ΙΑΚΗΡΥΞΗ 16/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ - PDF\nΙΑΚΗΡΥΞΗ 16/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ\nDownload "ΙΑΚΗΡΥΞΗ 16/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ"\n1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ 16/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ Εργαστήριο: ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Υπεύθυνο µέλος ΕΠ: Αναπληρωτής Καθηγητής Α. Αυγερόπουλος, ιστοσελίδα εργαστηρίου: τηλ.: (γραφείο) (εργαστήριο) Συνυπεύθυνο µέλος ΕΠ: Επίκουρος Καθηγητής Ν. Ζαφειρόπουλος τηλ.: (γραφείο) (εργαστήριο) ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ και ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΜΙ ΟΜΕΤΡΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ Συνολικός Προϋπολογισµός Οµάδας Α: Ευρώ Βασική Παρατήρηση: Θεωρείται αναγκαία και ικανή προϋπόθεση το λογισµικό της οργανολογίας της υναµικής Μηχανικής Ανάλυσης (DMA) να υποστηρίζει και την οργανολογία της ιαφορικής Θερµιδοµετρίας Σάρωσης (DSC) και αντιστρόφως για άµεση επεξεργασία και αντιστοίχηση των αποτελεσµάτων από τις δύο προτεινόµενες τεχνικές. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ι). ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Το σύστηµα κίνησης του DMA θα πρέπει να βρίσκεται µέσα σε διεπιφάνια αέρα ή αζώτου έτσι ώστε η κίνηση του άξονα που επιφέρει την παραµόρφωση στο δείγµα να γίνεται χωρίς τριβές. Το DMA θα πρέπει να ελέγχει αυτόµατα την πίεση του εισερχόµενου αέρα / αζώτου µε ενσωµατωµένο µηχανισµό και να προστατεύει το σύστηµα διακόπτοντας την λειτουργία του όταν η πίεση είναι κάτω του επιτρεπτού ορίου. Η κίνησή του µηχανισµού θα πρέπει να γίνεται χωρίς την υποστήριξη ελατηρίου έτσι ώστε να µην αυξάνεται η αδράνεια και να µην περιορίζεται το εύρος της µετατόπισής του. Επίσης ο µηχανισµός θα πρέπει να κρατιέται σταθερά και αυτόµατα από το DMA στους 40 0 C. Η µέτρηση της µετατόπισης της κίνησης θα πρέπει να γίνεται µε οπτικό κωδικογράφο (optical encoder) έτσι ώστε να µην επηρεάζεται από την θερµοκρασία, να είναι γραµµική σε όλο το εύρος µέτρησης ακόµα και όταν ο άξονας φτάνει στο όρια την µετατόπισης του. Τα όρια θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε 25mm µε διακριτική ικανότητα 1/\n2 Γενικά χαρακτηριστικά 1. Εύρος θερµοκρασιών C έως C 2. Ρυθµός θέρµανσης 0,1 έως 20 0 C/min µε βήµα 0,1 0 C/min 3. Ρυθµός ψύξης 0,1 έως 10 0 C/min 4. Μέγιστη εφαρµοζόµενη δύναµη 18 Newtons 5. ιακριτική ικανότητα δύναµης 0,00001 Newtons ή 0,01mN (Force Resolution). 6. Ισοθερµική σταθερότητα θερµοκρασίας +0,1 0 C 7. υναµικό εύρος παραµόρφωσης δείγµατος ±0,5 έως µm. 8. Εύρος µέτρησης modulus κατά Young x10 12 Pascal. 9. Ακρίβεια µέτρησης modulus κατά Young +1% 10. Ευαισθησία Tan δ 0, ιακριτική ικανότητα Tan δ (Resolution) 0, Περιοχή συχνοτήτων 0,01-200Hz µε βήµα 0,01 στις χαµηλές συχνότητες και 1.0Hz στις υψηλότερες 13. Αυτόµατη κίνηση του φούρνου 14. Ικανότητα να λειτουργεί και σαν TMA Το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να λειτουργεί µεταξύ άλλων και µε τις παρακάτω µεθόδους: Αυτόµατη ιατήρηση Φορτίου Σταθερή δύναµη και ποσοστό µεταβολής της. Προµέτρηση Γρήγορη µέτρηση µέτρου ελαστικότητας σε θερµοκρασία δωµατίου και µια συχνότητα. Ράµπα Θερµοκρασίας σε µια Συχνότητα Γραµµική µεταβολή θερµοκρασίας και µέτρηση βισκοελαστικής απόκρισης σε µια συχνότητα. «Ράµπα» Θερµοκρασίας σε φάσµα Συχνοτήτων Γραµµική µεταβολή θερµοκρασίας ενώ γίνεται παράλληλα σάρωση σε έως και 50 προεπιλεγµένες συχνότητες Σάρωση συχνοτήτων µε βηµατική µεταβολή θερµοκρασίας Βηµατική µεταβολή της θερµοκρασίας µε ισόθερµη συγκράτηση για προεπιλεγµένο χρόνο ακολουθούµενη από σάρωση συχνοτήτων µετά την οποία η θερµοκρασία ανεβαίνει σταδιακά βήµα-βήµα στην επόµενη ισόθερµη τιµή και γίνεται η επόµενη σάρωση συχνοτήτων. Ισόθερµη Σάρωση Παραµόρφωσης Σταθερή προεπιλεγµένη θερµοκρασία Σταθερή συχνότητα ενώ µετράται η ιξοδοελαστική απόκριση του υλικού σε προεπιλεγµένες τιµές παραµόρφωσης Ερπυσµός Εφαρµόζεται σταθερή τάση και µετράται η παραµόρφωση. Το συγκεκριµένο πείραµα ερπυσµού και επανάταξης µπορεί να γίνει για σειρά από ισόθερµες συνθήκες Χαλάρωση\n3 Εφαρµόζεται σταθερή παραµόρφωση και µετράται η δύναµη που απαιτείται για τη διατήρηση της σε σταθερή τιµή. Το πείραµα χαλάρωσης και επανάταξης µπορεί να γίνει για σειρά από ισόθερµες συνθήκες Να µπορεί να εφαρµοστεί σταθερή δύναµη στο δείγµα σε σταθερή θερµοκρασία (instronstyle). υνατότητες µελέτης παραµόρφωσης και µεγέθη δειγµάτων: Κάµψη τριών σηµείων 3-Point Bend 20 και 50mm µήκος δοκιµίου Πλάτος έως 15mm, πάχος έως 5mm Κάµψη τριών σηµείων για µικρά δοκίµια Small 3-Point Bend 5, 10 και 15mm σε µήκος Κάµψη για δοκίµια που συγκρατούνται σε δύο σηµεία Dual Cantilever 8, 20 και 35mm σε µήκος Πλάτος έως 15mm, πάχος έως 5mm Κάµψη για δοκίµια που συγκρατούνται σε ένα σηµείο Single 4, 10, 17.5mm σε µήκος Πλάτος έως 15mm, πάχος έως 5mm ιάτµηση τριβή και µελέτη της Παραµόρφωσης σε δοκίµιο που βρίσκεται µεταξύ δύο σταθερών πλακών Shear Sandwich 10mm τετράγωνο, µέγιστο πάχος 4mm σε κάθε πλευρά Εφελκυσµός µε αυτόµατη µέτρηση του µήκους του δοκιµίου χρησιµοποιώντας µια προκαθορισµένη τάση 5 έως 30mm σε µήκος Πλάτος έως 6.5mm, πάχος έως 2mm Συµπίεση µε αυτόµατη µέτρηση του πάχους του δοκιµίου χρησιµοποιώντας προκαθορισµένο βάρος. Παράλληλες πλάκες 10 και 40mm σε διάµετρο µπορούν να αλλάζουν. Το σύστηµα θα πρέπει επίσης να µπορεί να πραγµατοποιεί µετρήσεις σε δείγµα το οποίο βρίσκεται µέσα σε διάλυµα µε έλεγχο θερµοκρασίας του διαλύµατος από τον φούρνο του DMA Το DMA πρέπει να έχει την δυνατότητα να προσδιορίζει την επί τις εκατό ακρίβεια την εφαρµοζόµενης δύναµης πριν την συλλογή των δεδοµένων ενός σηµείου. Αυτόµατη βαθµονόµηση για κάθε µια από τις αρπάγες (clamps) που εγκαθίστανται και να πραγµατοποιείτε µετά την αλλαγή της κάθε αρπάγης. Να µπορεί να συνδεθεί και να ελέγχει αυτόµατα σύστηµα υγρού αζώτου και να πραγµατοποιεί αυτόµατο γέµισµα του δοχείου µε υγρό άζωτο από µεγαλύτερο δοχείο.\n4 Το σύστηµα πρέπει να είναι σχετικά µικρού µεγέθους και ενιαίο (ένα κοµµάτι) και να συνδέεται µε Η/Υ µέσω στάνταρ θύρας Ethernet 10/100 για τον έλεγχό του και την συλλογή των αποτελεσµάτων. Από τον ίδιο controller του συστήµατος θα πρέπει να µπορούν να ελεγχθούν και άλλα συστήµατα θερµικής ανάλυσης του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, όπως DSC και TGA. Πρέπει να διαθέτει και σύστηµα ελέγχου εκτός του Η/Υ, ενσωµατωµένο στο ίδιο το όργανο, µε έγχρωµη οθόνη αφής. Το σύστηµα θα πρέπει να διαθέτει επιπλέον έξοδο ρεύµατος στο πίσω µέρος του προκειµένου να µπορεί να δώσει ρεύµα στο σύστηµα ψύξης (εφ όσον υπάρχει). Λογισµικό πακέτο µεταξύ άλλων θα πρέπει να έχει και τις ακόλουθες δυνατότητες: Να µπορεί να δώσει δεδοµένα TTS (Time Temperature superposition). εδοµένα που προέρχονται από σαρώσεις σε διαφορετικές θερµοκρασίες να µπορούν να συνθέσουν µία καµπύλη (Master Curve software) σύµφωνα µε το µοντέλο WFL ή την εξίσωση του Arrhenius. Ο χρήστης θα πρέπει να µπορεί να επεξεργαστεί όλα τα δεδοµένα χειροκίνητα αλλά και να γίνεται αυτόµατη επεξεργασία των δεδοµένων για τις αναλύσεις ρουτίνας. Απεικόνιση σε πραγµατικό χρόνο της έκβασης του πειράµατος και της γραφικής παράστασης και δυνατότητα ανάλυσής της κατά την στιγµή της καταγραφής της. Να επιτρέπει την ανάλυση δεδοµένων και τον έλεγχο και άλλων συστηµάτων θερµικής ανάλυσης του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, όπως DSC και TGA. Να µπορεί να καταρτίσει γραφικές παραστάσεις οποιονδήποτε δύο σηµάτων σε χ και ψ άξονες και να µπορεί να κάνει υπέρθεση έως και 40 γραφικών παραστάσεων. Φυσικοί και δεκαδικοί λογάριθµοι να είναι διαθέσιµοι για οποιοδήποτε σήµα στην γραφική παράσταση αλλά και πρώτη και δεύτερη παράγωγος. Οι γραφικές παραστάσεις θα πρέπει να µπορούν να εξαχθούν στο MS Powerpoint για σύνταξη παρουσιάσεων µε απλή εντολή copy-paste αλλά και σε MS Word και MS Excel. Τα δεδοµένα θα πρέπει να είναι διαθέσιµα σε ASCII format και spreadsheet και θα πρέπει να µπορεί να γίνει επεξεργασία του κάθε σηµείου ξεχωριστά Το προσφερόµενο λογισµικό θα πρέπει να µπορεί να εγκατασταθεί σε όσους υπολογιστές θέλει ο χρήστης και σε δίκτυο χωρίς κανένα επιπλέον κόστος, για την συλλογή και την επεξεργασία των αποτελεσµάτων σε χώρο διαφορετικό από αυτόν που βρίσκεται το σύστηµα και να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows XP Professional ή Vista. Το DMA πρέπει να συνοδεύεται από: Α. Έξι διαφορετικές αρπάγες: 1) Single/Dual Cantilever, µε διαστάσεις δείγµατος: 35/17.5** mm (Μ), έως 15 mm (Πλάτος) και 5 mm (Πάχος) 2) 3-Point Bend µε διαστάσεις δείγµατος 50 mm (Μήκος), έως 15 mm (Πλάτος) και 7 mm (Πάχος) 3) ύο αρπάγες για Tension για Film/fiber και Film µε διαστάσεις δειγµάτων: 5 to 30 mm (Μήκος), Up to 8 mm (Πλάτος) και 2 mm (Πάχος) 5 to 30 mm (Μήκος), 5 denier (0.57 tex) έως 0.8 mm ιάµετρος 4) Shear µε διαστάσεις δείγµατος 10 mm τετράγωνο, έως 4 mm (Πάχος) 5) Compression µε διαστάσεις δείγµατος: 15 and 40 mm διάµετρος, έως10 mm (Πάχος)\n5 Β. Κοµπρεσέρ αέρα Γ. Σύστηµα ψύξης Υγρού Αζώτου Με δοχείο το οποίο θα µπορεί να γεµίσει αυτόµατα από ένα µεγαλύτερο δοχείο, ακόµα και κατά την διάρκεια ενός πειράµατος, χωρίς να διακόπτεται το πείραµα.. Λογισµικό ελέγχου του συστήµατος και ανάλυσης των αποτελεσµάτων όπως περιγράφεται παραπάνω. ΙΙ). ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΜΙ ΟΜΕΤΡΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ Να στηρίζεται οπωσδήποτε στην αρχή λειτουργίας Heat Flux και όχι Power Compensation ή κάτι παρόµοιο. Εύρος Θερµοκρασίας: -180 έως 725 C (συνολικά) Θερµοκρασία δωµατίου έως 725 C µε ψύξη µε αέρα -90 έως 600 C µε σύστηµα µηχανικής ψύξης -180 έως 550 C µε σύστηµα υγρού αζώτου Ακρίβεια θερµοκρασίας (accuracy) : ±0,1 C Επαναληψηµότητα θερµοκρασίας (precision): ±0.05 C Θερµιδοµετρική Επαναληψηµότητα (colorimetric precision based on metal standards): ±0,1% Ευαισθησία/ ιακριτική ικανότητα (sensitivity/resolution): 8mW/ C* *Ο συγκεκριµένος λόγος πρέπει να ορίζεται ως ο λόγος ύψους (mw) προς το πλάτος ( C) του γραφήµατος όταν µετράται 1 gr (±0,05mg) του σηµείου τήξεως του ίνδιου µε ρυθµό θέρµανσης 10 C/min σε ατµόσφαιρα αζώτου. Καµπυλότητα γραµµής βάσης (-50 έως 300 C): 150µW Επαναληψηµότητα γραµµής βάσης: <40µW Θόρυβος γραµµής βάσης: (µέγιστο από peak σε peak): <1µW Ψηφιακή ανάλυση: >0,04µW Σχεδιασµός συστήµατος Το δείγµα και το υλικό αναφοράς να βρίσκονται οπωσδήποτε µέσα στον ίδιο φούρνο κατά την µέτρηση και όχι σε ξεχωριστούς φούρνους. Το DSC πρέπει να έχει ανιχνευτές θερµοκρασίας «περιοχής» σε ολόκληρη στην περιοχή κάτω από το δείγµα και το υλικό αναφοράς και όχι θερµόµετρα ή thermopiles που να κάνουν τη µέτρηση µόνο σε κάποια συγκεκριµένα σηµεία. Ο φούρνος του DSC πρέπει να είναι κατασκευασµένος από άργυρο µε platinel heating windings. Ο σκοπός του συγκεκριµένου σχεδιασµού είναι η οµοιοµορφία της θερµοκρασίας µέσα στον φούρνο και η µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Πρέπει να διαθέτει διπλό ψηφιακό mass flow controller για τον έλεγχο των αερίων ο οποίος να προγραµµατίζεται µέσω του λογισµικού στον Η/Υ και η ροή κάθε στιγµή του πειράµατος\n6 να αποθηκεύεται σε ένα file στον Η/Υ. Επίσης πρέπει να µπορεί να γίνει αυτόµατη εναλλαγή από ένα αέριο σε ένα άλλο κατά την διάρκεια ενός πειράµατος. Τα αρχεία δεδοµένων να περιέχουν τις µετρηµένες θερµοκρασίες των δειγµάτων και όχι υπολογισµένες έτσι ώστε να γνωρίζει ο χρήστης την ακριβή θερµοκρασία του δείγµατος σε διαφορετικούς ρυθµούς θέρµανσης ψύξης. Πρέπει να µπορεί να βαθµονοµηθεί σε έως και 5 σηµεία θερµοκρασίας. Λογισµικό ελέγχου, ανάλυσης και αποθήκευσης των αποτελεσµάτων (όλα τα παρακάτω θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται) Να παραδίδεται µε το κατάλληλο λογισµικό πακέτο σε περιβάλλον Microsoft Windows, το οποίο µπορεί να εγκατασταθεί και σε δίκτυο για την παρακολούθηση του συστήµατος ή την επεξεργασία των αποτελεσµάτων από διαφορετικό χώρο από αυτό που είναι εγκατεστηµένο το σύστηµα και µπορεί να εγκατασταθεί σε όσους υπολογιστές θέλει ο χρήστης χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Να είναι φιλικό και εύκολο στην χρήση. Να ιαθέτει Wizards για την ανάπτυξη καινούριων µεθόδων. Η σύνδεση του Η/Υ µε το σύστηµα να γίνεται µέσω θύρας Ethernet. Να µπορούν να δηµιουργηθούν και να αποθηκευτούν νέες µέθοδοι και να ανασυρθούν παλαιότερες. Να ασκεί πλήρη έλεγχο και προγραµµατισµό όλων των παραµέτρων του συστήµατος. Να λειτουργεί σε περιβάλλον Microsoft Windows Vista ή XP Professional. Na µπορεί να υποστηρίξει έως 8 συστήµατα ταυτόχρονα (TGA, DMA, DSC, TMA κτλ.) τα οποία και θα µπορούν να λειτουργούν παράλληλα µε το DSC. Na διαθέτει Explorer, ο οποίος ανιχνεύει αυτόµατα την ύπαρξη και τον τύπο του/των συνδεδεµένων συστηµάτων µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα αποτελέσµατα να συλλέγονται σε πραγµατικό χρόνο κατά την διάρκεια ενός πειράµατος και µπορούν να αποθηκευτούν. Να παρέχει στο χρήστη την δυνατότητα παρέµβασης για την βελτίωση τόσο των παραµέτρων του πειράµατος (ακόµα και όταν αυτό είναι σε εξέλιξη) όσο και των αποτελεσµάτων (ακόµα και την στιγµή που παραλαµβάνονται) ή/και τον έλεγχο της βαθµονόµησης. Να έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης και επεξεργασίας στην ιδία γραφική παράσταση πολλαπλών γραφηµάτων. Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των δεδοµένων µετά την επεξεργασία τους. Τα παραγόµενα αρχεία να µπορούν να εξαχθούν σε format ASCII data files, Spread sheet, text files, PCX και HPGL και να έχει τη δυνατότητα copy-paste (αντιγραφή / επικόλληση) για την µεταφορά των δεδοµένων σε άλλα προγράµµατα, όπως PowerPoint, Word και Excel. Να συνοδεύεται από το εγχειρίδιο χρήσης και από CD µε εφαρµογές (Application library) και CD µε βοηθητικά Video για να γίνει πιο παραστατικός ο τρόπος αντιµετώπισης µικροβλαβών ή /και η χρήση διάφορων εργαλείων. Να µπορεί να εκτελεί σε οποιονδήποτε χρόνο επιλέξει χειροκίνητα ή σε τακτά χρονικά διαστήµατα (τα οποία θα προγραµµατίζονται από τον χρήστη και θα εκτελούνται αυτόµατα\n7 στον προεπιλεγµένο χρόνο και ηµέρα) διαγνωστικά τεστ για τα mass flow controllers και τα υπόλοιπα µέρη του συστήµατος. Τα αποτελέσµατα από τα συγκεκριµένα τεστ θα πρέπει να αποθηκεύονται σε µορφή report στο σύστηµα και επίσης θα πρέπει να µπορούν να αποσταλούν στον χρήστη µε µορφή ή instant message για να είναι ενήµερος ο χρήστης για την κατάσταση του συστήµατος. Επίσης θα πρέπει το λογισµικό να ελέγχει αυτόµατα για αναβαθµίσεις περιοδικά µέσα από το Internet αυτόµατα και να «κατεβάζει» / εγκαθιστά τις διαθέσιµες αναβαθµίσεις ανάλογα µε την επιλογή του χρήστη. Το λογισµικό θα πρέπει να µην έχει κλειδί ενεργοποίησης και να µπορεί να εγκατασταθεί σε όσους υπολογιστές θέλει ο χρήστης (µε όσες άδεις χρήσης θέλει) χωρίς επιπλέον κόστος και χωρίς να χάνει κάτι από τις λειτουργίες του όταν εγκαθίσταται σε άλλον υπολογιστή. Θα πρέπει να µπορεί να κάνει πλήρη ανάλυση των αποτελεσµάτων συµπεριλαµβανοµένης και της υπέρθεσης γραφηµάτων. Το DSC θα πρέπει να συνοδεύεται από: Α. Σύστηµα ψύξης υγρού αζώτου µε δοχείο 50 λίτρων το οποίο θα µπορεί να συνδεθεί µε κάποιο άλλο µεγαλύτερο και θα έχει την δυνατότητα να γεµίζει αυτόµατα, ακόµα και κατά την διάρκεια ενός πειράµατος, χωρίς να σταµατάει το πείραµα. Β. 100 δειγµατοφορείς για τις πρώτες αναλύσεις Γ. Υδραυλική Πρέσα για το κλείσιµο των δειγµατοφορέων: Οι δειγµατοφορείς να έχουν απόλυτα επίπεδη βάση για την καλύτερη δυνατή επαφή τους µε την κυψέλη του συστήµατος. Επίσης, η πρέσα να διαθέτει κωδικοποιηµένες µε χρώµατα κεφαλές οι οποίες θα αντιστοιχούν σε διαφορετικό είδος δειγµατοφορέων και θα προσαρµόζονται µαγνητικά επάνω της.. Το πλήρες λογισµικό του συστήµατος χωρίς κωδικό ενεργοποίησης, όπως περιγράφεται παραπάνω. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. Tο σύστηµα της υναµικής Μηχανικής Ανάλυσης και της ιαφορικής Θερµιδοµετρίας Σάρωσης να είναι πλήρες και έτοιµο για λειτουργία και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα µικροεξαρτήµατα. 2. Το σύστηµα θα πρέπει να παραδοθεί εγκατεστηµένο και σε πλήρη λειτουργία. 3. Οι προδιαγραφές να απαντώνται αναλυτικά σε φύλλο συµµόρφωσης µε την ίδια ακριβώς δοµή µε τις τεχνικές προδιαγραφές και να αποδεικνύονται απαραιτήτως από τα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου. 4. Η κατασκευάστρια και η προµηθεύτρια εταιρεία να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1. Ο χρόνος παράδοσης του συστήµατος ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 2. Η εγκατάσταση του συστήµατος θα πραγµατοποιηθεί υποχρεωτικά από ειδικευµένο τεχνικό του προµηθευτή εκπαιδευµένο στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστικού οίκου. Να προσκοµιστούν πιστοποιητικά εκπαίδευσης. 3. Απαιτείται εκπαίδευση µετά την πλήρη εγκατάσταση τουλάχιστον για δύο (2) ηµέρες επί τόπου δύο (2) χειριστών του εργαστηρίου. Η εκπαίδευση θα περιλαµβάνει την εκµάθηση χειρισµού του εξοπλισµού η οποία θα συνδυάζεται µε όλες τις παρεχόµενες δυνατότητες του καθώς και την άρση παρουσιαζόµενων δυσλειτουργιών.\n8 4. Να υπάρχει η δυνατότητα σύµβασης τεχνικής εξυπηρέτησης ορισµένου χρόνου µετά την λήξη του χρόνου εγγύησης. 2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1. Εγγύηση καλής λειτουργίας ένα (1) έτος µετά την παράδοση του συστήµατος. 2. Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών επί µία δεκαετία µετά την αγορά του συστήµατος. 3. Εγγύηση παροχής τεχνικής υποστήριξης επί µία δεκαετία µετά την αγορά του συστήµατος. 4. Να προσκοµιστεί κατάλογος εγκατεστηµένων µηχανηµάτων παρόµοιου τύπου στην Ελλάδα. ΟΜΑ Α Β Υπεύθυνο µέλος ΕΠ: Αναπληρωτής Καθηγητής Α. Αυγερόπουλος, ιστοσελίδα εργαστηρίου: τηλ.: (γραφείο) (εργαστήριο) Συνυπεύθυνο µέλος ΕΠ: Επίκουρος Καθηγητής Ν. Ζαφειρόπουλος τηλ.: (γραφείο) (εργαστήριο) ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΚΕ ΑΣΗ ΦΩΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ & ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ Συνολικός Προϋπολογισµός Οµάδας Β: Ευρώ Με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές τουλάχιστον: Α. ΚΥΡΙΩΣ ΟΡΓΑΝΟ 1. Η συσκευή να είναι απαραίτητα τύπου desktop, µικρού µεγέθους και µε ελάχιστο βάρος. Να αναφερθούν διαστάσεις και βάρη προς σύγκριση. 2. Η µέτρηση του Ζ δυναµικού να επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας την τεχνική Μ3-PALS (Phase Analysis Light Scattering). 3. Η µέτρηση του µοριακού βάρους να επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας την τεχνική SLS (Static Light Scattering). 4. Η µέτρηση του µεγέθους των σωµατιδίων να επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας την τεχνική NIBS (Non-Invasive Back Scatter). 5. Η µέτρηση του δυναµικού Ζήτα του µεγέθους των σωµατιδίων και του µοριακού βάρους να γίνεται στην ίδια κυψελίδα. 6. Να υπάρχει η δυνατότητα µέτρησης Ζ δυναµικού σε συστήµατα υψηλής περιεκτικότητας σε άλας. 7. Να διαθέτει µικρού µεγέθους κυψελίδα η οποία: α. Να µην χρειάζεται καθάρισµα, βαθµονόµηση και συντήρηση, αλλά να είναι αναλώσιµη (disposable zeta potential capillary cell). β. Να ποικίλει σε εύρος µεγεθών. γ. Να δίνει την δυνατότητα µέτρησης Ζ δυναµικού σε διαλύµατα πολύτιµων πρωτεϊνών και βιοπολυµερών. δ. Να δίνει την δυνατότητα ανάλυσης δειγµάτων µε ελάχιστη ή καθόλου αραίωση\n9 ε. Να δίνει την δυνατότητα για εφαρµογές σε µη υδατικό περιβάλλον (όπως επίσης και για διασπορά σε νερό). 