.\nSchwangerschaft – Eisen für Mutter und Kind\nIn der Schwangerschaft muss das Blut besondere Anforderungen erfu?llen, da es dem Organismus des Kindes alle wichtigen Nährstoffe, Sauerstoff und vieles andere zufu?hrt. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bildet die Mutter mehr Blut. In den neun Monaten der Schwangerschaft erhöht sich ihr Eisenbedarf daher stark. Im Verlauf der Schwangerschaft erhöht er sich von 0.8 mg/täglich auf Werte bis zu 6.3 mg/täglich. Dieser hohe Bedarf kann in aller Regel nicht mehr u?ber die Ernährung gedeckt werden.\nViele Frauen im gebärfähigen Alter leiden bereits an einem Eisenmangel, ohne es zu bemerken: 10–30% aller Frauen starten diesbezu?glich unter ungu?nstigen Bedingungen in die Schwangerschaft. Sollte ein Kind geplant sein, empfiehlt der Arzt möglicherweise Multivitaminpräparate, die Eisen enthalten, vor und während der Schwangerschaft vorbeugend einzunehmen, um einem Eisenmangel vorzubeugen.\nWorauf muss in der Schwangerschaft noch geachtet werden?\nNeben der ausreichenden Eisenversorgung ist vor und während der Schwangerschaft, neben vielem Anderen, auch die ausreichende Versorgung an Folsäure sicherzustellen. Das Team aus Eisen und Folsäure tritt u?berall dort in Aktion, wo neues Leben entsteht: bei der Bildung von neuen Blutkörperchen, bei der Bildung neuer Zellen und beim Wachstum. Folsäuremangel in den ersten Schwangerschaftswochen kann sich ungu?nstig auf die Entwicklung des Nervensystems des Kindes auswirken. Eine mögliche Folge kann ein sogenannter offener Ru?cken sein (Spina bifida). Daher sollten, wenn möglich, Folsäurepräparate bereits in der Zeit vor der Schwangerschaft eingenommen werden.\nLiegt ein Eisenmangel vor, kann ein eventueller Blutverlust unter der Geburt schlechter kompensiert werden. Daru?ber hinaus können Blutungen durch den Wochenfluss nach der Ablösung der Plazenta den Organismus noch stärker belasten.\nStollzeit – Wie kann man Babys das geben, was sie brauchen?\nBei gesunden Mu?ttern deckt die Muttermilch in der Stillzeit den kompletten Nährstoffbedarf des Kindes. Muttermilch ist die beste Ernährung fu?r das Baby in den ersten sechs Lebensmonaten. Sie stärkt das Immunsystem des Kindes und macht es widerstandsfähig, beugt Allergien vor und fu?hrt ihm Nährstoffe und Eisen zu.\nDie Mutter sollte während der Schwangerschaft und der Stillzeit auf jeden Fall auf eine ausreichende Eisenversorgung achten. Der Eisenbedarf des Babys ist aufgrund seines Wachstums sehr hoch und kann im Laufe der Zeit nicht mehr allein durch die Muttermilch gedeckt werden. Dann ist die Zeit gekommen, das Nahrungsangebot Ihres Kindes zu erweitern. Ab dem 5. Lebensmonat ist das Zufu?ttern von Brei sinnvoll (z.B. aus Kartoffeln und Gemu?se).\nWarum haben Kinder und Jugendliche einen erhöhten Eisenbedarf?\nIn den ersten Monaten entwickelt sich ein Neugeborenes in Riesenschritten. Besonders erstaunlich ist die sprunghafte Veränderung von Gewicht und Grösse: In den ersten 12 Lebensmonaten verdreifacht sich das Geburtsgewicht und die Körpergrösse verdoppelt sich bis zu Beginn des zweiten Lebensjahres. Auch das Gehirn wächst in dieser Zeit und in den ersten Lebensjahren enorm. Fu?r diese unglaubliche Entwicklung braucht das Kind all seine Kräfte und auch das Eisen.\nDer Eisenbedarf ist bei Kindern und Jugendlichen in den Wachstumsphasen besonders hoch. In Zeiten dieser Wachstumsschu?be kann auch eine an Eisen ausgewogene Ernährung zuweilen nicht ausreichen, um den Bedarf zu decken. Bei Mädchen können die Eisenwerte beeinträchtigt sein, wenn sie ihre Periode bekommen. Doch auch Jungen können in der Pubertät aufgrund der erheblichen Zunahme der Muskelmasse einen Eisenmangel entwickeln.\nEin weiterer Grund fu?r zu niedrige Eisenwerte bei Kindern und Jugendlichen kann eine u?berwiegend fleischarme Ernährung sein. Besonders unter Mädchen sind immer mehr Vegetarierinnen zu finden.\nEisenmangel und Sport\nBeim Eisenmangel des Sportlers kommen, abhängig von der Sportart und der sportlichen Betätigung, meistens mehrere Faktoren zusammen. Einerseits braucht der Körper mehr Blut und somit auch mehr Eisen, da durch regelmässiges Training die Sauerstoffversorgung der Muskeln durch ein erhöhtes Blutvolumen verbessert wird. In einem Höhentrainingslager z.B. ist der Eisenbedarf stark erhöht. Andererseits ist bei körperlicher Anstrengung der Eisenverlust grösser. Beim Laufen z.B. geht wegen den Erschu?tterungen und den Schlägen mehr Blut verloren, weil beim Aufprall des Fusses rote Blutkörperchen zerstört werden und neu gebildet werden mu?ssen.\nBei intensivem Training wird auch die arbeitende Muskulatur stark durchblutet, so dass andere Organsysteme etwas zu kurz kommen. Insbesondere der Darm leidet darunter. Dort gehen vermehrt Zellen verloren, es kommt zu kleinen Darmblutungen. Zum Beispiel kann nach einer Marathonleistung bei einem Viertel der Teilnehmer verstecktes Blut im Stuhlgang nachgewiesen werden. Auch in der Blase kann es durch Reibung zu kleinen Blutungen kommen. Im Schweiss geht ebenfalls Eisen verloren, allerdings in kleinen Mengen (1.2 mg/Liter).\nAus diesem Grund sollten Sportler stets auf eine ausgewogene Ernährung mit angemessener Eisenzufuhr achten. Jeder Eisenmangel oder jede Eisenmangelanämie bei Sportlern sollte diagnostiziert und entsprechend behandelt werden.