8. Να πραγµατοποιεί µετρήσεις µεγέθους σωµατιδίων µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: α. Εύρος µέτρησης (ανάλογα µε το δείγµα): 0.6nm-6µm. β. Ελάχιστο όγκο διαλύµατος 12µl. γ. Εύρος συγκέντρωσης: 0.1mg/mL - 40%w/v δ. Η µέτρηση να γίνεται σε γωνία Να πραγµατοποιεί µετρήσεις Ζ δυναµικού µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: α. Εύρος µεγέθους σωµατιδίων (ανάλογα µε το δείγµα): 5nm-10µm. β. Ελάχιστο όγκο διαλύµατος 0,75ml. γ. Μέγιστη αγωγιµότητα δείγµατος: έως 200mS/cm. 10. Να πραγµατοποιεί µετρήσεις µοριακού βάρους σε εύρος περίπου (ανάλογα µε το δείγµα) 1x x 10 7 και µε ελάχιστο όγκο δείγµατος 12µl. 11. Να διαθέτει είτε Laser: 4mW He _ Ne, 633nm, είτε Laser: Frequency doubled DPSS 50mW, 532nm. 12. Το laser να είναι σε συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές: Class I, EN : 2001 and CDRH. 13. Να διαθέτει ανιχνευτή: Avalanche photodiode, Q.E > 50% at 633 nm. 14. Να διαθέτει εξασθενητή Laser : Αυτόµατο, µεταφορά 100% %. 15. Να λειτουργεί σε εύρος θερµοκρασίας: 2 C 120 C. 16. Να διαθέτει έλεγχο συµπύκνωσης: purge facility using dry air. 17. Να διαθέτει επιπλέον στενής κατανοµής οπτικό φίλτρο (Narrow band optical filter). 18. Να διαθέτει την δυνατότητα για λειτουργία σε flow mode µε δυνατότητα σύνδεσης µε δύο εξωτερικούς ανιχνευτές. 19. Να συνοδεύεται από κατάλληλο σύστηµα αυτόµατης τιτλοδότησης, το οποίο να επιτρέπει την εναλλαγή του ph του διαλύµατος κατά την διάρκεια των µετρήσεων σωµατιδίων, ζ-δυναµικού και µοριακού βάρους. 20. Να διαθέτει κατάλληλο degasser για τις γραµµές σύνδεσης του παραπάνω συστήµατος αυτόµατης τιτλοδότησης. 21. Να διαθέτει κατάλληλο option ιξωδοµέτρου για µέτρηση από 0.3 έως 10,000mPa.s. 22. Να διαθέτει κατάλληλη κυψελίδα για την µέτρηση υψηλής συγκέντρωσης δειγµάτων, όπως σε κεραµικά και γαλακτώµατα. Β. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Να διαθέτει εντελώς αυτοµατοποιηµένη διαδικασία, εύκολη στην χρήση. 2. Να διαθέτει «Standard Operating Procedures (SOPs)», για άριστη επαναληψιµότητα 3. Να επιτρέπει την µεγάλου εύρους καταγραφή στατιστικών για απ ευθείας σύγκριση των αποτελεσµάτων 4. Να επιτρέπει την επιλογή παραµέτρων ανάλυσης (θερµοκρασία, χρόνος). 5. Να διαθέτει «Custom report generator» 6. Να είναι συµβατό µε λειτουργικά συστήµατα Windows XP, Vista και Να συνοδεύεται από ειδικό επιπλέον λογισµικό µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά τουλάχιστον: α. υνατότητα ελέγχου των αλγορίθµων µέτρησης µεγέθους σωµατιδίων και ζ-δυναµικού. β. Επιπλέον επιλογή αλγορίθµων µέτρησης. γ. υνατότητα ελέγχου και αλλαγής των παραµέτρων συσχέτισης. δ. υνατότητα Distribution Analysis\n10 ε. Το σύστηµα να παραδοθεί πλήρες και έτοιµο προς λειτουργία, συµπεριλαµβάνοντας κατάλληλο Η/Υ και εκτυπωτή. στ. Να διαθέτει kit βασικών αναλωσίµων της συσκευής για την πρώτη περίοδο λειτουργίας. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. Tο σύστηµα της υναµικής Σκέδασης Φωτός να είναι πλήρες και έτοιµο για λειτουργία και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα µικροεξαρτήµατα. 2. Το σύστηµα θα πρέπει να παραδοθεί εγκατεστηµένο και σε πλήρη λειτουργία. 3. Οι προδιαγραφές να απαντώνται αναλυτικά σε φύλλο συµµόρφωσης µε την ίδια ακριβώς δοµή µε τις τεχνικές προδιαγραφές και να αποδεικνύονται απαραιτήτως από τα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου. 4. Η κατασκευάστρια και η προµηθεύτρια εταιρεία να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001:2008 & ISO ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1. Ο χρόνος παράδοσης του συστήµατος ορίζεται σε τέσσερεις (4) µήνες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 2. Η εγκατάσταση του συστήµατος θα πραγµατοποιηθεί υποχρεωτικά από ειδικευµένο τεχνικό του προµηθευτή εκπαιδευµένο στις εγκατάστασεις του κατασκευαστικού οίκου. Να προσκοµιστούν πιστοποιητικά εκπαίδευσης. 3. Απαιτείται εκπαίδευση µετά την πλήρη εγκατάσταση τουλάχιστον για δύο (2) ηµέρες επί τόπου δύο (2) χειριστών του εργαστηρίου. Η εκπαίδευση θα περιλαµβάνει την εκµάθηση χειρισµού του εξοπλισµού η οποία θα συνδυάζεται µε όλες τις παρεχόµενες δυνατότητες του καθώς και την άρση παρουσιαζόµενων δυσλειτουργειών. 4. Να υπάρχει η δυνατότητα σύµβασης τεχνικής εξυπηρέτησης ορισµένου χρόνου µετά την λήξη του χρόνου εγγύησης. 2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1. Εγγύηση καλής λειτουργίας ένα (1) έτος µετά την παράδοση του συστήµατος. 2. Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών επί µία δεκαετία µετά την αγορά του συστήµατος. 3. Εγγύηση παροχής τεχνικής υποστήριξης επί µία δεκαετία µετά την αγορά του συστήµατος. 4. Να προσκοµιστεί κατάλογος εγκατεστηµένων µηχανηµάτων παρόµοιου τύπου στην Ελλάδα.\n11 ΟΜΑ Α Γ Yπεύθυνο µέλος ΕΠ: Επίκουρος Καθηγητής Ν. Ζαφειρόπουλος τηλ.: (γραφείο) (εργαστήριο) ΙΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ Συνολικός Προϋπολογισµός Οµάδας Γ: Ευρώ Αγορά µίας πολυλειτουργικής διάταξης µηχανικών δοκιµών που να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Ι. ΓΕΝΙΚΑ Η Συσκευή δοκιµών πρέπει να διαθέτει πλαίσιο φόρτισης δυναµικότητας τουλάχιστον 10ΚΝ, σύστηµα δυναµοκυψέλης και λογισµικό για τον έλεγχο της µηχανής, τη συλλογή δεδοµένων και τον υπολογισµό επιπλέον µεγεθών µε επεξεργασία των αρχικών δεδοµένων. II. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ A. ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 1. Το πλαίσιο φόρτισης να διαθέτει δύο στήλες κατάλληλες για εφελκυσµό, θλίψη, κάµψη, διάτµηση και κυκλικές δοκιµές. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εντολής κλειστού βρόγχου µε σύστηµα επανατροφοδότησης του ελέγχου κίνησης και έναν σερβοκινητήρα υψηλης απόδοσης. 2. Η κινητή κεφαλή θα πρέπει να οδηγείται υποχρεωτικά από δύο κοχλίες υψηλής ακρίβειας και διπλά περικόχλια προφορτισµένα για τη µείωση των ανοχών κατά τη διάρκεια κυκλικής φόρτισης. 3. Για αυξηµένη στιβαρότητα και αντοχή σε πλευρικά φορτία, το πλαίσιο φόρτισης θα πρέπει να περιλαµβάνει εκτός των δύο παραπάνω κοχλιών, τουλάχιστον δύο στήλες οδηγούς πάνω στις οποίες θα εδράζεται η κινητή κεφαλή. 4. Το πλαίσιο φόρτισης θα πρέπει να διαθέτει κοµβίο ασφαλείας ISO άµεσης διακοπής λειτουργίας της µηχανής σε περίπτωση κινδύνου. Για λόγους ασφαλείας, το σύστηµα δε θα ενεργοποιείται αυτόµατα µε την απελευθέρωση του κοµβίου ασφαλείας, παρά µόνο µε κατάλληλες ρυθµίσεις µέσω του λογισµικού. 5. Το πλαίσιο φόρτισης να διαθέτει διακόπτες περιορισµού της διαδροµής της κινητής κεφαλής στο εµπρός µέρος του πλαισίου. Έτσι ώστε για λόγους ασφαλείας, να οριοθετείται η συνολική διαδροµή της κεφαλής. Να υπάρχουν δύο επίπεδα ασφαλείας, το πρώτο επίπεδο να σταµατά την κινούµενη κεφαλή και το δεύτερο (σε περίπτωση βλάβης του πρώτου) να διακόπτει την παροχή ρεύµατος στο πλαίσιο. 6. Η απόσταση µεταξύ της κινούµενης κεφαλής (χωρίς τη δυναµοκυψέλη και τα εξαρτήµατα) και της βάσης της µηχανής να είναι τουλάχιστον 1200 mm. 7. Το συνολικό ύψος του πλαισίου να µην ξεπερνά τα 1650 mm. 8. Η περιοχή ταχυτήτων δοκιµών να είναι τουλάχιστον από 0,001 mm/min έως mm/min ή ευρύτερη. 9. Η ακρίβεια της ταχύτητας δοκιµών µε σταθερό φορτίο να είναι καλύτερη ή ίση µε +/- 0.05%. 10. Η µέγιστη ταχύτητα στο µέγιστο φορτίο (10 KN) να είναι τουλάχιστον mm/min. 11. Για λόγους ασφαλείας, πρέπει να υπάρχει µηχανισµός αυτόµατης διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση αποσύνδεσης του Η/Υ, ή της δυναµοκυψέλης.\n12 12. Το πλαίσιο θα πρέπει να διαθέτει εγκοπές στο µπροστινό του µέρος για την τοποθέτηση εξαρτηµάτων. 13. Να υπάρχει κονσόλα ελέγχου διαφόρων λειτουργιών στο µπροστινό µέρος του πλαισίου. Οι λειτουργίες να περιλαµβάνουν, έναρξη, παύση δοκιµής, µηδενισµός φορτίου µετατόπισης και παραµόρφωσης, επιστροφή στην αρχική θέση και προστασία δείγµατος. Επίσης να υπάρχει τροχίσκος µετακίνησης της κινούµενης κεφαλής µε πολύ ακριβείς κινήσεις µε σκοπό την εγκατάσταση ή αφαίρεση εξαρτηµάτων. Η κονσόλα να διαθέτει έγχρωµη οθόνη µε ενδείξεις του φορτίου και της µετατόπισης σε πραγµατικό χρόνο. B. ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Η συσκευή να διαθέτει δυναµοκυψέλη δυναµικότητας +/-10ΚN τοποθετηµένη κάτω από την κινούµενη κεφαλή. Επιπλέον δυναµοκυψέλες θα πρέπει να είναι διαθέσιµες για µελλοντικές επεκτάσεις µε δυναµικότητες 5ΚN, 2ΚN, 1ΚN, 500N, 100N, 50N, 10N και 5N προκειµένου να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες του συστήµατος. 2. Η δυναµοκυψέλη καθώς και άλλα εξαρτήµατα µέτρησης όπως µηκυνσιόµετρα, LVDT κλπ, να αναγωρίζονται αυτόµατα από τα ηλεκτρονικά του συστήµατος και να µπορούν να χρησιµοποιηθούν αµέσως χώρις να απαιτείται η δήλωση του αντίστοιχου µοντέλου µέσω του λογισµικού χειροκίνητα. 3. Η ακρίβεια του συστήµατος µέτρησης του φορτίου να είναι τουλάχιστον +/-0.5% της ένδειξης έως το 1/500 της δυναµικότητας της δυναµοκυψέλης. Να γίνεται ψηφιακή επεξεργασία των µετρήσέων του φορτίου σε όλο το έυρος έτσι ώστε να πετυχαίνεται η απαιτούµενη ακρίβεια χωρίς να επηρεάζεται η ανάλυση των δεδοµένων από το λογισµικό, τον χειριστή ή τα ηλεκτρονικά ελέγχου. 4. Όλες οι δυναµοκυψέλες θα πρέπει να έχουν προστασία υπερφόρτισης έως το 105% του µέγιστου φορτίου. Σε περίπτωση που το φορτίο υπερβεί το ανωτέρω όριο, τα ηλεκτρονικά ελέγχου θα πρέπει να διακόπτουν τη λειτουργία του πλαισίου αυτόµατα. Η αναγνώριση της δυναµοκυψέλης θα πρέπει να γίνεται αυτόµατα χωρίς να απαιτείται η δήλωση της δυναµικότητας της από το χειριστή. Με αυτόν τον τρόπο και για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης στην δυναµοκυψέλη, θα ορίζεται και το µέγιστο φορτίο που θα επιτρέπεται να ασκηθεί κατά τη διάρκεια της δοκιµής. 5. Η ικανότητα υπερφόρτισης της δυναµοκυψέλης χωρίς να προκληθεί µόνιµη βλάβη να είναι τουλάχιστον 150% της δυναµικότητας. 6. Η επικοινωνία του Η/Υ µε τη συσκευή να γίνεται µέσω κάρτας Ethernet 10/100 Mbit/sec. 7. Η συσκευή να διαθέτει πιστοποίηση CE. Γ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λογισµικό συµβατό µε λειτουργικό σύστηµα Windows XP και Windows VISTA υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα 1. Το λογισµικό να επιτρέπει τον προσδιορισµό της αντοχής διαφόρων υλικών, τον έλεγχο της δοκιµής και τη δηµιουργία εκθέσεων και να υποστηρίζει όλες τις δυνατότητες του συστήµατος. 2. Να διαθέτει τρία επίπεδα πρόσβασης και να επιτρέπεται η χρήση του µόνο µε την εισαγωγή κωδικών ασφαλείας ανάλογα µε τις αρµοδιότητες του κάθε χειριστή. 