Letztes Update am Mittwoch, 26.08.2020, 11:50\nStrache fühlt sich durch die von seinem Anwalt veröffentlichten Transkriptionen zum Ibiza-Video voll rehabilitiert.\nWien – Heinz-Christian Strache fühlt sich durch die von ihm bzw. seinem Anwalt veröffentlichten Transkriptionen zum Ibiza-Video voll rehabilitiert. Der Ibiza-Fall habe sich damit „in Luft aufgelöst“, sagte er Mittwoch in einer Pressekonferenz und kündigte (von den Anwälten noch näher zu prüfende) rechtliche Schritte gegen die Journalisten sowie die Anrufung des Presserates an.\nStrache fühlt sich als Opfer eines „im wahrsten Sinn des Wortes Politthrillers“. In einem „politisch motivierten Komplott“ habe eine offensichtlich „von Auftraggebern eingesetzte“ mutmaßlich „zutiefst kriminelle“ Gruppe jahrelang daran gearbeitet, ihn politisch zu vernichten – und ihn dann als Vizekanzler zu Fall zu bringen und die türkis-blaue Regierung zu sprengen.\n📽 Video | Strache kündigt Klagen an\nJournalisten der Süddeutschen Zeitung, des Spiegel und des Falter hätten „Fake News“ – nämlich nur manipulative Ausschnitte aus dem Lockvogel-Video – verbreitet. Das sei eine „jahrelang konzertierte Aktion“ mit „Stasi-Methoden“ gewesen, befand Strache. Die „kriminelle Gruppe“ (der auch vorbestrafte Drogendealer und V-Männer des BKA angehörten) habe sich schon 2011 bis 2014 öfter in einem Wiener Innenstadtlokal getroffen. Nachdem es mit der Spesencausa – wo 2015 Ermittlungen eingestellt worden seien – nicht geklappt habe, ihn politisch zu vernichten, habe man das Ibizavideo produziert.\n„Sämtliche Vorwürfe in Schall und Rauch aufgelöst“\nJetzt, mit Veröffentlichung der Transkriptionen, hätten sich „sämtliche Vorwürfe in Schall und Rauch aufgelöst“. Man sehe, dass er selbst „im bedenklichen besoffenen Zustand bzw. unter untergejubelten Drogen“ mehr Standfestigkeit habe als viele andere Politiker – und nicht käuflich sei, sondern nur aus Überzeugung und Idealen handle.\nEs habe sich endlich bestätigt, dass „mit einem HC Strache keine krummen Geschäfte zu machen sind“ – dass er etwa Österreichs Wasser nicht verkaufen habe wollen, sondern verfassungsrechtlich schützen und nach norwegischem Modell zum Nutzen der Bürger in Flaschen vermarkten. Was die Unterhaltung über Spenden am Rechnungshof vorbei betrifft, habe er der vermeintlichen Oligarchin nur die „unterschiedlichen rechtlichen Möglichkeiten aufzeigen“ wollen, sagte Strache auf Nachfrage.\nUnterstützung bekam der Ex-FPÖ- und jetzt Team HC-Chef von einem – per Videokonferenz zugeschalteten – deutschen AfD-Politiker. Der Bundestagsabgeordnete Petr Bystron meinte, hier bahne sich „einer der größten medienpolitischen Skandale der Nachkriegsgeschichte an“ – mit manipulativer Berichterstattung zweier deutscher Medien über eine illegal mit geheimdienstlichen Methoden erstellte manipulative Videoaufnahme. Strache und der damalige FPÖ-Klubchef Johann Gudenus seien in eine lange vorbereitete Falle gelockt worden, als Vertreter einer auch bei vielen Deutschen wegen ihrer Haltung gegenüber Migranten „sehr populären“ Regierung.\nDer AfD-Bundestagsabgeordnete Petr Bystron war live zugeschaltet.\nDie AfD sei freilich weiterhin Partnerpartei der FPÖ – mit der sie auch im Europaparlament zusammenarbeitet, erläuterte Bystron auf Nachfrage. Er habe die FPÖ im Vorfeld informiert, und sie habe in „Großzügigkeit“ die Teilnahme an der Pressekonferenz Straches gebilligt. Straches „Team HC“ ist der Hauptkonkurrent der FPÖ bei der am 11. Oktober anstehenden Wien-Wahl. (APA)


Bodybuilder beim KAMPFTRAINING!!! Hardgainer Crew – Treibe Sport\nBodybuilder beim KAMPFTRAINING!!! Hardgainer Crew\n8. Januar 2019 admin Fitness\nhardgainer beim kampftraining! jhaki trainiert kevin und vito in der fleischfabrik berlin. die jungs sind nicht sehr erfreut darüber! sie sind es einfach nicht gewohnt!\nbodybuilder beim kampftraininghardcore bodybuilderhardgainerhardgainer beim kampftraininghardgainer crewkampftraining\nVorheriger Beitrag:Roadtrip zu Nihan | Workout | Diät geht weiter | Sophia Thiel\nNächster Beitrag:MyGM: ENTSCHEIDE MIT ÜBER DIE ZUKUNFT DER BULLS – NBA 2K19  Lets Play | Traditionell\nLuke Davies sagt:\nWie ging es Kevin als er den Ball ins Gesicht bekommen hat ? 😂\nwatch cha doing sagt:\n12. März 2018 um 22:19 Uhr\nDer der das Video geschnitten hat, hat es einfach eisklat drin gelassen xD\nMagic Cardist sagt:\n12. November 2016 um 12:17 Uhr\nrichtig geiles Video beste Crew auf YouTube\nBusch bürste sagt:\n12. November 2016 um 12:22 Uhr\nGeile Videos, weiter so ! Ihr bietet schön viel Vielfalt und nicht 100x Full day of eating und was ist eigentlich creatin und so ne scheiße 😁.\nMehr würde ich sagen^^\nIch bin immer noch traurig, dass es keine neuen Infos zur Gyros, Pommes, Zaziki Diät gibt, aber das Video überbrückt die Wartezeit darauf hervorragend! Wie immer: Beste Unterhaltung! 🙂\nBrate Aziz sagt:\n+NoobOellie link bitte 😛\n+Brate Aziz Ich muß das Video noch fertig machen ^^.\n26. November 2016 um 12:36 Uhr\ngib mir bescheid 🙂\n+Brate Aziz Das wird eine Grenzerfahrung :-P.\n11. Dezember 2016 um 14:11 Uhr\nwhey + creatin\nGym Kim sagt:\n13. November 2016 um 10:56 Uhr\nSau sympathische Truppe. Ihr verdient definitiv mehr Abonnenten!\nLeth Bridge sagt:\n13. November 2016 um 16:18 Uhr\nProps an Kevin, 3:25 gut mit dem Gesicht gefangen. 😀\nHallo Kay sagt:\nLeth Bridge erste sahne 👍\nFeinster Suff 8i sagt:\n30. Dezember 2016 um 13:06 Uhr\nLeth Bridge Ist halt ein richtiger Kevin….\nmayo naise sagt:\n18. Januar 2017 um 2:33 Uhr\nLeth Bridge das ist eine kampfsporttechnik, man fängt den schlag mit dem kopf ab…\n12. März 2018 um 22:18 Uhr\nKanacken Clan sagt:\nR6Milfs ja das sind sie😂\nshin chan sagt:\n11. Dezember 2016 um 13:16 Uhr\nNiklas de Forest sagt:\n28. Dezember 2016 um 8:34 Uhr\nDa hat wohl jemand Ahnung von einem Steroidstack 🙂\n28. August 2017 um 12:32 Uhr\nAuch wenn man Stofft muss man genau so hart trainieren\nhooligan1979 babylon sagt:\n17. November 2016 um 8:51 Uhr\nja muskeln sind ein nachteil im fight…aber sind so grosse muckis überhaupt nich bio ???\n3:25 schön aufs Maul bekommen=D\nRoger Buschmann sagt:\nSchon krass wie langsam man wird….ist ja auch verständlich bei so einer Masse ….\nLars Malsbender sagt:\nNaja…der bewegt sich wie nen Pfanne Pudding und kriegt nur auf die Fresse…\nNaja…… also sooooo schnell und beweglich is er beim UFC gegen seine Gegner auch nicht gewesen…. aber die Masse machts wieder wett ^^\nleon king sagt:\nRoger Buschmann Er ist halt ein Beasta\n9. Januar 2017 um 16:12 Uhr\nGegen Ihn würdest du auf die Fresse bekommen. @Lars\n7. April 2017 um 22:53 Uhr\nDie sind nicht langsam du Depp. Hörst du wie laut es knallt wenn die zuschlagen? Das ist Kraft und die Kraft eines Schlages kommt von der Masse und deren Geschwindigkeit. Glaub mal dass die Jungs schneller sind als du, nur halt nicht allzu lange.\nDavid Chavez sagt:\n24. November 2016 um 22:42 Uhr\nBreit wie ein stier, aber boxen wie eine frau. Hahahahahahahahahahhahahahahaahha pussys\n22. Dezember 2016 um 18:34 Uhr\nDavid Chavez hab mir auch grad die Technik angeguckt 😀 das ist sekbstmord\n28. Dezember 2016 um 8:33 Uhr\nSind die beiden Kampfsportler? ich denke nicht.\nMan muss kein kampfsportler sein um richtig schlagen zu können. Sind die beiden frauen? Ich denke nicht. Schlagen sie zu wie frauen? Ich denke schon!\nOG Dumbledore sagt:\n10. Januar 2017 um 23:39 Uhr\nDavid Chavez Denke nicht das es bei dir/euch mehr Schmerzen verursacht^^\nHannes Haupt sagt:\n25. November 2016 um 10:13 Uhr\nHat mir gut gefallen. Weiter machen! 😎🖒\nUnd das die Bewegungsabläufe etwas langsamer sind, ist ja auch völlig klar, wenn man das nicht regelmäßig trainiert\nAlex Narcos sagt:\nEins muss man aber trotzdem zugeben…Das ist ne brutale Kraft die die beiden haben…\nReichsflugscheibenchemtrailpilot der NWO sagt:\n30. November 2016 um 5:17 Uhr\nwas meinst du wieviele treppen die hochlaufen können?\nPharao Ramses II. sagt:\n5. Dezember 2016 um 15:47 Uhr\n5. Dezember 2016 um 15:56 Uhr\nTja, keine Puste und bei Allem leider zu langsam. Klar müssen viel Muskeln mit Blut und Sauerstoff versorgt werden. Aber sieht man da gut. Viel Masse haben bringt da halt nix.\n27. November 2016 um 14:54 Uhr\ndas sind ja auch bodybuilder und keine kamfsportler :p\nein mma profi würde auf nem bodybuilding wettkampf genau so dumm aussehen wie die bodybuilder im cage aussehen..\n10ner 1000 sagt:\nFlammenkinn90 ganz genau so sieht es aus, aber es verstehen leider so wenig. Aber eigentlich verstehen es nur die jenen nicht die überhaupt kein sport machen 😂😂\n10. Januar 2017 um 23:35 Uhr\nSuperFusselbuerste Naja, Masse spielt in jedem Kampf eine Rolle…Solang der Bodybuilder keine großen Fehler macht, wird der dich überrollen und dann zu Brei schlagen, allerdings wenn du extrem schnell bist und dich mit der Materie schon lange befasst, kannst du zB auch als 70 Kg Mensch jemanden mit 110 Kg besiegen. Allerdings dürfen da absolut keine Fehler passieren sonst ist in einem echten Kampf mal ganz schnell das Licht aus, der Ring oder die Straße ist nochmal nen anderes Level als in Hollywood^^ Das weiß jeder der schon paar mal in solchen Situationen war…\n11. Januar 2017 um 18:04 Uhr\nDu siehst jeden einzelnen Muskel zucken bevor er überhaupt schlägt ^^\nsebastian severin sagt:\nAlle drei wie se da stehn….Stoff Opfer !!! An alle die sich den müll hier reinziehen, nehmt euch bitte nicht diese vögel als vorbild, das hat mit Sport nich mehr viel zu tun.\nsebastian severin nur weil du nicht ma die Stange bei bankdrücken hochbekommet musst du die nicht Flammen\n19. Dezember 2016 um 1:30 Uhr\nDer Typ mit der Mütze ist niemals auf Stoff.\n28. Dezember 2016 um 8:35 Uhr\nSorry, aber wieso haben Profi-Bodybuilder nichts mit Sport zu tun? Haben Radfahrer nichts mit sport zu tun? Haben Profifußballer nichts mit Sport zu tun? Haben Kampfsportler nichts mit Sport zu tun? Haben sämtliche Olympia Athleten nichts mit Sport zu tun? Du bist einfach nur ein unsportlicher Fratz, der niemals etwas sportlich erreichen wird und sich bei 50kg 1 rep Bankdrücken gut fühlt.\n160 drück ich mein freund und hab mit 24/25 jahren erst angefangen und wer sagt das Bodybuilding kein sport ist?? Ich nich…… unter Stoff is das trotzdem noch anstrengend, keine frage aber mit sportlichen Leistungen hat das nix zu tun!!!\n29. November 2016 um 0:06 Uhr\npuh von vito will ich aber keinen tritt abkriegen 😀\nCann Abis sagt:\n29. November 2016 um 15:32 Uhr\nPassen die noch in nen pulli oder so?\n30. November 2016 um 5:08 Uhr\ndie tragen nur wifebeater und Joggers ohne unterwäsche…\nSamuel Rodriguez sagt:\n30. November 2016 um 13:39 Uhr\nDehnungsstreifen an der Brust läuft bei dir 😉 woher die wohl kommen ;))\nLuan Shaqiri sagt:\n2. Dezember 2016 um 5:26 Uhr\nCarlos Santana vom Eiweiß. 😉\n2. Dezember 2016 um 14:39 Uhr\nSarkasmus Schild nach oben ;D\n12. Dezember 2016 um 10:47 Uhr\nDir ist aber schon bewusst das Dehnungsstreifen nichts mit Stoff zutun haben oder`?\nDir ist aber schon bewusst das mir das bewusst ist oder?\n28. Dezember 2016 um 8:32 Uhr\nDie Frage ist, wenn dir das bewusst ist, wieso schreibst du dann so einen lauchigen kommentar? 😀\nKurdo 62 sagt:\n4. Dezember 2016 um 2:57 Uhr\nerinnert mich an bob sapp


Getränkehalter Für Campingstuhl Erfahrung: Top 5 Produkte im Detail!\nGetränkehalter Für Campingstuhl Erfahrung\nDie qualitativsten Getränkehalter Für Campingstuhl verglichen\nUnser Team hat eine riesige Auswahl an Marken untersucht und wir zeigen Ihnen hier die Testergebnisse. Natürlich ist jeder Getränkehalter Für Campingstuhl dauerhaft auf Amazon.de im Lager verfügbar und kann somit direkt gekauft werden. Da Fachmärkte leider seit geraumer Zeit nur mit hohen Preisen und zudem mit vergleichsweise minderwertiger Qualität Bekanntheit erlangen können, hat unser Team an Produkttestern eine gigantische Auswahl an Campingstühle nach Qualität, verglichen mit dem Preis, verglichen und zuletzt nur die beste Produktauswahl in unsere Auswahl mit aufgenommen.\nUm Ihnen die Wahl des perfekten Produkts ein wenig abzunehmen, hat unser Team auch das beste aller Produkte gekürt, das aus all den Getränkehalter Für Campingstuhl in vielen Punkten hervorragt - vor allen Dingen im Punkt Verhältnis von Qualität und Preis. Auch wenn dieser Getränkehalter Für Campingstuhl zweifelsfrei leicht überdurchschnittlich viel kosten mag, findet sich der Preis ohne Zweifel im Bezug auf Ausdauer und Qualität wider.\nGetränkehalter Für Campingstuhl - Der Gewinner\nAuf welche Punkte Sie zu Hause bei der Auswahl seiner Getränkehalter Für Campingstuhl achten sollten\nAußerdem hat unsere Redaktion schließlich eine Checkliste als Orientierungshilfe aufgeschrieben - Dass Sie zuhause unter der großen Auswahl an Getränkehalter Für Campingstuhl der Campingstuhl Für Getränkehalter entscheiden können, die optimal zu Ihrer Person passen wird! seine Campingstuhl Für Getränkehalter sollte natürlich zu hundert Prozent zu Ihrer Vorstellung passen, damit Sie als Kunde danach bloß nicht von dem Kauf enttäuscht werden.\nWas für ein Endziel streben Sie nach dem Kauf mit seiner Getränkehalter Für Campingstuhl an?\nWie hochpreisig ist die Getränkehalter Für Campingstuhl eigentlich?\nWieso möchten Sie als Käufer sich der Getränkehalter Für Campingstuhl denn überhaupt zulegen ?\nEntspricht die Getränkehalter Für Campingstuhl der Qualität, die ich als zahlender Kunde in diesem Preisbereich erwarten kann?\nWie häufig wird die Getränkehalter Für Campingstuhl voraussichtlich benutzt?\nReihenfolge der besten Getränkehalter Für Campingstuhl\nHier sehen Sie als Käufer die beste Auswahl an Getränkehalter Für Campingstuhl, bei denen die oberste Position den oben genannten Testsieger ausmacht. Unsere Redaktion wünscht Ihnen zuhause eine Menge Freude mit seiner Getränkehalter Für Campingstuhl!