3. Να υπάρχει δυνατότητα χρήσης διαφόρων γλωσσών µεταξύ των οποίων η Αγγλική και η Ελληνική. 4. Το λογισµικό να επιτρέπει τη διεξαγωγή δοκιµών µε καθοδήγηση σε κάθε στάδιο της πειραµατικής διαδικασίας. 5. Να υπάρχουν ψηφιακές ενδείξεις σε πραγµατικό χρόνο µε όλες τις φυσικές µετρήσεις κατά τη διάρκεια της δοκιµής, όπως φορτίο, µετατόπιση, παραµόρφωση σε µονάδες του µετρικού συστήµατος, SI και US κατ επιλογή.\n13 6. Να υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης εµφάνισης πέντε ψηφιακών ενδείξεων σε πραγµατικό χρόνο και να ορίζεται ο αριθµός δεκαδικών σηµείων που θα χρησιµοποιούνται κάθε φορά. 7. Να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου λειτουργιών όπως µηδενισµός φορτίου, παραµόρφωσης, αρχικού µήκους και µηδενισµός όλων των παραµέτρων ταυτόχρονα µέσω κοµβίων ελέγχου. 8. Το λογισµικό να επιτρέπει απευθείας την επισκόπηση των µετρήσεων (data points) χώρις να απαιτείται η χρήση άλλου προγράµµατος. 9. Η απεικόνιση των γραφηµάτων να γίνεται σε πραγµατικό χρόνο και η κλίµακα των αξόνων να ορίζεται αυτόµατα. 10. Να υποστηρίζεται µεγάλο εύρος δοκιµών όπως εφελκυσµός, θλίψη, κάµψη, αποφλοίωση, σχίσιµο, τριβή, ερπυσµός, χαλάρωση, κυκλική φόρτιση κ.α. και να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφορετικών τρόπων επιβολής φορτίου κατα τη διάρκεια της δοκιµής (φόρτιση, παύση, αποφόρτιση κλπ) 11. Ο έλεγχος του συστήµατος µέσω του λογισµικού να γίνεται µε χρήση: α) της δυναµοκυψέλης (έλεγχος φορτίου) β) του αισθητήρα θέσης της κινούµενης κεφαλής (έλεγχος µετατόπισης) γ) εξωτερικού αισθητήρα όπως µηκυνσιόµετρο, LVDT κ.α. (έλεγχος παραµόρφωσης) 12. Η λήξη της δοκιµής θα πρέπει να γίνεται µε χρήση τεσσάρων τουλάχιστον κριτηρίων ταυτόχρονα. 13. Να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης δεδοµένων απευθείας στον σκληρό δίσκο του Η/Υ έτσι ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο απώλειας των µετρήσεων σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος. 14. Το λογισµικό να έχει τη δυνατότητα συλλογής δεδοµένων από κάµερα USB 15. Να υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργίας τουλάχιστον δύο διαφορετικών πινάκων αποτελεσµάτων µετά το πέρας της δοκιµής. 16. Οι διάφοροι υπολογισµοί να γίνονται µε χρήση είτε προεγκατεστηµένων εξισώσεων είτε µε σχέσεις ορισµένες από τον χειριστή. 17. Μεγέθη όπως το µέτρο ελαστικότητας, το όριο διαρροής, οι µέγιστες τιµές κ.α. να γίνονται σε πραγµατικό χρόνο κατά τη διάρκεια της δοκιµής. 18. Το λογισµικό να επιτρέπει τη δηµιουργία εκθέσεων σε διαφόρους τύπους αρχείων όπως MS Word, PDF ή HTML και την εξαγωγή των µετρήσεων σε αρχεία.csv. 19. Να υπάρχει εκτεταµένο µενού βοήθειας µε οδηγίες για τη χρήση του λογισµικού και να συµπεριλαµβάνονται επεξηγήσεις σχετικά µε τα διάφορους διαθέσιµους υπολογισµούς. 20. Να συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικά προεγκατεστηµένες µέθοδοι για δοκιµές σε πλαστικά µε βάση τα πρότυπα ASTM D638, D790, D695, D882, D1894, D6272, ISO 527-1, -2 & -3, ISO 178, ISO ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΡΠΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΙΑΓΟΝΕΣ 1. Μηχανικές αρπάγες δυναµικότητας 10ΚN τουλάχιστον µε θερµοκρασιακό εύρος λειτουργίας : -70 C έως 250 C. 2. Σιαγόνες για επίπεδα δοκίµια πλάτους έως 25 mm και πάχους έως 6,4 mm τουλάχιστον. 3. Σιαγόνες για επίπεδα δοκίµια πλάτους έως 25 mm και πάχους έως 12,6 mm τουλάχιστον. Ε. ΙΑΤΑΞΗ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΜΨΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 1. Να περιλαµβάνεται διάταξη δοκιµών κάµψης τριών σηµείων µέγιστης δυναµικότητας 5 ΚN για δοκιµές µε βάση το πρότυπο ASTM D Μέγιστο άνοιγµα κάτω σηµείων στήριξης 190 mm τουλάχιστον. Ελάχιστο άνοιγµα 10 mm. 3. Θερµοκρασιακό εύρος λειτουργίας -100 C to +350 C τουλάχιστον.\n14 ΣΤ. ΜΗΚΥΝΣΙΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 1. Μηκυνσιόµετρο µέγιστης διαδροµής τουλάχιστον 250 mm. 2. ιακριτική ικανότητα 100 µm, αρχικό µήκος 10, 20, 25, 50, 100 και 200 mm. 3. Αυτόµατη αναγνώριση από τα ηλεκτρονικά ελέγχου της συσκευής. 4. Κάρτα διατήρησης σήµατος πλήρως συµβατή µε το µηκυνσιόµετρο µεγάλης διαδροµής. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. ιάταξη των µηχανικών δοκιµών να είναι πλήρης και έτοιµο για λειτουργία και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα µικροεξαρτήµατα. 2. Το σύστηµα θα πρέπει να παραδοθεί εγκατεστηµένο και σε πλήρη λειτουργία. 3. Οι προδιαγραφές να απαντώνται αναλυτικά σε φύλλο συµµόρφωσης µε την ίδια ακριβώς δοµή µε τις τεχνικές προδιαγραφές και να αποδεικνύονται απαραιτήτως από τα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου. 4. Η κατασκευάστρια και η προµηθεύτρια εταιρεία να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1. Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του συστήµατος να µην υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 2. H εγκατάσταση του συστήµατος θα πραγµατοποιηθεί υποχρεωτικά από ειδικευµένο τεχνικό του προµηθευτή εκπαιδευµένο στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστικού οίκου. Να προσκοµιστούν πιστοποιητικά εκπαίδευσης. 3. Απαιτείται εκπαίδευση επί τόπου 2 χειριστών του εργαστηρίου για τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες κατά την εγκατάσταση. Η εκπαίδευση θα περιλαµβάνει την εκµάθηση χειρισµού του εξοπλισµού η οποία θα συνδυάζεται µε όλες τις παρεχόµενες δυνατότητες του καθώς και την άρση παρουσιαζόµενων δυσλειτουργιών. 4. Να υπάρχει η δυνατότητα σύµβασης τεχνικής εξυπηρέτησης ορισµένου χρόνου µετά την λήξη του χρόνου εγγύησης. 2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1. Εγγύηση καλής λειτουργίας επί 1 έτος µετά την παράδοση του συστήµατος. 2. Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών επί µία δεκαετία µετά την αγορά του συστήµατος. 3. Εγγύηση παροχής τεχνικής υποστήριξης επί µία δεκαετία µετά την αγορά του συστήµατος 4. Να προσκοµιστεί κατάλογος εγκατεστηµένων µηχανηµάτων παρόµοιου τύπου στην Ελλάδα. TMHMA MHXANIKΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ\n15 Υπεύθυνο µέλος ΕΠ: Επ. Καθηγητής ηµοσθένης Φωκάς Τηλ ΟΜΑ Α ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ-ΨΥΚΤΗΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ (Chiller-Immersion Cooler) Συνολικός Προϋπολογισµός Οµάδας : Ευρώ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Θερµοκρασία λειτουργίας από C έως C. Το ψυκτικό µέσο είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Η λειτουργία του είναι φιλική προς τον χρήστη. ιαθέτει χαµηλό επίπεδο θορύβου. Το µπροστινό µέρος αφαιρείται εύκολα για περιοδικό καθαρισµό του συµπιεστή. Είναι σύµφωνο µε το DIN και την κλάση ασφάλειας. Φέρει πιστοποιητικό CE Mark και ο κατασκευαστικός οίκος πιστοποιηµένος µε EN ISO 9001 : Τάση λειτουργίας 220 V / 50 Hz. Εγγύηση καλής λειτουργίας: Ένα (1) έτος Ψυκτική ισχύς ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. Tο σύστηµα που προτείνεται να είναι πλήρες και έτοιµο για λειτουργία και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα µικροεξαρτήµατα. 2. Το σύστηµα θα πρέπει να παραδοθεί εγκατεστηµένο και σε πλήρη λειτουργία. 3. Οι προδιαγραφές να απαντώνται αναλυτικά σε φύλλο συµµόρφωσης µε την ίδια ακριβώς δοµή µε τις τεχνικές προδιαγραφές και να αποδεικνύονται απαραιτήτως από τα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου. 4. Η κατασκευάστρια και η προµηθεύτρια εταιρεία να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001:2000. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1. Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του συστήµατος να µην υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 2. H εγκατάσταση του συστήµατος θα πραγµατοποιηθεί υποχρεωτικά από ειδικευµένο τεχνικό του προµηθευτή εκπαιδευµένο στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστικού οίκου. Να προσκοµιστούν πιστοποιητικά εκπαίδευσης. 3. Απαιτείται εκπαίδευση επί τόπου 2 χειριστών του εργαστηρίου για τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες κατά την εγκατάσταση. Η εκπαίδευση θα περιλαµβάνει την εκµάθηση χειρισµού του εξοπλισµού η οποία θα συνδυάζεται µε όλες τις παρεχόµενες δυνατότητες του καθώς και την άρση παρουσιαζόµενων δυσλειτουργιών. 4. Να υπάρχει η δυνατότητα σύµβασης τεχνικής εξυπηρέτησης ορισµένου χρόνου µετά την λήξη του χρόνου εγγύησης. 2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1. Εγγύηση καλής λειτουργίας επί 1 έτος µετά την παράδοση του συστήµατος.\n16 2. Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών επί µία δεκαετία µετά την αγορά του συστήµατος. 3. Εγγύηση παροχής τεχνικής υποστήριξης επί µία δεκαετία µετά την αγορά του συστήµατος 4. Να προσκοµιστεί κατάλογος εγκατεστηµένων µηχανηµάτων παρόµοιου τύπου στην Ελλάδα. ΟΜΑ Α Ε Υπεύθυνο µέλος ΕΠ: Επ. Καθηγητής ηµοσθένης Φωκάς Τηλ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ FOURIER (FTIR) Συνολικός Προϋπολογισµός Οµάδας Ε: Ευρώ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Το οπτικό σύστηµα να είναι απλής δέσµης. Να έχει περιοχή λειτουργίας από 7800 έως 350cm -1. Να έχει διακριτική ικανότητα από 0.5cm -1 έως 16 cm -1, ρυθµιζόµενη σε βήµατα. Να έχει ανιχνευτή DLΑTGS, µε έλεγχο θερµοστάτησης. Nα περιλαµβάνει διαχωριστή δέσµης από γερµάνιο, µε επικάλυψη βρωµιούχου καλίου. Η πηγή να είναι κεραµική, υψηλής ενέργειας. Να έχει λόγο σήµατος προς θόρυβο µεγαλύτερο από 30000:1 peak to peak (µέτρηση στα 2100 cm -1, µε διακριτική ικανότητα 4 cm -1, για σάρωση 1 min). Να διαθέτει συµβολόµετρο Michelson, αποµονωµένο από το περιβάλον, µε αυτόµατη ξήρανση και µε αυτόµατο σύστηµα δυναµικής ευθυγράµµισης µε laser. Να έχει ρυθµιζόµενη ταχύτητα κατόπτρου από 2.0 έως 9 mm/sec, επιλεγόµενη σε βήµατα. Να διαθέτει πηγή υψηλής ενέργειας από κεραµικό υλικό. Να δέχεται µικροσκόπιο IR. Να συνοδεύεται από λογισµικό το οποίο να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows ΧP ή νεώτερα και να έχει τις ακόλουθες δυνατότητες: Πλήρη έλεγχο του οργάνου µέσω θύρας USB. υνατότητα διακρίβωσης των παραµέτρων του οργάνου µε χρήση δείγµατος πολυστυρενίου για τις παραµέτρους: Ένταση φάσµατος ιακριτική ικανότητα Ακρίβεια κυµατάριθµου Επαναληψιµότητα κυµατάριθµου Επαναληψιµότητα διαπερατότητας Να έχει δυνατότητα έρευνας βιβλιοθήκης Να έχει δυνατότητα πραγµατοποίησης φασµατικής έρευνας σε βάση δεδοµένων. Να έχει δυνατότητα ποσοτικής ανάλυσης σε µίγµατα του ενός ή περισσοτέρων συστατικών µε ικανότητα ολοκλήρωσης κορυφής φάσµατος και δηµιουργίας καµπυλών βαθµονόµησης ενός ή πολλαπλών προτύπων. Να συνοδεύεται από κυψελίδα για υγρά δείγµατα, για ελέγχους διαπερατότητας, µε δύο ζεύγη παραθύρων της επιλογής µας.