Licht im Schaltschrank - g+h Gebäudetechnik und Handwerk\nBild 1: Licht im Schaltschrank ()\nMit einer guten Ausleuchtung des Schaltschranks können fehlerhafte Verdrahtung oder ermüdende Arbeitsbedingungen vermieden werden. Trotzdem sind die meisten Schaltschränke nur im oberen Bereich ausgeleuchtet, sodass im mittleren und unteren Segment nicht mehr genügend Licht vorhanden ist. Das liegt daran, dass immer noch rund 85 Prozent der verfügbaren Schaltschrankleuchten Leuchtstoffröhren als Leuchtmittel nutzen. Wechselt der Anwender auf eine LED-basierte Variante, resultiert das nicht zwangsläufig in einer besseren Ausleuchtung. LEDs stellen eine punktuelle Lichtquelle dar. Das aus der Schaltschrankleuchte austretende Licht muss folglich mit einer Optik zielgerichtet gelenkt werden.\nDie LED-basierten Schaltschrankleuchten der Produktfamilie PLD (Phoenix Contact Lighting Devices) mit einer integrierten Optik respektive Prismatik leuchten den Schaltschrank hingegen bis in den untersten Bereich vollständig aus. Die Beleuchtungsstärke am Boden des Schaltschranks ist bis zu 400 Prozent höher im Vergleich zu Lösungen ohne Optik.\nDie Montage der PLD-Leuchten erfolgt werkzeuglos und damit zeitsparend innerhalb von Sekunden. Dazu wird das integrierte patentierte Rasthaken- oder Klicksystem hinter dem Schaltschrankprofil befestigt. Um einen Schattenwurf durch größere Geräte – beispielsweise Frequenzumrichter – zu verhindern, lassen sich die PLD-Leuchten auch unter dem Schaltschrankprofil installieren. Teilweise ist das Anbringen hinter dem Schaltschrankprofil zudem gar nicht möglich, da sich dort ein Lüfter befindet. Auch die Platzierung mit Magneten fast überall im Schaltschrank ist möglich. Ist dieser größeren Vibrationen ausgesetzt, bietet sich die zuverlässige Fixierung mittels Schrauben an. Bei zweitürigen oder angereihten Schaltschränken lassen sich die PLDs hintereinanderschalten. Serienschaltung und steckbare Leitungen reduzieren Verkabelungskosten und -zeit erheblich.\nDas Portfolio der PLD-Schaltschrankleuchten umfasst zwei Varianten: die 600er- und die 400er-Klasse. Die Leuchten der 600er-Klasse PLD E 608 W… können aufgrund des AC-Weitbereichseingangs von 85 V AC bis 265 V AC weltweit eingesetzt werden. Das vermeidet Bestellfehler und verringert die Dispositions- und Lagerkosten. Die 600er-Leuchten sind mit und ohne eingebauter länderspezifischer Steckdose erhältlich. Die Steckdose ermöglicht selbst bei einem spannungsfrei geschalteten Schaltschrank den Anschluss von externen Geräten. Im Vergleich zu einer auf der Schaltschrankplatte angebrachten Steckdose spart die integrierte Variante Platz.\nDie 600er-Leuchten verfügen über zwei Betriebsmodi, die über einen Taster eingestellt werden. Drei verschiedenfarbige Status-LEDs zeigen den jeweils ausgewählten Modus an. So erkennen die Mitarbeiter schnell eine falsche Verdrahtung oder fehlende Versorgungsspannung. Im Automatikmodus wird die 600er-Leuchte über den eingebauten Bewegungsmelder automatisch ein- und ausgeschaltet. Auch ein Dauerlichtmodus ist möglich. Mit den Leuchten der 600er-Klasse erhält der Anwender eine Kompaktlösung, weil zusätzliche Türpositionsschalter für ihre automatische Ansteuerung sowie die entsprechenden Anschaffungs- und Verdrahtungskosten entfallen. Dank der integrierten Optik können alle gängigen Schaltschrankgrößen mit einer Leuchtenlänge ausgeleuchtet werden.\nIm Gegensatz zu den Varianten der 600er-Klasse arbeiten die Leuchten der 400er-Klasse PLD E 400 W… mit 24 V DC. Der Anwender kann hier zwischen drei unterschiedlichen Leuchtenlängen wählen: 250, 375 und 500 mm. Zur optimalen Anpassung an die verschiedenen Höhen der Schaltschränke sowie Einbautiefen der Schaltschrankplatte lässt sich das Lichtaustrittsfenster im Bereich von ±90 ° schwenken. Über einen optional vorschaltbaren Türpositionsschalter gehen die 400er-Leuchten beim Öffnen der Schaltschranktür automatisch an und beim Schließen der Tür wieder aus. Alternativ können sie auch im Dauerlichtmodus betrieben werden. Die Selektion erfolgt ebenfalls über einen eingebauten Taster. Der ausgewählte Modus wird dabei über eine Status-LED angezeigt. Die 400er-Klasse erweist sich als kostengünstige und platzsparende Option zur 600er-Baureihe, sofern die Beleuchtung lediglich manuell ein- und ausgeschaltet werden soll und/oder in kleinen Schaltkästen montiert wird.\nWährend der gesamten Nutzungsdauer des Schaltschranks müssen die PLDs mit einer Lebensdauer (L70-Wert) von mindestens 50.000 Stunden unabhängig von der Schalthäufigkeit, typischerweise nicht ausgetauscht werden und bieten eine hohe Energieeffizienz. Darüber hinaus geben LED-Leuchten deutlich weniger Wärme ab, was den Kühlungsaufwand bei klimatisierten Schaltschränken senkt.\nSelbst nach der Inbetriebnahme muss im Rahmen einer Wartung, Entstörung oder Änderung fortwährend am Schaltschrank gearbeitet werden. Für diese Tätigkeiten sind optimale Lichtverhältnisse unabdingbar. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Schaltschrank in einer ansonsten dunklen Umgebung steht oder die Hallenbeleuchtung nicht ausreicht.\nDie Schaltschrankleuchten der Produktfamilie PLD (Phoenix Contact Lighting Devices) mit LED-Technologie leuchten den Schaltschrank bis in den untersten Bereich vollständig aus. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten sowie Leuchtenarten und -längen erlauben eine flexible Adaption.\nAufgrund ihrer hochwertigen Optik und der langlebigen LED-Technik leuchten die PLD-Schaltschrankleuchten von Phoenix Contact den gesamten Schaltschrank bestmöglich und effizient bis in den untersten Bereich aus.\nWährend die LED-Leuchten eine Leistung kleiner 10 W aufnehmen, beträgt der Wert der klassischen (Kompakt-)Leuchtstoffröhren bis zu 18 W. Die LED ist zudem resistent gegenüber Vibrationen, wohingegen sich die Lebensdauer der Leuchtstoffröhren von 5.000 bis 10.000 Stunden durch Erschütterungen bis auf die Hälfte der im Datenblatt gemachten Angaben verringert. Die werkzeuglose Montage dauert nur wenige Sekunden. Dazu wird das integrierte patentierte Rasthaken- oder Klicksystem hinter dem Schaltschrankprofil befestigt. Alternativ können die PLDs auch unter dem Schaltschrankprofil installiert werden.\nZwei Varianten der Schaltschrankleuchten PLD für vielfältige Anforderungen.\nDie Produktfamilie PLD umfasst auch effiziente Lösungen zur Ausleuchtung des Innenraums von Maschinen.


In wenigen einfachen Schritten Dein Fahrzeug fit für den Frühling machen.\nDie harten Wintermonate sind vorbei. Der Frühling naht. Es wird Zeit, dass Dein Fahrzeug fit für den Frühling gemacht wird und eine gründliche Reinigung und Pflege erhält. Hier gibt es einige wenige aber wichtige Schritte, die Du befolgen kannst. Dein Fahrzeug wird es Dir durch Treue und Zuverlässigkeit danken.\nWenn Du Dich nicht motivieren kannst, Dein Fahrzeug alleine zu pflegen, nimm Deine Kindern, Freunde oder Familie mit. Ihr könnt gemeinsam Dein Auto fit für den Frühling machen oder jeder bringt sein eigenes Fahrzeug mit.\nEs ist wichtig, die aggressiven Streusalzreste zu entfernen. Hier ist eine Reinigung des Unterbodens besonders wichtig. Zur Vorwäsche des Gesamtfahrzeugs solltest Du einen Dampfstrahler nutzen, um die harten Salz- und Kalkrückstände einzuweichen und zu lösen. Andernfalls kann der direkte Weg durch die Waschstraße diese Partikel lösen und durch den Schmirgeleffekt den Lack zerkratzen.\nDie Scheibenwischer solltest du mit Fensterspray befeuchten und dann mit einem Tuch sauberwischen. Die schwarzen Schlieren lassen sich so ein wenig reduzieren. Gerade die kalten Wintermonate und Salzablagerungen lassen die Scheibenwischer altern. Schau Dir hierzu die gummierte Kontaktfläche zur Fensterscheibe an. Ist diese porös, solltest Du entweder neue Scheibenwischer kaufen, oder mit einer speziellen Klinge die Scheibenwischer kostengünstig trimmen.\nDer Lack des Fahrzeugs sollte auf Steinschlag- und Split-Schäden überprüft werden. Der Lack gibt dem Fahrzeug nicht nur eine schöne Farbe, sondern dient auch dem Korrosionsschutz. Schäden lassen sich hier besonders früh sichtbar erkennen. Zum Schutz vor Korrosion kann hier einfach ein Lackschicht zum versiegeln genutzt werden.\nTür und Fensterdichtungen kannst Du einfach mit warmen Wasser reinigen. Im Anschluss kannst Du diese auf einfetten. Hierfür gibt es extra Stifte, die ein sauberes Auftragen sicherstellen.\nFußmatten und Teppich säubern\nFußmatten sollten herausgenommen und gereinigt weden. Der Teppich sollte im getrockneten Zustand mit einem Staubsauger gesaugt und vom restlichen Schmutz gebürstet werden.\nEs ist auf jeden Fall ratsam regelmäßig die Beleuchtung des Fahrzeugs zu inspizieren. Prüfe, ob alle Scheinwerfer, Blinker und Bremslichter funktionieren. Schau auch bei der Gelegenheit nach, ob noch genügend Wechselbirnen vorhanden sind. Dieser Vorrat wird Dir viel Geld einsparen. Im Großmarkt und ohne Zeitdruck ist es nämlich wesentlich günstiger, als der Kauf einer einzelnen Glühbirne an der nächsten Tankstelle.\nEine alte Weisheit sagt: „Von Oktober bis Ostern“ sind die kalten Monate der Winterreifen. Aber auch hier solltest Du darauf achten, dass Du nicht zu früh die Sommerreifen aufziehst, da es insbesondere im Frühling noch kalte Nächte geben kann. Dieser zeitliche Rahmen ist natürlich vom Deinem Wohnort abhängig. Denk daran vor dem demontieren der Reifen diese mit Kreide zu beschriften, wieviel Profiltiefe noch vorhanden ist und wo der Reifen zusetzt montiert war (VL – vorne links). Du solltest die Reifen vorne und hinten zum nächsten Winter durchtauschen. Nach dem Reifenwechsel sollten die Muttern nach ca. 50 Kilometer nachgezogen werden. In einem separaten Artikel gehen wir explizit auf den Reifen und die Felge ein.\nJeden Stoßdämpfer solltest Du einzeln auf Wirkung prüfen. Das geht ganz einfach. Hier belastest Du zuerst die Karosserie genau über einen der Stoßdämpfer mit Deinem vollen Körpergewicht. Dann lässt Du ruckartig los. Das Fahrzeug schwinkt sich ein. Insgesamt sollte es ca. 2,3 Ausschläge geben bis das Fahrzeug wieder im ausgeglichenen Ruhezustand ist.\nGerade im Winter wird die Batterie stark belastet. Entferne an den Polen Korrosionsspuren, falls sich da Rückstände gebildet haben. Achte nur drauf, dass Du eine trockene und nichtleitende Bürste nutzt. Zusätzlich kannst Du vom Fachmann die Säuredichte prüfen lassen.\nDie obligatorische Prüfung des Flüssigkeitsfüllstands darf natürlich nicht fehlen. Prüfe hier den Füllstand des Motorenöls, der Hydraulikflüssigkeit, der Bremsflüssigkeit, der Kühlflüssigkeit und des Scheibenwischwassers. Bei Bedarf kannst Du hier auch die Flüssigkeiten nachfüllen. Hat Dein Fahrzeug bis auf den Scheibenwischwasserstand viel Flüssigkeit verloren, solltest Du beim nächsten Gang zur Werkstatt genauer nachfragen. Und falls die eine oder andere Flasche leer ist, kannst Du auch hier rechtzeitig die Flüssigkeit nachkaufen.\nReinige ebenfalls den Kofferraum und lagerne die Winteraccessoirs ein, welche nicht gebraucht werden wie z.B. der Spaten, des Enteiser-Spray oder die Schneeketten. Dies schafft Platz und spart Gewicht.\nPrevGoldene Regeln für die Unfallregulierung\nAlles wichtige über ReifenNächster


Atos Origin gründet eine Universität für seine Vertriebsexperten\nAtos Origin, ein internationaler Anbieter von IT-Dienstleistungen, gründet eine Unternehmensuniversität, um die Vertriebsprozesse zu beschleunigen und neue Ideen in der Unternehmensgruppe sowie bei Kunden umzusetzen. Paris, 30. Mai 2007\nDie „Global University Sales & Markets“ stärkt den Kern der Gruppe – das globale Netzwerk von Vertriebsexperten. Sie legt die Schwerpunkte auf Marktkenntnisse, eine einheitliche Arbeitsmethodik auf der Grundlage von Best Practices und auf kollaboratives Arbeiten. Pro Jahr werden voraussichtlich bis zu 1.000 Vertriebs- und Marktexperten die Ausbildung durchlaufen. Die Universität verbindet führende Technologie, internationale Kultur und modernste Wirtschaftslehre und ermöglicht es Atos Origin, seine Führungsposition auf dem internationalen IT-Markt auszubauen.Die Atos Origin-Universität wird eine wichtige Rolle als lebendiges Zentrum des Unternehmens spielen. Hier werden sich Menschen aus aller Welt versammeln, ihre Fähigkeiten ausbilden, Erfahrungen