\n17 Να συνοδεύεται από κατάλληλο ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκτυπωτή έγχρωµο ψεκασµού µελάνης Εγγύηση καλής λειτουργίας: Ένα (1) έτος ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. Tο σύστηµα που προτείνεται να είναι πλήρες και έτοιµο για λειτουργία και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα µικροεξαρτήµατα. 2. Το σύστηµα θα πρέπει να παραδοθεί εγκατεστηµένο και σε πλήρη λειτουργία. 3. Οι προδιαγραφές να απαντώνται αναλυτικά σε φύλλο συµµόρφωσης µε την ίδια ακριβώς δοµή µε τις τεχνικές προδιαγραφές και να αποδεικνύονται απαραιτήτως από τα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου. 4. Η κατασκευάστρια και η προµηθεύτρια εταιρεία να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1. Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του συστήµατος να µην υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 2. H εγκατάσταση του συστήµατος θα πραγµατοποιηθεί υποχρεωτικά από ειδικευµένο τεχνικό του προµηθευτή εκπαιδευµένο στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστικού οίκου. Να προσκοµιστούν πιστοποιητικά εκπαίδευσης. 3. Απαιτείται εκπαίδευση επί τόπου 2 χειριστών του εργαστηρίου για τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες κατά την εγκατάσταση. Η εκπαίδευση θα περιλαµβάνει την εκµάθηση χειρισµού του εξοπλισµού η οποία θα συνδυάζεται µε όλες τις παρεχόµενες δυνατότητες του καθώς και την άρση παρουσιαζόµενων δυσλειτουργιών. 4. Να υπάρχει η δυνατότητα σύµβασης τεχνικής εξυπηρέτησης ορισµένου χρόνου µετά την λήξη του χρόνου εγγύησης. 2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1. Εγγύηση καλής λειτουργίας επί 1 έτος µετά την παράδοση του συστήµατος. 2. Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών επί µία δεκαετία µετά την αγορά του συστήµατος. 3. Εγγύηση παροχής τεχνικής υποστήριξης επί µία δεκαετία µετά την αγορά του συστήµατος 4. Να προσκοµιστεί κατάλογος εγκατεστηµένων µηχανηµάτων παρόµοιου τύπου στην Ελλάδα. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Επιστηµονικό Εργαστήριο Τρισδιάστατης Απεικόνισης και Οπτικοποίησης Βιοιατρικών και Βιολογικών δεδοµένων µέσω Υπολογισµών Υψηλών Αποδόσεων Υπεύθυνο µέλος ΕΠ: Καθηγητής ηµήτριος Φωτιάδης Τηλ ΟΜΑ Α ΣΤ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟ ΟΣΕΩΝ Συνολικός Προϋπολογισµός Οµάδας ΣΤ: Ευρώ\n18 Τεχνική Περιγραφή και Αναγκαιότητα Η τρισδιάσταση απεικόνιση µέσω µοντελοποίησης βιοιατρικών και βιολογικών δεδοµένων, καθώς και η επεξεργασία των οπτικών και αναλυτικών δεδοµένων τους αποτελούν µερικά από τα πιο απαιτητικά ερευνητικά προβλήµατα σε υπολογιστική ισχύ και υπολογιστικό κόστος. Για να αντεπεξέλθει η σύγχρονη επιστηµονική έρευνα στην επίλυση των πολυδιάστατων βιοιατρικών και βιολογικών προβληµάτων τα οποία απαιτούν: α) επεξεργασία δεδοµένων εικόνας (x-ray, fmri, MRI, CT, PET, etc) µε ανακατασκευή και επεξεργασία τρισδιάστατων ρεαλιστικών µοντέλων και β) υπολογιστική ανάλυση δεδοµένων (ιατρικά, γενετικά, πρωτεοµικά) της τάξεως των terabyte, χρειάζεται η εφαρµογή τεχνολογικών και αρχιτεκτονικών υποδοµών για υπολογισµούς υψηλής απόδοσης (High Performance Computing HPC). Οι HPC υποδοµές για την επίλυση αυτών των επιστηµονικών προβληµάτων αποτελούνται από υπολογιστικές µονάδες µε ειδικά χαρακτηριστικά και βελτιστοποιηµένο λογισµικό το οποίο ανταποκρίνεται στις συγκεκριµένες ανάγκες. Εκτός από α) την τρισδιάστατη επεξεργασία, β) την οπτικοποίηση και αναπαράσταση µε υψηλή/ρεαλιστική διακριτικότητα και γ) την επεξεργασία εικόνας και ιατρικών δεδοµένων για την βιοιατρική τεχνολογία και βιολογία, η υποδοµή HPC παρέχει επιπλέον εξειδικευµένες δυνατότητες γαι την ανάλυση µοριακών δοµών, την προσοµοίωση µοριακών διαµορφώσεων µε επίλυση χρονικά ανεξάρτητων διαφορικών εξισώσεων, καθώς και την πολυδιάστατη µηγραµµική βελτιστοποίηση. Για την οπτική επεξεργασία και τρισδιάστατη απεικόνιση βιοιατρικών και βιολογικών επιστηµονικών προβληµάτων απαιτείται η ανάγκη να ξεφύγουµε από τις κλασικές µεθοδολογίες supercomputing και να αναζητήσουµε εξειδικευµένες τεχνικές λύσεις εξοπλισµού και λογισµικού µεταβαίνοντας στους επιστηµονικούς υπολογισµούς υψηλής απόδοσης (HPC). Τα βασικά συστατικά για να επιτευχθεί αυτή η επιστηµονική λύση αφορά 3 θέµατα: Α) Υπολογιστική ισχύ µέσω σύγχρονων υπολογιστικών αρχιτεκτονικών και ειδικών επεξεργαστών. Β) Βελτιστοποίηση υπολογιστικού κώδικα επίλυσης επιστηµονικών προβληµάτων απεικόνισης και ανάλυσης (σε παγκόσµιο επίπεδο οι µέθοδοι βελτιστοποίησης κώδικα εφαρµόζονται σε υποδοµές HPC διότι µόνο εκεί υπάρχει ανάγκη). Γ) Εξαιρετικά υψηλή υπολογιστική ισχύ για την επεξεργασία τρισδιάστατων γραφικών µε δεδοµένα βιοιατρικής τεχνολογίας, βιολογίας και γενετικής. Οι επιστηµονικοί υπολογισµοί υψηλών αποδόσεων (HPC) για την έρευνα στην επεξεργασία τρισδιάστατης απεικόνισης και οπτικής µοντελοποίησης στην βιοιατρική και βιολογία δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν µε συστοιχείες υπολογιστικών συστηµάτων (computer Clusters). Αντιθέτως, χρειάζεται να αναπτυχθούν συστοιχείες µε υποδοµές HPC ώστε να καλυφθούν οι πολύ εξειδικευµένες υπολογιστικές ανάγκες. Σήµερα τέτοιες υποδοµές HPC έχουν πάρα πολύ µεγάλα ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα όπως το CERN και η NASA. Σε επίπεδο επιστηµονικής έρευνας στην ακαδηµαϊκή κοινότητα είναι αρκετό να υπάρχει η βασική υποδοµή HPC η οποία να µπορεί µελλοντικά να αναπτυχθεί σε συστοιχείες συνυπολογίζοντας τις µελλοντικές ανάγκες. Το κυρίαρχο πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί µε την παρούσα πρόταση αφορά την εισαγωγή της υποδοµής, τεχνολογίας και αρχιτεκτονικής επιστηµονικών υπολογισµών υψηλών αποδόσεων ώστε να παρέχεται η δυνάτοτητα επιστηµονικών υπολογισµών τρισδιάστατης απεικόνισης και οπτικής µοντελοποίησης για την µελέτη βιοϊατρικών και βιολογικών προβληµάτων. Ολά τα εργαστήρια και επιστηµονικά κέντρα παγκοσµίως αποτελούνται από υποδοµές HPC, διότι είναι ο µοναδικός τρόπος αντιµετώπισης των επιστηµονικών προβληµάτων που καλείται η ακαδηµαική και ερενητική κοινότητα να αντιµετωπίσει τον 21 ο αιώνα. i) Ο µεγάλος υπολογιστικός χρόνος που στην πράξη µεταφράζεται σε υψηλό υπολογιστικό κόστος οφείλεται ως επί το πλείστον στις επαναληπτικές δοµές\n19 ii) που εµφανίζονται σε όλες τις εφαρµογές επιστηµονικού υπολογιστιού κώδικα µε την µορφή βρόγχων. Επιστηµονικά, υπάρχει η δυνατότητα µετατροπής των κλειστών βρόγχων σε σύνολα επαναλήψεων που λέγονται υπερκόµβοι και µπορούν να εκτελούνται ατοµικά. Σε αυτό το σηµείο έρχεται η τεχνολογία και αρχιτεκτονική των υψηλών-αποδόσεων επεξεργαστικών µονάδων, ώστε µε κατάλληλες µεθόδους απεικόνισης βελτιστοποιείται ο κώδικας και επιταχύνεται είτε µέσω παραλληλοποίησης, είτε µέσω κατανοµής η επίλυση του βιο-προβλήµατος. Ο εξοπλισµός και το λογισµικό επιστηµονικών υπολογισµών υψηλών αποδόσεων καλύπτει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες ενός ακαδηµαικού τµήµατος παρέχοντας: 1. Υπολογιστικές µονάδες 64-bit υψηλής ποιόητας και απόδοσης - σε κλίµακα Terabyte - και τις πιο ισχυρές αποδόσεις γραφικών µε 1 κάρτα γραφικών Quatro FX που αποτελούνται απο 1.5 GigaByte RAM. Η συνολική µνήµη RAM κάθε HPC κόµβου είναι 24GigaByte. Η συνολική υποδοµή αποτελείται από 24 ΧΕΟΝ-cores το οποίο θα κατατάξει το εργαστήριο στα υψηλά παγκόσµια standards HPC computing και 3dvisual processing, ενώ η συνολική µνήµη RAM ανέρχεται 72 GigaByte. Έξι ειδικές οθόνες TFT υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης θα διασυνδέονται µε όλους τους HPC servers παρέχοντας λεπτοµερή τρισδιάστατη απεικόνιση σε πραγµατικό µέγεθος ως συστοιχεία οπτικών αποτελεσµάτων. 2. Λογισµικό τρισδιάστατης µοντελοποίησης και κινούµενης αναπαράστασης µε προγραµµατιστικές δυνάτοτητες. 3. Ειδικά εργαλεία διασύνδεσης µε το MATLAB. 4. Βιβλιοθήκη επιστηµονικών συναρτήσεων για την γλώσσα προγραµµατισµού C. 5. Υπολογιστικά εργαλεία και βιβλιοθήκες εξόρυξης δεδοµένων. 6. Υπολογιστική βιβλιοθήκη παραλληλοποίησης υπολογιστικού κώδικα. 7. Υπολογιστικη βιβλιοθήκη για Symmetric Multiprocessor αρχιτεκτονικές. 8. Βελτιστοποιηµένο µεταγλωτιστή της γλώσσας προγραµµατισµού FORTRAN. Τα εργαλεία NAG (Numerical Algorithm Group) είναι ένα σύνολο από επαγγελµατικά επιστηµονικά και ερευνητικά υπολογιστικά πακέτα υψηλών αποδόσεων και επιδόσεων για 64bit αρχιτεκτονικές.