austauschen, Kontakte knüpfen und langfristige Beziehungen untereinander und mit dem Unternehmen aufbauen. Dies ist Ausdruck der internationalen Kultur des Unternehmens Atos Origin, das gegenwärtig in 40 Ländern vertreten ist und weltweit 50.000 Mitarbeiter beschäftigt.Das Programm der Universität ist modular aufgebaut und lässt sich problemlos an den beruflichen Werdegang einer Person anpassen. Geboten wird ein komplettes Ausbildungsprogramm für jüngere Mitarbeiter und für Führungskräfte im gehobenen Management. Eine Beschränkung nur auf Mitarbeiter des Unternehmens besteht jedoch nicht. Zur Festigung der engen Zusammenarbeit mit allen Stakeholdern, die zum Erfolg von Atos Origin beitragen, können auch Partner und Kunden das Angebot nutzen. Die Gründung der Global University durch Atos Origin steht im Einklang mit der vor kurzem angekündigten Strategieinitiative: Mit dem Restrukturierungsplan „3 O 3“ will Atos Origin das organische Wachstum beschleunigen, die Effizienz steigern und einen einheitlichen Auftritt als globales Unternehmen sichern. Vor allem soll gewährleistet werden, dass die Mitarbeiter von Atos Origin über die richtige Mischung aus Fähigkeiten, Erfahrungen und Fachwissen verfügen, um die Anforderungen der Kunden bestmöglich zu erfüllen. Die neue Universität ermöglicht den Mitarbeitern eine ständige persönliche Weiterbildung auf hohem Niveau, die für den künftigen Erfolg von Atos Origin unerlässlich ist. Ziel des Programms ist die Bildung einer starken Sales Community, die effektiv Kenntnisse und Werte austauscht, die für ihren Markt und ihr Land spezifisch sind. So sollen die Synergieeffekte erzeugt werden, auf denen eine internationale Organisation wie Atos Origin aufbauen kann.Philippe Germond, Management Board Member bei Atos Origin: „Im Mittelpunkt unserer Geschäftsstrategie stehen unsere Mitarbeiter. Daher ist es unser fundamentales Anliegen, in sie zu investieren, ihre geschäftlichen, technischen und zwischenmenschlichen Fähigkeiten weiterzuentwickeln und so Wettbewerbsvorteile für die Zukunft zu sichern. Unser Ziel besteht darin, die Vertriebsleistung zu steigern, die Kundenbindung zu sichern und unser globales Wissensmanagement zu optimieren. Diese Universität ist der Beweis dafür, dass wir uns für die Verwirklichung dieser Ziele engagieren.“ Philippe Germond weiter: „Leiter der Global University wird Hans Jan Pijbes, Vice President Atos Origin University Sales & Markets. Er zeichnet verantwortlich für die Ausrichtung, Gestaltung und Umsetzung des Entwicklungsprogramms für das Vertriebsmanagement. Ausschlaggebend für seine Ernennung waren seine Erfolge bei der Gestaltung und Implementierung des University Telecom Faculty-Programms von Atos Origin.“Das Programm der Global University Sales & Markets basiert auf drei Säulen: Vertriebskompetenz, Kenntnis des Marktes und Lösungswissen. Im Rahmen des Programms werden alle wichtigen Probleme und Aufgaben behandelt, denen sich die IT-Branche heute und in der Zukunft stellen muss. Darüber hinaus werden den Teilnehmern Konzepte und Methoden vermittelt, mit denen sie Kunden dabei unterstützen können, Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Das Programm wird es Atos Origin ermöglichen, seinen Kunden ein echter Partner bei der Optimierung und Erneuerung ihrer IT-Umgebungen zu sein und ihnen dabei zu helfen, Kosten und Risiken zu reduzieren sowie ihre internationale Erfahrung optimal zu nutzen. Über Atos OriginAtos Origin ist ein international führender Anbieter von IT-Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet das gesamte Spektrum an Beratung und Dienstleistungen der Informationstechnologie. Die Kompetenzbereiche umfassen Consulting, Systemintegration und Outsourcing. Atos Origin erzielt einen Jahresumsatz von 5,4 Milliarden Euro und beschäftigt 50.000 Mitarbeiter in 40 Ländern. Atos Origin ist der weltweite IT-Partner der Olympischen Spiele und hat einen Kundenstamm, der sich aus erstklassigen internationalen Unternehmen in allen Branchen zusammensetzt. In der Region Germany and Central Europe, zu der Deutschland, Schweiz, Österreich und Polen gehören, erwirtschaften rund 3.900 Mitarbeiter 592 Millionen Euro Umsatz. Atos Origin ist an der Eurolist Marché in Paris notiert und firmiert als Atos Origin, Atos Euronext Market Solutions, Atos Worldline und Atos Consulting. Weitere Informationen finden Sie auf unseren Internetseiten unter www.atosorigin.de oder www.atosorigin.com.Ihre Ansprechpartnerin für diese Presseinformation:José de Vries+ 33 1 55 91 24 53Jose.devries@atosorigin.comIhr Ansprechpartner für Atos Origin Germany & Central Europe: Jan Schüttler+ 49 201 4305 9159jan.schuettler@atosorigin.com


Brand | GIT-Labor – Portal für Anwender in Wissenschaft und Industrie\nTitrette Flaschenaufsatzbürette von BRAND\nDie einfache Handhabung und die hohe Zuverlässigkeit sind die am meisten geschätzten Eigenschaften der Titrette. Jetzt ergänzt eine neues 10 ml Modell die erfolgreich eingeführte Titrette mit 25 ml und 50 ml Nennvolumen. ...\nBlaubrand USP Volumenmessgeräte mit höchster Präzision\nBlaubrand USP: Messgeräte für exakte Analysen für Unternehmen, die von US Behörden (z.B. FDA) überwacht werden. Brand bestätigt für die USP Messgeräte mit beiliegenden USP Chargenzertifikaten, dass die von der USP vorgeschriebenen ASTM ...\nLuftpolsterpipetten müssen im Rahmen der Prüfmittelüberwachung gemäß ISO 8655 in regelmäßigen Abständen kalibriert werden. Kalibrierzertifikate geben jedoch nur die Ergebnisse zum Prüfzeitpunkt wieder. Kritisch sind die Zeiträume zwischen ...\nDas neue Mikrotiterplatten-Programm\nDas neue Mikrotiterplatten-Programm. BRAND als renommierter Hersteller von innovativen high-tech Produkten für Life Science Laboratorien, hat jetzt sein Programm der Life Science Produkte (PCR, Lagerung, Analyse, HTS/UHTS) um 132 neue ...


Vorkalkulation - Definition, Informationen & mehr | Billomat Buchhaltung\nBevor ein Produkt produziert wird, wird eine Vorkalkulation erstellt, um den Preis für das Produkt zu bestimmen und einen Angebotspreis abgeben zu können. Sie wird daher auch als Angebotskalkulation bezeichnet. Die Vorkalkulation erfolgt dabei immer vor der eigentlichen Leistungserstellung. Basis für diese Kalkulation sind technische Unterlagen zum Produkt wie beispielsweise Stücklisten, die Bearbeitungszeiten oder die erwarteten Ausschussquoten. Dabei handelt es sich oft um Schätz- und Erfahrungswerte, durch deren mögliche Ungenauigkeit sich Probleme ergeben können.\nBei unpünktlichen Lohnzahlungen entstehen nicht nur für Angestellte, sondern auch für Arbeitgeber Schwierigkeiten. Wann Du mit Strafen rechnen musst, erfährst Du im Billomat Magazin.\nWie wird die Vorkalkulation angewendet?\nVorkalkulationen werden angewendet, um Preise für Produkte zu bestimmen, die sich noch nicht in der Produktion befinden. Der zweite Anwendungszweck ist die Bestimmung eines maximalen Einkaufspreises für bestimmte Produkte, Vorprodukte oder Rohstoffe. Die Vorkalkulation hat insofern immer einen direkten Bezug zu einem bestimmten Auftrag. Anhand der Kalkulation werden die Kosten ermittelt, die für eine Produktion geplant oder erwartet werden müssen. Grundlage für diese Kalkulation ist wie bei anderen Kalkulationen der sogenannte Betriebsabrechnungsbogen. Hinzu gezählt werden müssen eventuell noch gewährte Skonti und Rabatte sowie Provisionen und der Gewinn des Unternehmens. Da sich die Vorkalkulation ausschließlich auf die durch eine Leistungserstellung entstehenden Kosten bezieht, zählt sie zu den Kostenträgerrechnungen.\nEine Vorkalkulation ist immer erforderlich, wenn bestehende Produktionen durch neue Produktionen ersetzt werden sollen, wenn eine Vorserienproduktion in eine Massenproduktion überführt werden soll, oder wenn ein Unternehmen neu gegründet wird. Ebenso wird die Vorkalkulation benutzt, um eine Entscheidung finden zu können, ob ein Unternehmen bestimmte Leistung intern selbst erbringt oder an andere Unternehmen überträgt. Im Rahmen der Vorkalkulation werden neben dem Angebotspreis die Selbstkosten der einzelnen Produkte, die Preisuntergrenze und der Deckungsbeitrag ermittelt.\nWelche möglichen Probleme bei der Vorkalkulation gibt es?\nIm Rahmen der Vorkalkulationen ist es oft nicht möglich, die einem Produkt zuzuordnenden Gemeinkosten im vollen Umfang und mit genauen Beträgen zu erfassen und in die Kalkulation einfließen zu lassen. Zudem können nicht vorhersehbare und kalkulierbare Entwicklungen beispielsweise bei den Rohstoffpreisen und Energiekosten zu Problemen führen. Aus diesem Grund muss, wenn alle Kosten die einem Produkt zuzurechnen sind, nach Beginn der Produktion bekannt sind, eine Nachkalkulation erfolgen, um gegebenenfalls Gegensteuern und Korrekturen vornehmen zu können. Das Problem hierbei ist jedoch, das in der Regel die Preise, auf deren Grundlage ein Kunde einen Auftrag erteilt hat, im Nachhinein nur schwer oder erst nach Ablauf einer längeren Zeitspanne geändert werden können.\nViele Unternehmen nutzen für die Vorkalkulation daher keine starren Vorgaben und Schemata, sondern erstellen die Kalkulation individuell angepasst an die jeweiligen Anforderungen und Marktbedingungen. Oft werden Mitarbeiter aus unterschiedlichen Abteilungen hinzugezogen, um deren Einschätzung und Erfahrung bei der Kalkulation mit einfließen zu lassen, sodass Fehlerquellen und Fehleinschätzungen so gut wie möglich ausgeschlossen werden.


Für eine zukunftsfähige Arbeits- und Sozialverwaltung\n"Hartz IV" stellt nicht nur eine große Sozial-, sondern auch eine umfassende Verwaltungsreform dar. Sie ermöglicht den Staats- und Verwaltungswissenschaften, das Entstehen neuer und umfangreicher Organisationsstrukturen nachzuvollziehen. Die empirisch ungewöhnlich weit ausgreifende Untersuchung [...]\nDas Beispiel Saarland\n2007, 547 Seiten, broschiert\nAm Beispiel eines Flächenstaates, dem Saarland, wird auf die Handlungsmöglichkeiten einer konsequenten Aufgabenkritik und einer ihr nachfolgenden Funktional- und Strukturreform in den Flächenländern verwiesen. Der Band dokumentiert die dem Reformvorhaben zugrunde liegenden methodischen und [...]\nHesse | Götz | Schubert\nReform der Hoheitsverwaltung\nDas Beispiel der Finanzverwaltung in Baden-Württemberg\nDie bisherigen Bemühungen um Regierungs- und Verwaltungsreformen in Deutschland konzentrierten sich meist auf die sog. Leistungsverwaltung und lie-ßen den hoheitlichen Kernbereich (Polizei, Justiz und Finanzverwaltung) lange Zeit unberührt. Die vorliegende Untersuchung weist am Beispiel der [...]\n2007, 420 Seiten, broschiert\nDas Buch befasst sich mit einer Schlüsselfrage der staats- und europawissenschaftlichen Diskussion: Inwieweit hat der europäische Integrationsprozess Reformen der nationalen Staatsorganisation beeinflusst? Die Untersuchung geht dabei in mehrfacher Hinsicht über den gegenwärtigen Forschungsstand [...]\nInterkommunale Zusammenarbeit in den Flächenländern\n2006, 249 Seiten, broschiert\nDer Band beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit sich bislang unausgeschöpfte Handlungspotenziale der Akteure durch ein verstärktes Zusammenwirken der Gebietskörperschaften erschließen lassen?\nDies wird zum einen vertikal, also im Verhältnis Europäische Union, Zentralstaat (Bund), Gliedstaaten [...]\nReformoptionen für ein tradiertes Politikfeld\n2006, 183 Seiten, broschiert\nDer Band beschäftigt sich mit einem Thema, das als Querschnittspolitik für Jahrzehnte die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (mit-)prägte, heute aber um seine Position kämpfen muss: die Raumordnung und Landesplanung. In der Untersuchung folgt auf einen Überblick über die Planungssysteme der [...]


Veröffentlicht vonSven Heimeshoff\t 17. September 2012 21. Mai 2018\nDrei der vier Jugendmannschaften des Werdener TB sind am Sonntag in die Saison gestartet.\nDie weibliche U20 startet nun schon in ihre dritte Oberligasaison. Diesmal heißt das Ziel die erste Qualifikationsrunde zu den Westdeutschen Meisterschaften erreichen. Dafür wäre ein vierter Platz vonnöten.\nDer erste Spieltag lief ganz nach Plan. Auch wenn es in der ersten Partie gegen den TV Voerde richtig eng wurde. Mit 27:25 erkämpften sich die Werdenerinnen den ersten Satz. Im Anschluss verlor man jedoch mit 18:25 und musste in den Entscheidungssatz gehen. Hier behielt der WTB erneut die Oberhand. Äußerst knapp kam man zu einem 15:13 Erfolg.\nDie zweite Partie gegen TB Osterfeld machte das Team unnötig spannend. Nach einem klaren 25:16 verlor man mit 23:25. Allerdings rückte die Mannschaft im Tie-Break die Verhältnisse wieder gerade. 15:05 hieß es, dank einer großartigen Aufschlagserie von Astrid Seifert zum Abschluss.\nDamit hat die A-Jugend nun den 3. Tabellenplatz inne.\nDie männliche U20 fuhr zu Saisonbeginn zum Auswärtsspiel nach Wesel. In der ersten Partie gewann der WTB gegen den Weseler TV mit 2:1 nach Sätzen. Tat sich dabei allerdings unnötig schwer. In der zweiten Partie hatte das Team gegen den Kontrahenten von TuS Lintorf das Nachsehen. Gegen den überlegenen Gegner verlor man mit 0:2.\nDie A-Jugend belegt nunmehr den 2 Platz in der Tabelle.\nDie weibliche U16 geht in die zweite C-Jugend Saison. Zunächst trat man gegen die neu formierte Mannschaft von MTG Horst an. Der WTB fand allerdings nur langsam in die Partie. Nach einem recht hart umkämpften 25:22 Erfolg, kam die noch immer sehr junge Werdener Mannschaft zu einem 25:08 Satzgewinn. Insbesondere die in Topform befindliche U14 Spielerin Svea Ketteler brachte den Gegner mit äußerst sicheren Aufschlägen in Rückstand.Auch der dritte Satz ging mit 25:17 nach Werden.\nIm zweiten Spiel gegen SV Bayer Wuppertal kam das Team mit den starken Aufschlägen des Gegners nicht zurecht. Mit 09:25 gab man den Satz ab. Im zweiten Durchgang fand man besser in die Partie. Diesmal war es Vera Seifert die den WTB mit gefährlichen Aufschlägen im Spiel hielt. Mit verbesserter Annahme kam das Team auf zwei knappe 17:25 und 21:25 Niederlagen. Mit einer ausgeglichenen Bilanz belegt der WTB nach dem ersten Spieltag nun den 4. Rang.\nVeröffentlicht vonSven Heimeshoff 17. September 2012 21. Mai 2018 Veröffentlicht inBericht Jugend\nLeichtathleten im Finale – noch 3 Tage abstimmen