\n20 Τεχνικός Εξοπλισµός και Λογισµικό Υπολογιστικές Μονάδες 64bit Είδος Περιγραφή Ποσότητα Τιµή Μονάδας Γενικά Χαρακτηριστικά Κατασκευαστής - Μοντέλο Hewlett Packard (HP) Σήµανση CE για Οδηγίες ENERGY STAR, Ηλεκτροµαγνητικής EPEAT Gold, Συµβατότητας και Χαµηλής 80PLUS Bronze Power Supply Τάσης Form Factor (Case Type) Mini Tower Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Intel Xeon E5530, 1006 FSB Αριθµός εγκατεστηµένων 2 επεξεργαστών Ονοµαστική συχνότητα CPU 2.40 GHz Μνήµη RAM Χωρητικότητα µνήµης 24 GB Μέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη 96 GB Τύπος µνήµης RAM 1333 MHz ECC DDR3 Unbuffered RAM Θύρες Επέκτασης Αριθµός PCI/PCI-X slots 2 PCI Express Gen2 x16 1 PCI Express Gen2 (x8 mechanically, x4 electrically) 1 PCI Express Gen1 (x8 mechanically, x4 electrically) 2 PCI USB Ports Front: 3 USB 2.0 Rear: 6 USB 2.0 Serial Ports 1 serial Internal PS2 για keyboard - mouse 2 PS/2 Hard Disks Συστήµατος Αριθµός Controllers Integrated 6 channel SATA 3 Gb/s controller with RAID (0, 1, 5 or 10) capability, optional SAS controller, LSI 3041E 4-port SAS/SATA, with RAID (0, 1 or 10) capability Αριθµός ίσκων 2 Χωρητικότητα κάθε δίσκου 1 TB Ταχύτητα περιστροφής (RPM) 7200 Μονάδα Οπτικού ίσκου Χαρακτηριστικά Μονάδας SATA 16X DVD+/-RW SuperMulti LightScribe Αριθµός Μονάδων 1 Μονάδες Τροφοδοσίας Αριθµός Μονάδων 1 Ισχύς 680W Καρτα Γραφικων 3 Αξία µε ΦΠΑ ( )\n21 Τύπος NVidia Quadro FX4800 Μέγεθος µνήµης κάρτας 1.5 TB γραφικών Υποστηριζόµενες αναλύσεις 2560x1600 Πληκτρολόγιο Τύπος USB ή PS2 USB Τύπος QWERTY QWERTY Ποντίκι Τύπος USB ή PS2 USB Οπτικής τεχνολογίας ΝΑΙ Πλήκτρα 2 Nα περιλαµβάνει τροχό κύλισης ΝΑΙ Κάρτα ικτύου Αριθµός καρτών 1 Internal Τύπος Integrated Broadcom 5764 LAN Gigabit Ταχύτητα 10/100/1000 Interface PCIe Λειτουργικό Σύστηµα Χαρακτηριστικά Microsoft Windows 7 Pro 64-bit CD/DVD εκκίνησης ΝΑΙ διόρθωσης και εγκατάστασης λειτουργικού συστήµατος από «µηδενική βάση» Οθόνη Τύπος FlexScan EV2333W Μέγεθος οθόνης (διαγώνιος σε 23" / 58 cm (584 mm diagonal) ίντσες) Ανάλυση (pixels) (16: 9 aspect ratio) Πιστοποιήσεις TCO Displays 5.0 Response Time Λογισµικό EPEAT Gold TÜV/Ergonomics(inc ISO ) TÜV/GS CE FCC-B TÜV/S EPA Energy Star RoHS, WEEE EIZO Eco Products ms 6\n22 NAG Numerical Algorithms Components Numerical facilities Optimization, including linear, quadratic, integer and nonlinear programming, least squares problems, constrained minimization and constrained quadratic programming for large sparse problems Ordinary and partial differential equations, and mesh generation Numerical integration Roots of nonlinear equations (including polynomials) Solution of dense, banded and sparse linear equations and eigenvalue problems Solution of linear and nonlinear least squares problems Special functions Curve and surface fitting and interpolation Large scale eigen problems Large, sparse systems of linear equations 1 Statistical facilities Random number generation Simple calculations on statistical data Correlation and regression analysis Multivariate methods Analysis of variance and contingency table analysis Time series analysis Nonparametric statistics Copulas - Normal and Student's t Mixed effects regression Stepwise linear regression\n23 The NAG Toolbox for MATLAB Optimization-both Local and Global Optimization solvers (minimization and maximization finding the optimum) Ordinary and partial differential equations Wavelets Option Pricing Formulae Partial Least Squares and Ridge Regression Nearest Correlation Matrix Quantiles Mesh generation Numerical integration Roots of nonlinear equations Dense, banded and sparse linear equations Eigenvalue problems Linear and nonlinear least squares problems Special functions Curve and surface fitting and interpolation Large scale eigenproblems Large, sparse systems of linear equations Random number generation Simple calculations of statistical data Correlation and regression analysis Multivariate methods Analysis of variance and contingency table analysis Time series analysis Nonparametric statistics Copulas Normal and Student s t NAG Data Mining Components Enhanced data cleaning functions Advances in outlier identification Machine learning and pattern recognition functionality Specifically designed for large data sets Easy integration Multiple user interfaces Comprehensive documentation Available for your computing environments Standards Compliant 1 1


Τα καλύτερα ξενοδοχεία για τα ταξίδια σας σε Μασσαλία από 92 €\nΒρείτε τις καλύτερες προσφορές για τα ξενοδοχεία στην πόλη Μασσαλία\nΑναζητάτε δωμάτιο σε Μασσαλία; Ψάχνετε για την πιο οικονομική επιλογή ξενοδοχείου που θα σας προσφέρει παράλληλα την ποιότητα και τις ανέσεις που θέλετε για τις διακοπές σας;\nΗ Skyscanner Hotels είναι εδώ για να σας βοηθήσει να βρείτε τα πιο φθηνά δωμάτια και τις πιο ποιοτικές επιλογές για τα ταξίδια σας το 2019. Απλά, γρήγορα και χωρίς καμιά χρέωση, χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες της Skyscanner και κλείστε τη διαμονή σας σε Μασσαλία με τον πιο εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο!\nΒρίσκεστε μόλις μερικά κλικ μακριά από την κράτηση του ξενοδοχείου σας! Προσθέστε τις ημερομηνίες που επιθυμείτε στο πλαίσιο αναζήτησης, πραγματοποιήστε την αναζήτησή σας για τα ιδανικά ξενοδοχεία σε Μασσαλία, συγκρίνετε τις τιμές και κλείστε τη διαμονή σας με ένα απλό πάτημα πάνω στον ιστότοπο του ξενοδοχείου ή του ταξιδιωτικού γραφείου. Εντελώς δωρεάν, χωρίς επιπλέον χρεώσεις, επιλέξτε ανάμεσα σε αμέτρητα κι εξαιρετικά ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Με τις τιμές να ανέρχονται γύρω στα 92 €, ξεκινήστε την εκδρομή σας έχοντας εξασφαλίσει το κατάλυμα σας στην καλύτερη προσφορά.\nΞενοδοχεία στην πόλη Μασσαλία\nΜπορείτε να υπολογίσετε πως η μέση τιμή των ξενοδοχείων σε Μασσαλία είναι 92 € ώστε να προγραμματίσετε το κόστος του ταξιδιού σας.\nΑπό την άλλη, στην πόλη Μασσαλία θα βρείτε αμέτρητα αξιοθέατα. Τι καλύτερο από το να επιλέξετε ένα ξενοδοχείο που να βρίσκεται κοντά σε αυτά; Δείτε, λοιπόν, τρία από τα ξενοδοχεία που συγκεντρώνουν, την πιο υψηλή βαθμολογία σε Μασσαλία και βρίσκονται σε τοποθεσία που σας επιτρέπει να περιορίσετε τις μετακινήσεις και χάσιμο χρόνου:\nResidhotel Le Grand Prado το οποίο βρίσκεται κοντά στην περιοχή Old Port of Marseille\nHostel Vertigo Vieux-Port σε ιδανική τοποθεσία κοντά στην περιοχή Notre-Dame de la Garde\nB&B Hôtel Marseille Centre La Joliette σε κοντινή απόσταση από την τοποθεσία Στάδιο Βελοντρόμ\nΞενοδοχεία με την υψηλότερη βαθμολογία σε Μασσαλία\nΤι λένε οι ταξιδιώτες για Μασσαλία;\nΚριτικές μελών (97)\nΠλούσια πόλη δίπλα στη θάλασσα και μια σημαντική οδός για ταξίδια στη Νότια Ευρώπη.\nΑυτή η όμορφη πόλη λιμάνι είναι η μεγαλύτερη πόλη στην περιοχή της Προβηγκίας. Είναι η ιδανική βάση για να εξερευνήσετε την Provence και τη γαλλική Ριβιέρα.\nΌπως μια γοητευτική γοητευτική βασίλισσα, η οποία μοιράστηκε πάρα πολύ σκληρά, η Μασσαλία είναι ελαφρώς πικρή και μια μικρή dangereuse. Είναι ακόμα ζωντανή, αρκετά ισχίο και πωλεί μεγάλο σαπούνι.\nΠότε είναι καλύτερα να κάνει κανείς κράτηση για ξενοδοχείο σε Μασσαλία;\nΟ φθηνότερος μήνας είναι ο Νοέμβριος, με μέση τιμή τις 72 € ανά διανυκτέρευση. Ο πιο ακριβός μήνας για να μείνετε σε Μασσαλία είναι ο Ιούλιος, με μέση τιμή τις 127 € ανά διανυκτέρευση.\nΠοια είναι η μέση τιμή ανά διανυκτέρευση σε Μασσαλία τον Οκτώβριος;\nΗ μέση τιμή ξενοδοχείου τον Οκτώβριος πέρυσι ήταν 81 € ανά διανυκτέρευση. Η τιμή αυτή είναι κατά 12% χαμηλότερη από τη μέση τιμή ανά διανυκτέρευση των 92 € που είδαμε τους προηγούμενους 12 μήνες.\nΠώς είναι ο καιρός σε Μασσαλία;\nΣε Μασσαλία, η αναμενόμενη μέση θερμοκρασία τον Οκτώβριος είναι 16,7°C/62,1°F. Ο πιο ζεστός μήνας είναι συνήθως ο Ιούλιος, με τις μέσες θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 30,4°C/86,7°F. Ο πιο κρύος μήνας είναι ο Ιανουάριος, με τις μέσες θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 2,9°C/37,2°F.\nΠοια αεροδρόμια είναι πιο κοντά στο κέντρο της πόλης σε Μασσαλία, Γαλλία;\nΤο πλησιέστερο αεροδρόμιο σε Μασσαλία είναι το Μασσαλία (MRS) (19,82km). Άλλα κοντινά αεροδρόμια: Εξ Αν Προβάνς (23,25km) Τουλόν-Hyères (66,91km)\nΠτήσεις προς Μασσαλία\nΕνοικίαση αυτοκινήτου σε: Μασσαλία\nΕντός και γύρω από Μασσαλία\nResidhotel Le Grand PradoHostel Vertigo Vieux-PortB&B Hôtel Marseille Centre La JolietteAparthotel Adagio Marseille Vieux-PortAppart'City Marseille EuromedCitadines Prado Chanot MarseilleStaycity Aparthotels Centre Vieux PortResidhome Marseille Saint-CharlesIbis Marseille Centre Gare Saint-CharlesIbis Marseille Centre EuromédRésidence Meublée Larguez Les Ames ArtHôtel de la RenaissanceAparthotel Adagio Access Marseille Saint-CharlesHoliday Inn Express Marseille - Saint CharlesHotelf1 Marseille AubagneIbis Budget Marseille Vieux-PortOdalys City Marseille CanebièrehotelF1 Marseille Est Saint MenetKyriad Marseille Palais Des Congrès – VélodromeRésidence Meublée Services


αείποτε: 1194. 1930 Packard Phaeton Speedster\n1194. 1930 Packard Phaeton Speedster\nΤο μόνο σίγουρο ότι το χρονικό διάστημα από τις δέκα έξι Σεπτεμβρίου μέχρι και την ενδεκάτη Νοεμβρίου 2018 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, στην περίπτωσή μου, ως αφιερωμένο στα Lego. Πραγματικά στο διάστημα αυτό αγόρασα δέκα τρία κουτιά Lego με το περιεχόμενο των οποίων ασχολήθηκα επί επτά Κυριακές και έξι Σάββατα!\nΑποτέλεσμα; Δέκα τέσσερα αυτοκίνητα της σειράς Speed Champions, ένας Boba Fett της σειράς Star Wars και ένα Pickup & Caravan της σειράς Lego City. Συνολικό κόστος; Τριακόσια τριάντα ένα Ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (331,99 €). Το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα είναι το πρώτο δίχως διαθέσιμο Lego μετά από σχεδόν τρεις μήνες. Θα το αντέξω!\nΚαι όμως! Υπήρχε ζωή, τέτοιας φύσης τουλάχιστον, και πριν τα Lego. Υπήρχε και την «έφτιαχναν» τα συναρμολογούμενα για τα οποία έχω γράψει εκτενώς στην εγγραφή «0601. Συναρμολογούμενα». Από αυτά τα συναρμολογούμενα, λοιπόν, διάλεξα να παρουσιάσω ένα αυτοκίνητο αντίκα που συναρμολόγησα πριν από τριάντα πέντε έτη! Συγκεκριμένα τον Γενάρη του 1983. Κόστος μόλις 880 ταπεινές δραχμούλες ή 2,58 €.\nΠρόκειται, λοιπόν, για ένα «κουτί» της Monogram από το οποίο προέκυψε ένα όμορφο, κατά τη γνώμη μου, αυτοκίνητο αντίκα. Μια πράσινη Packard Phaeton Speedster του 1930 με αφαιρούμενη, πάνινη υποτίθεται, οροφή. Παρακινήθηκα να αφιερώσω μία εγγραφή στο στατικό αυτό μοντέλο όταν μέσα στα χαρτιά μου βρήκα τα σχέδια κατασκευής του και χάρηκα πολύ. Βλακωδώς δεν κράτησα «κατασκευαστικά σχέδια» και από τα άλλα συναρμολογούμενα που παραμένουν εν ζωή και στην κατοχή μου και κυρίως από δύο μεγάλα ιστιοφόρα (το Mayflower και το H.M.S. Victory).\nΗ διαδρομή της Packard ήταν υπόγειο Τ47 - Δυτική Μακεδονία - Α29 - υπόγειο Τ47 – ισόγειο Τ47. Μόνη απώλεια, όλα αυτά τα τριάντα πέντε έτη, το ασημί χερούλι της πόρτας του συνοδηγού. Και μη χειρότερα! θα έλεγα.\nΤο όνομα «Phaeton”, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου βεβαίως, από το Ελληνικό «Φαέθων». Ο Φαέθων, όπως όλοι, πιθανολογώ, γνωρίζουμε ήταν γιος του Ήλιου, αυτού του φλεγόμενου, και της Κλυμένης. Ο Φαέθων, λοιπόν, ως οδηγός του άρματος του πατρός του, στο οποίο σημειωτέον είχε παραλείψει να κολλήσει το «Ν», επέδειξε απερισκεψία και αδυναμία ελέγχου του οχήματος με συνέπεια να του σερβίρει ο μπάρμπα-Δίας έναν περιποιημένο κεραυνό και να πάει καλιά του (ο Φαέθων, όχι ο Δίας)! Περισσότερα, όμως, για τη θλιβερή αυτή ιστορία: εδώ.\nΑκολουθούν οι σελίδες του κατασκευαστικού σχεδίου της εν λόγω πλαστικής και πράσινης Packard (σκαναρισμένες όσο καλύτερα μπορούσα):\nΈνα κλικ μακριά ο Phil Collins στο “Can’t Stop Loving You”:\nΑναρτήθηκε από τον aeipote at 9:34:00 μ.μ.\nΑρτίστα του βωβού Κυριακή, 18 Νοεμβρίου, 2018\nΛοιπόν, βάζω να ακούσω το εξαιρετικό άσμα και στέλνω τον σύνδεσμο της ανάρτησης στον γιο μου, ο οποίος θα ξετρελαθεί με το θέμα της!\naeipote Κυριακή, 18 Νοεμβρίου, 2018\nΚαλημέρα! Το άσμα το ωραιότατα έχει πει, ή και τραγουδήσει, και ο Leo Sayer! Θα χαρώ αν ο γιος σου χαρεί! Να ΚαλοΠερνάς!\n1197. Παρά Ένα Τεσσαράκοντα\n1196. Pickup & Caravan [LEGO]\n1195. Μια νέα, πραγμάτων, τάξη\n1193. Ford Fiesta M-Sport WRC [LEGO]