Islamismus in Frankreich - Antisemitisch, gewalttätig, frauenfeindlich | deutschlandfunk.de\nAntisemitisch, gewalttätig, frauenfeindlich\nGila Lustiger im Gespräch mit Jasper Barenberg | 08.01.2015\nChristoph Heinemann: Die Schriftstellerin Gila Lustiger hat gestern an einer Demonstration auf der Pariser Place de la République teilgenommen. Mein Kollege Jasper Barenberg hat sie gefragt, ob sie den Eindruck hatte, dass ihre Landsleute der Aufforderung des Präsidenten nach einem Schulterschluss gefolgt sind.\nGila Lustiger: Ich war nach dem Place de la République in den Vierteln, in denen es einen Hauptanteil von Moslems gibt, und ich denke nicht, dass die Moslems in Barbes zum Beispiel dieses Attentat befürworten. Aber auf der Place de la République hatten alle Schilder, "Je suis Charlie", "Ich bin Charlie", um einfach zu sagen, dass man mit diesem Attentat die Meinungsfreiheit und Frankreich und die Demokratie angreift, und diese Schilder habe ich dort nicht gesehen und ich glaube, ich habe sie dort nicht gesehen, weil die Moslems Angst haben. Sie haben Angst vor den Islamisten und es wird sich jetzt entscheiden, in den nächsten Tagen - in den nächsten Tagen gibt es Massendemonstrationen -, ob auch Moslems mitmarschieren, und sie müssen es tun. Sonst hat Marine Le Pen - wir haben ja das Problem, dass wir hier Rechtsradikale haben, die immer mehr Stimmen gewinnen, und wenn die Moslems in Frankreich jetzt nicht auf die Straße gehen und sich solidarisieren mit der Demokratie und mit Frankreich und mit den Werten Frankreichs und weiterhin Angst haben vor den Salafisten, Dschihadisten, wenn sie sich jetzt nicht mit dem Staat solidarisieren, kriegt Marine Le Pen noch eine Riesenwählerschaft. Das ist das Drama und die Gefahr in Frankreich.\nJasper Barenberg: Und da haben Sie durchaus Sorgen, dass genau das passieren wird, dass die Gesellschaft auseinanderdriften wird, weiter auseinanderdriften wird möglicherweise?\nLustiger: Ja, natürlich! - Natürlich! - Natürlich! Das ist die Gefahr hier.\n"Diese Männer sind eine Gefahr für die Demokratie"\nBarenberg: Welche Eindrücke haben Sie denn dort sammeln können, wo Sie sagen, dass Sie sich auch dort umgeschaut haben, wo die Mehrheit der Menschen Muslime sind, möglicherweise mit Einwanderungshintergrund?\nBarenberg: Sie beschreiben das ja, Frau Listiger, als so eine Art Mischung zwischen Angst in der muslimischen Gemeinschaft vor der Furcht vor diesem radikalen islamistischen Fundamentalismus und einer Art von Anziehungskraft, die von ihm ausgeht. Ist das dieses Klima der Verunsicherung, von dem dieser Tage jetzt wieder so viel die Rede ist?\nLustiger: Sie haben eben das Integrationsmodell, das nicht aufgegangen ist. Sie haben viele frustrierte junge Männer, die sich irgendwie ausgeschlossen fühlen, die sich missachtet fühlen, und sie propagieren einen radikalen Islam, der auch importiert wird von den Golf-Staaten. Das muss man mal sagen! Das ist kein Islam, der in Frankreich gewachsen ist. Jeder weiß heute und das wird auch in der Presse thematisiert, wer diesen radikalen Islam finanziert. Das ist Katar, das ist Saudi-Arabien, und der wächst in den Vororten und er ist sehr gefährlich, weil er die ganze Gesellschaft radikalisiert und auseinanderspaltet.\n"Zivilgesellschaft muss Islamismus verurteilen"\nBarenberg: Sie haben vom Front National gesprochen, von Marine Le Pen. Marine Le Pen und der Front National macht Politik mit der Angst vor dem Islam, der Angst vor dem Fremden, und feiert einen Wahlsieg nach dem anderen. Jetzt haben Sie gesagt, unsere Reaktion im Moment ist Trauer, ist Sprachlosigkeit, Fassungslosigkeit. In welche Richtung muss sich die Reaktion ab jetzt denn verändern und entwickeln, damit es nicht noch Wasser auf die Mühlen des Front National ist?\nLustiger: Die Moslems in Frankreich, aber auch die Linke und die Rechte, also die Zivilgesellschaft muss den Islamismus verurteilen. Islam ist nicht gleich Islamismus. Es gibt Islamismus, es gibt radikalen Islamismus, Salafismus, Dschihadismus und es gibt den Islam, und diese Differenzierung zwischen Islam und Islamismus müssen die Moslems machen, aber auch die Zivilgesellschaft, und man darf den Islamismus verurteilen, man muss ihn verurteilen, man muss gegen ihn vorgehen. Man muss da Wege finden, um diese jungen Männer nicht diese Gesellschaft auseinanderspalten zu lassen. Das geht einfach nicht. Es ist einfach fatal, was sie heute gemacht haben.\n"Front National hat sehr viele Stimmen gewonnen"\nBarenberg: Frau Lustiger, wie werden die reagieren, die den Islam auch schon gestern für eine Gefahr gehalten haben und sich heute auf sehr grausame Art bestätigt fühlen können?\nLustiger: Sie meinen die Front National Wählerschaft? - Front National hat heute sehr viele Stimmen gewonnen und Front National hat heute sehr viele Stimmen gewonnen, weil eigentlich die Linken, also die Regierung, aber auch die Rechten eben diese Differenzierung zwischen Islam und Islamismus nicht machen, aus Angst, dass sie als Rassisten angesehen werden könnten. Und solange das nicht geschieht, wird Marine Le Pen Wählerschaft bekommen. Wissen Sie, ich gebe Ihnen ein Beispiel, und ich sage Ihnen auch, warum ich zum Beispiel den Roman von Michel Houellebecq,...\nBarenberg: „Unterwerfung", der heute erschienen ist.\nLustiger: Ja, warum ich ihn so fantastisch finde. Michel Houellebecq beschreibt eigentlich eine Realität, die ich in den Vororten schon gesehen habe. In den Vororten! Ich rede jetzt von Créteil, ich rede jetzt von Sarcelles, ich rede jetzt von Saint Denis, wo ich war. Dort kann zum Beispiel eine junge Frau, wenn sie ein größeres Dekolleté hat und einen Rock - ich rede nicht vom Minirock, sondern bis Knielänge -, wenn sie so in Sarcelles, in gewissen Vierteln spazieren geht, wird sie angepöbelt. Sie muss sich züchtig anziehen, sie muss ihr Haar bedecken, und das sind Realitäten in Frankreich. Das kann nicht angehen!\nHeinemann: Die Schriftstellerin Gila Lustiger. Die Fragen stellte mein Kollege Jasper Barenberg.


Jetzt spenden - Bürgerstiftung Gerricus\nSie können selbst entscheiden, mit welchem Beitrag Sie uns finanziell unterstützen möchten. Finanziell unterstützen können Sie uns mit einer Spende oder einer Zustiftung. Den Betrag wählen Sie, genau wie Sie auch entscheiden können, ob Ihre Spende einmalig oder regelmäßig fließen soll und ob Sie Ihre Spende einem bestimmten Projekt oder lieber der Stiftung bzw. einem Förderschwerpunkt allgemein zugeführt wissen wollen.\nWenn Sie Zustiftungen machen möchten, überweisen Sie bitte direkt den gewünschten Betrag auf das folgende Konto.\nDer Zuordnung halber bitten wir Sie im Verwendungszweck deutlich zu machen welcher Stiftung/Sitftungsfonds die Zustiftung zugute kommen soll. Z. B. „Zustiftung Bürgerstiftung Gerricus“