Φταίω εγώ...; Φταις εσύ...; Φταίμε και οι δύο...; - .::Ψυχολο-Υγεία - Γιατί η Γνώση είναι Δύναμη ::. - Ψυχολόγος - Παιδοψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια\nΔεν ξέρω αν στις μέρες μας οι λέξεις «επικοινωνία» και «συμβιβασμός» θεωρούνται κάτι τρομακτικά κακό, αλλά είμαι σίγουρη ότι εκλείπουν. Η εμπειρία μου έρχεται αντιμέτωπη με ζευγάρια που μαλώνουν καθημερινά σε τέτοιο σημείο, ώστε να μειώνουν ο ένας τον άλλον, να μην καταλήγουν πουθένα (συσσωρεύοντας έτσι κι άλλο ένα πρόβλημα στη σχέση τους) και μετά πάλι να είναι μαζί μέχρι την επόμενη φορά. Η λέξη «χωρισμός» δεν είναι στις προτεραιότητές τους…λες και τους αρέσει η ένταση, το να πληγώνονται και να πληγώνουν…λες και δεν αξίζουν κάτι άλλο…λες και αυτο-τιμωρούνται!\nΗ ψυχολογία πρεσβεύει πως μια συγκεκριμένη συμπεριφορά οφείλεται σ’ένα συγκεκριμένο ερέθισμα που την προκαλεί, και από ένα σημείο και μετά, την ενισχύει και την ωθεί στην επανάληψη.\nΠιο απλα; Η σχέση αποτελείται από δύο άτομα…και φταίνε και οι δύο για όσα διαδραματίζονται μέσα σε μια σχέση. Το μόνο που αλλάζει είναι το ποσοστό που φταίει ο καθένας από τους δύο, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο.\nΕίναι αυτό που λέμε πολλές φορές:«Μα πώς φέρεται έτσι ο Γιώργος στην κοπέλα του…αφού είναι το καλύτερο παιδί.»\nΕξήγηση: Είναι καλό παιδί γενικά, αλλά ειδικά με τα ερεθίσματα που δέχεται από την κοπέλα του δεν μπορεί να εξωτερικευθεί καλοσύνη. Ίσως φταίει η χημεία, τα θέλω, οι συμπεριφορές, τα βιώματα και πάει λέγοντας. Αμέτρητοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν. Αμέτρητα και τα παραδείγματα που ένας άνθρωπος παρουσιάζει διαφορετικούς εαυτούς σε διάφορους ανθρώπους λες και είναι διχασμένη προσωπικότητα.\nΜια γυναίκα κάνει συνεχώς παράπονα ότι ο σύντροφός της δεν την βοηθάει στις δουλειές του σπιτιού και το μόνο που κάνει είναι κάθεται μπροστά σε μια τηλεόραση μόλις γυρίζει από τη δουλειά. Η άποψη του συντρόφου είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να κάνει δουλειές αφού πάντα η σύντροφός του τον επικρίνει λέγοντας πως τις κάνει πάντα λάθος. Θεωρείται σχεδόν δεδομένο πως η σύντροφος δεν καταλαβαίνει ότι το κάνει αυτό στον σύντροφό της.\nΓενικά υπάρχει μια λανθασμένη αντίληψη ότι πρέπει στη ζωή μας να περιτρυγιριζόμαστε από ανθρώπους. Πολλούς ανθρώπους…Να πηγαίνουμε σε πάρτυ, σε εκδηλώσεις, να πίνουμε, να χορεύουμε, να βγαίνουμε φωτογραφίες, να έχουμε φίλους…Γι’αυτό αποτυγχάνουν οι σχέσεις. Γιατί έχουμε μάθει να συμβιβαζόμαστε με το ακατάλληλο και το αταίριαστο σε σχέση με εμάς, μόνο και μόνο για να μην μείνουμε μόνοι, γιατί φοβόμαστε τον εαυτό μας, γιατί αυτό λέει η κοινωνία.\nΑν όλα είναι πλαστά και προχειροφτιαγμένα ακόμα και με 10000 ανθρώπους γύρω μας να ασχολούνται μαζί μας πάλι μόνοι μας θα νιώθουμε. Θα είμαστε έτοιμοι για μια σχέση μ’έναν άλλον άνθρωπο μόνο όταν θα μπορέσουμε να είμαστε κλεισμένοι σ’ένα δωμάτιο με μουσική και κλειστά φώτα και να μην αισθανθούμε μόνοι. Γιατί δεν είμαστε μόνοι…έχουμε τον εαυτό μας. Αυτό που νιώθουμε για τον εαυτό μας, αυτό προσφέρουμε και στους άλλους. Αν δεν αγαπάμε εμάς δεν αγαπάμε κανέναν.\nΕίναι κακό να συμβιβαζόμαστε με το ακατάλληλο. Δεν είναι όμως κακό να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και να τα διορθώνουμε και πάνω απ’όλα να αγάπαμε…όχι όπως έχουμε ανάγκη εμείς…αλλά όπως έχουν ανάγκη οι άλλοι να τους αγαπήσουμε…!!!


Ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ | Muscle & Fitness - Οριστικός οδηγός για την απώλεια βάρους\nΟ μόνος τρόπος για να χάσεις οριστικά λίπος από την κοιλιά\nΟριστικός οδηγός για την απώλεια βάρους\nSubscribe Whatsapp Print Skype Οι γοφοί και οι γλουτοί σας είναι πάρα πολύ ευρείς, οι μηροί σας πάρα πολύ παχιοί, και η κοιλιά σας πολύ στρογγυλή; Αυτή η σιλουέτα — γυνοειδούς τύπου ευρύτερα γνωστός κι ως «αχλάδι»όπου το λίπος συσσωρεύεται στο κάτω μέρος του σώματος — είναι οριστικός οδηγός για την απώλεια βάρους και σχετίζεται στενά με τις ορμονικές εκκρίσεις στη γυναίκα. Για να μειώσετε δραστικά τα αποθέματα σε λίπος στα συγκεκριμένα σημεία, δεν αρκεί να τρώτε λιγότερα, αλλά είναι επίσης απαραίτητο να κάνετε σπορ!\nΜην τρομάζετε, όμως.\nΔεν χρειάζεται να προπονηθείτε σαν… πρωταθλήτρια για να δείτε αποτέλεσμα. Αρκεί μια δραστηριότητα μέτριας έντασης για αρκετή ώρα, με την οποία θα δείτε σίγουρα αποτελέσματα αναφορικά με την απώλεια λίπους.\nΤο μόνο που καλό θα είναι να κάνετε πριν ξεκινήσετε, εφόσον έχετε καιρό να αθληθείτε, είναι μια επίσκεψη στον γιατρό σας για να σας δώσει το «πράσινο» φως! Η ιδανική άσκηση για εσάς Παρακάτω θα δούμε το ιδανικό είδος άσκησης για να χάσετε περιττά κιλά και λίπος, ανάλογα με το σημείο που έχετε παρατηρήσει το σχετικό… πρόβλημα. Μετατρέψτε το οριστικός οδηγός για την απώλεια βάρους σε ενέργεια Η εξήγηση έγκειται στο πλαίσιο της ανθρώπινης φυσιολογίας: Για να μετατρέψουμε το λίπος σε ενέργεια, οι μύες χρειάζονται οξυγόνο.\nΌσο περισσότερο οξυγόνο λείπει που έχει ως αποτέλεσμα τη δύσπνοιατόσο περισσότερα σάκχαρα καίτε.\nΑντίθετα, όσο πιο άνετα αναπνέετε κατά τη διάρκεια της άσκησης, τόσο περισσότερο λίπος καίγεται. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να κάνετε αθλήματα που σχετίζονται με την αντοχή, δηλαδή την αερόβια άσκηση: Γρήγορο περπάτημα, ποδηλασία, τζόκινγκ, κολύμπι και εσωτερική, κωπηλασία, ελλειπτικό μηχάνημα και διάδρομος είναι μερικές πολύ καλές επιλογές. Περπατήστε για να κάψετε λίπος Δεν είστε ιδιαίτερα σπορτίφ τύπος; Όλες οι μορφές δραστηριότητας είναι ευεργετικές για τη σιλουέτα μας και, συχνά, το γρήγορο περπάτημα βοηθάει στην καύση του λίπους, τονώνοντας το σώμα κοιλιακούς, μηρούς και γλουτούς.\nΓια να δείτε σίγουρο αποτελέσμα, επενδύστε σε έναν μετρητή βημάτων. Το συγκεκριμένο μηχάνημα μπορεί να σας βοηθήσει, επίσης, στην παρακολούθηση της καρδιακής συχνότητας, αλλά και να καταγράφει τις επιδόσεις σας για να τις βελτιώσετε μέρα με τη μέρα.\nΚολύμπι για να φύγουν τα «ψωμάκια» Αυτή είναι μια από τις πιο συνιστώμενες δραστηριότητες για να φύγουν τα ψωμάκια και να τονώσετε τους κοιλιακούς σας. Χάρη στην άνωση του νερού μειώνεται η πίεση στις αρθρώσεις, την πλάτη και τους τένοντες, οπότε και μπορείτε να κολυμπήσετε για πολύ ώρα αποφεύγοντας πόνο και περιορίζοντας την κόπωση, ανεξάρτητα από την ηλικία και τη σωματική σας κατάσταση.\nΤο Βίντεο Της Εβδομάδας!\nΠοδήλατο για να δυναμώσετε τους κοιλιακούς Το πλεονέκτημα αυτής της οριστικός οδηγός για την απώλεια βάρους είναι η απώλεια σε υγρά ιδρώτας χωρίς μυοσκελετικές πιέσεις. Εάν δεν έχετε πόνους ή πρόβλημα στην πλάτη, στο γόνατο ή στο ισχίο, μπορείτε άμεσα να ξεκινήσετε.\nΑν σας άρεσε το άρθρο μοιραστείτε το με τους φίλους σας! Κυτταρίτιδα… Μια λέξη εφιάλτης για τις περισσότερες γυναίκες αλλά πλέον και για άντρες!\nΌπως και στην κολύμβηση, στην ποδηλασία οι αρθρώσεις απαλλάσσονται από ένα μέρος του βάρους του σώματος. Με πεντάλ μεγάλης διάρκειας σε ένα μικρό λοφώδες έδαφος, ενισχύετε τους κοιλιακούς σας, τους μηρούς σας και τις περιοχές που συνδέονται με τους γλουτούς!\nΠολύ καλό είναι το aquabiking, που συνδυάζει τα οφέλη μιας υδρόβιας δραστηριότητας με εκείνα της ποδηλασίας σε έδαφος. Μια δραστηριότητα που οριστικός οδηγός για την απώλεια βάρους θαύματα στη μάχη κατά της κυτταρίτιδας!\nΚάντε σχοινάκι Πρόκειται για μια επιλογή άσκησης που και δεν κοστίζει ακριβά και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική αναφορικά με την απώλεια κιλών. Κι αυτό, μιας και μπορεί να προκαλέσει υψηλές καύσεις σε λίπος. Αρκούν 15 λεπτά σκοινάκι για να έχετε τα αποτελέσματα που αντιστοιχούν σε 30 λεπτά έντονου βαδίσματος. Αποφύγετέ το εφόσον έχει πρόβλημα με το περίνεο. Με πληροφορίες από santemagazine.\nΓνωρίζατε ότι ο αριθμός των γεύσεων σε ένα γεύμα επηρεάζει το πόσο τρώτε; Προσπαθείτε να χάσετε βάρος με εξαντλητικές δίαιτες χωρίς αποτέλεσμα; Η απώλεια βάρους είναι παράλληλά τόσο απλή αλλά και τόσο πολύπλοκη υπόθεση. Η δίαιτα Dukanή η δίαιτα των διάσημων του Hollywood που διαβάσατε στα περιοδικά είχε αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που περιμένατε; Το χάσιμο βάρους δεν βασίζεται μόνο σε μια διατροφή για αδυνάτισμα.\nΚαρδιές απώλειας βάρους\nΑπώλεια βάρους edinburgh\nΘέλω αλλά δεν μπορώ να κάνω δίαιτα… | Η Εφημερίδα των Συντακτών\n25 λίβρες απώλεια βάρους σε 3 μήνες\n24 τρόποι να αδυνατίσεις χωρίς δίαιτα (αλήθεια!) - mosaffer.com\n6 συνήθειες που σαμποτάρουν την απώλεια βάρους\nΑδυνάτισμα για δύο: Οι βασικές οδηγίες για να ξεκινήσετε μαζί διατροφή\nΣτρατηγικές καύσης λίπους\n10 σούπερ συμβουλές για απώλεια βάρους\nΕναλλακτικές θεραπείες: Πού, πώς, πότε\nΤέσσερα πράγματα που θα σας συμβούν αν κόψετε την καφεΐνη\nStrattera ιστορίες απώλειας βάρους\nΑπώλεια Βάρους και Μεταβολισμός. Η αλήθεια που δεν ακούσατε ποτέ


Κόντρα ΟΠΑΠ - κυβέρνησης για αύξηση φορολογίας στον τζόγο και VLTs\nΚλειστά χαρτιά κρατάει ο ΟΠΑΠ στην πρόταση της κυβέρνησης για περαιτέρω φορολόγηση των τυχερών παιγνίων του. Παράλληλα χθες ο βασικός μέτοχος της εταιρείας Γίρι Σμετς τοποθετήθηκε κατά των αποφάσεων της ελληνικής κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την προώθηση των παιγνιομηχανών (VLTs). Ο ίδιος Τσέχος μεγαλομέτοχος του ΟΠΑΠ, μιλώντας στο Reuters, ανέφερε ότι αν η ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει πίσω σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή του παιγνίου, θα προσφύγει νομικά. «Είναι θέμα χρόνου», είπε ο κ. Σμετς, προσθέτοντας ότι n εταιρεία έχει γνωστοποιήσει τις προθέσεις της στην ελληνική κυβέρνηση. Πρόσθεσε, δε, ότι μια αγωγή είναι πιθανό να γίνει μέσα στις επόμενες εβδομάδες.\nΣε ό,τι αφορά τη φορολογία του ΚΙΝΟ που σχεδιάζεται, η ελληνική κυβέρνηση αναγνωρίζει τις νομικές επιπλοκές που έχει μια επιβολή νέου φόρου 10% επί του τζίρου. Γνωρίζει δηλαδή ότι χωρίς τη συγκατάθεση του ΟΠΑΠ, βάσει της σύμβασης που υπεγράφη το 2013, δεν μπορεί να επιβληθεί ο νέος φόρος. Η κυβέρνηση, ωστόσο, φαίνεται ότι επιχειρεί να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του ΟΠΑΠ για την επιβολή του φόρου, που θα επιφέρει το ισοδύναμο αποτέλεσμα στη μη επιβολή ΦΠΑ 23% στην παιδεία.\nΠαράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι η φορολόγηση του τζίρου των τυχερών παιγνίων, εκτός από νομικά ζητήματα, εγείρει και θέμα αποτελεσματικότητας του μέτρου. Το ΚΙΝΟ, όπως και κάθε άλλο παίγνιο του ΟΠΑΠ, αποδίδει ως φόρο το 30% των καθαρών εσόδων του. Με δεδομένο ότι το 70% του τζίρου επιστρέφει στους παίκτες (δηλαδή τα καθαρά έσοδα αποτελούν το 30% του τζίρου) σημαίνει ότι το ελληνικό Δημόσιο εισπράττει χονδρικά 9% (= 30% χ 30%) του τζίρου του παιγνίου. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχούσε σε 180 εκατ. ευρώ για το 2014. Ο διπλασιασμός, επομένως, της φορολογίας του παιγνίου είναι ένα βαρύ μέτρο. Οι αναλυτές, όμως, τονίζουν ότι οι επιπτώσεις θα είναι πιο σημαντικές, καθώς εκτιμούν ότι θα μειώσει το ενδιαφέρον των παικτών για το ΚΙΝΟ.\nΠέρα από τα διαχειριστικά προβλήματα που θα δημιουργήσει (κάθε στήλη στο ΚΙΝΟ κοστίζει 0,5 ευρώ), το μέτρο θα έχει μεγάλη επίπτωση στην ανακύκλωση του παιγνίου. Εκτιμάται ότι για κάθε 100 ευρώ που βάζει ο παίκτης στο παιχνίδι, στατιστικά αυτό παράγει 330 ευρώ τζίρου, αφού το σημαντικότερο μέρος των κερδών των παικτών επαναποντάρεται. Με την επιβολή φορολογίας, πέρα από την αρνητική ψυχολογία που θα δημιουργήσει στους παίκτες, το παιχνίδι στατιστικά θα παράγει τζίρο 220 ευρώ σε κάθε 100 ευρώ του παίκτη. Στην πράξη, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, η επιβολή φορολογίας 10% στη στήλη των αριθμολαχείων του ΟΠΑΠ με μαθηματικούς όρους θα προκαλέσει μείωση του τζίρου κατά περίπου 30%. Δηλαδή, ευθύς εξαρχής, το Δημόσιο θα χάσει περί τα 50 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση από τη φορολογία των καθαρών εσόδων.\nΤον κίνδυνο αυτόν τον γνωρίζουν όλοι. Και γι' αυτό οι πιστωτές της χώρας κρατούν επιφυλάξεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα του μέτρου και τα προσδοκώμενα έσοδα από την πλευρά της κυβέρνησης. Οι ίδιοι θεωρούν ότι το μέτρο δεν θα επιφέρει 205 εκατ. ευρώ, όπως έγραψε χθες η «Κ», αλλά πολύ λιγότερα.\nΔιαβάστε το άρθρο "Κόντρα ΟΠΑΠ - κυβέρνησης για αύξηση φορολογίας στον τζόγο και VLTs" του ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ στην πηγή "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"\nHomeΕΝΗΜΕΡΩΣΗΈντυπος τύποςΟΠΑΠΚόντρα ΟΠΑΠ - κυβέρνησης για αύξηση φορολογίας στον τζόγο και VLTs Top of Page


Κιρσώδεις φλέβες της μήτρας - Πρόληψη 2021\nΑν και η πλειονότητα των ασθενών είναι γυναίκες, οι άνδρες είναι επίσης ευαίσθητοι σε αυτήν την ασθένεια. Η ουσία της νόσου στην αρσενική εκδοχή είναι η διακοπή των βαλβίδων, οι οποίες βρίσκονται στις φλέβες του σπερματοζωαριού. Κανονικά, αυτή η συσκευή βαλβίδας εμποδίζει το αίμα να ρέει πίσω μέσω των φλεβών. Όταν αναπτύσσονται κιρσούς, οι βαλβίδες καθίστανται αφερέγγυες και το αίμα εκτελεί κινήσεις τύπου εκκρεμούς. Το αποτέλεσμα είναι μια επιβράδυνση της ροής του αίματος, η εξίσωση της θερμοκρασίας του σώματος και των όρχεων και, ως αποτέλεσμα, η αναστολή της λειτουργίας των όρχεων. Η πιο δύσκολη συνέπεια αυτού είναι η πλήρης υπογονιμότητα ενός άνδρα..\nΟι λόγοι που προκαλούν την εμφάνιση αυτής της παθολογίας περιλαμβάνουν:\nη παρουσία βουβωνικών κήλων\nτην παρουσία όγκων στην περιοχή των γεννητικών οργάνων.\nνεφροπάθεια του αριστερού νεφρού.\nΩς αποτέλεσμα αυτών των παθολογιών, η υδροστατική πίεση αυξάνεται και η επιστροφή αίματος εισέρχεται στο φλεβικό δίκτυο του όρχεως..\nΟι οικιακοί παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό το πρόβλημα είναι:\nέλλειψη πλήρους σεξουαλικής ζωής\nσυχνή έλλειψη ύπνου σε συνδυασμό με υψηλή σωματική δραστηριότητα.\nΜια ξεχωριστή αιτία αυτής της ασθένειας είναι η μη τυπική δομή των όρχεων στα αγγεία, στα οποία παρατηρείται η συγγενής τους επέκταση..\nΚατά τη διάρκεια της νόσου, διακρίνονται 4 στάδια. Αξιοσημείωτα σημάδια αρχίζουν να εμφανίζονται ήδη στο δεύτερο από αυτά. Αποτελούνται από μια ελαφρά διόγκωση των φλεβών στο πέος. Τα συμπτώματα που εμφανίζονται αργότερα είναι τα εξής:\nπόνος στο πέος κατά τη στιγμή της διέγερσης\nαλλαγές στο μέγεθος και το σχήμα του όσχεου.\nΣτο τελευταίο στάδιο, ο πόνος γίνεται σταθερός και αδιάκοπος, το όσχεο αυξάνεται πολλές φορές, η ούρηση γίνεται δύσκολη. Η πιο επικίνδυνη συνέπεια όλων αυτών είναι η στειρότητα..\nΓια θεραπεία με ήπια διαδικασία, προσφέρονται βεντονικά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Με έντονη κιρσοκήλη, συνιστάται χειρουργική θεραπεία, σκοπός της οποίας είναι η τομή και η απολίνωση όλων των διασταλμένων φλεβών, μέσω των οποίων πραγματοποιείται η αντίστροφη ροή του αίματος.\nΥπάρχουν διάφοροι τύποι χειρουργικών επεμβάσεων από διαφορετικά σημεία πρόσβασης. Πιθανή λαπαροσκοπική χειρουργική επέμβαση, στην οποία η φλέβα των όρχεων απολινώνεται μέσω μιας τομής στις περιοχές του λαγόνου και της βουβωνικής χώρας.\nΜετά από μια επιτυχημένη επέμβαση, ο αριθμός του σπέρματος στο σπέρμα αυξάνεται και η ποιότητά τους βελτιώνεται.\nΟι καλύτεροι τρόποι για την πρόληψη αυτής της ασθένειας στους άνδρες είναι να αποφύγετε την υπερβολική άσκηση και τα κόπρανα που οδηγούν σε αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση..\nΕάν οι κιρσοί της μήτρας εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης\nΕνώ περιμένετε ένα παιδί στο σώμα μιας γυναίκας, η συγκέντρωση της προγεστερόνης, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση της εγκυμοσύνης, αυξάνεται σημαντικά. Φροντίζοντας για την πρόληψη της εμφάνισης του τόνου της μήτρας, η προγεστερόνη μειώνει ταυτόχρονα τον τόνο των αιμοφόρων αγγείων. Αυτή η περίσταση προκαλεί κιρσούς και παραβίαση της εκροής φλεβικού αίματος..\nΈνας επιπλέον παράγοντας στην εμφάνιση των κιρσών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι η συμπίεση των φλεβών της μήτρας από το αναπτυσσόμενο έμβρυο. Δεδομένου ότι το αγέννητο παιδί κινείται ενεργά αργότερα, δημιουργεί περιοδικά μηχανική πίεση στα αγγεία, γεγονός που διαταράσσει τη ροή του αίματος.\nΕάν μια γυναίκα είναι υγιής, η κατάστασή της μετά τον τοκετό είναι πιθανό να ανακάμψει πλήρως. Η προσθήκη επιβαρυντικών παραγόντων περιπλέκει σημαντικά τη γέννηση ενός παιδιού, περιπλέκει τη διαδικασία του τοκετού. Πιθανές επιπλοκές:\nΑνεπάρκεια πλακούντα, η οποία διαταράσσει τη διατροφή και την αναπνοή του εμβρύου.\nΚίνδυνος αιμορραγίας κατά τη διάρκεια της εργασίας.\nΜε την ανάπτυξη πολύπλοκων κιρσών της μήτρας σε μια έγκυο γυναίκα, η παράδοση περνά από καισαρική τομή.\nΗ ασθένεια δεν έχει συγκεκριμένες εκδηλώσεις χαρακτηριστικές μόνο αυτής της παθολογίας. Αρχικά, οι κιρσοί είναι ασυμπτωματικές, στο μέλλον, τα συμπτώματά της είναι δύσκολο να διακριθούν από άλλες διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος.\nΠώς εκδηλώνονται οι κιρσοί της μήτρας - συμπτώματα:\nΠόνος στον πόνο στην κάτω κοιλιακή χώρα, που εκπέμπεται στην κάτω πλάτη, επιδεινώνεται μετά την άσκηση.\nΆπαχη εμμηνορροϊκή ροή, αύξηση στη διάρκεια του κύκλου έως και ενάμισι έως δύο μήνες και τη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως.\nΑυξημένη ευαισθησία του κόλπου, αισθητή κατά τη σεξουαλική επαφή\nΑίσθημα πληρότητας στην περινεϊκή περιοχή.\nΔυσάρεστες αισθήσεις και πόνος κατά την ούρηση στο πλαίσιο της πλήρους υγείας του ουροποιητικού συστήματος.\nΚατά τη διάρκεια μιας γυναικολογικής εξέτασης, ο γιατρός δίνει προσοχή στην κυάνωση του κολπικού βλεννογόνου και του τραχήλου της μήτρας, την εμφάνιση σε προχωρημένες περιπτώσεις κυρτών οζιδίων στις διασταλμένες φλέβες\nΥπάρχουν θρύλοι και μύθοι για οποιαδήποτε κοινή και χρόνια ασθένεια μεταξύ των ανθρώπων, όπου οι κιρσοί δεν αποτελούν εξαίρεση. Αντίθετα, ο κανόνας. Ορισμένες διαβεβαιώσεις παραπλανούν τους ασθενείς με φλεβολόγο, με τους οποίους έρχονται στον γιατρό, όπου προσπαθούν να κάνουν προτάσεις σχετικά με το θεραπευτικό σχήμα και να το διαφοροποιήσουν. Ή, έχοντας αντιμετωπίσει με επιτυχία μια υποτροπή μέσω πήξης με λέιζερ ή φλεβεκτομή, αρχίζουν να πιστεύουν ότι οι κιρσίδες είναι κάτι του παρελθόντος και τώρα όλα είναι δυνατά. Μύθοι και διαφωνίες:\nΜύθος # 1: Οι κιρσοί είναι μια ασθένεια που επηρεάζει μόνο τα πόδια\nΟ ισχυρισμός ότι τα αγγεία που βρίσκονται πάνω από την καρδιά δεν υφίστανται διαστολή δεν έχει καμία βάση. Οι κιρσοί μπορεί να υπάρχουν σε οποιοδήποτε φλεβικό αγγείο. Φυσικά, οι φλέβες της ζώνης του ώμου είναι λιγότερο ευαίσθητες σε αυτήν την παθολογική διαδικασία, λόγω μιας πολύ υψηλής θέσης και σημαντικής κινητικής δραστηριότητας (χωρίς να το παρατηρούμε, χρησιμοποιούμε τα χέρια μας όλη την ώρα). Και, κατά κανόνα, εάν οι κιρσίδες έφταναν στα χέρια, τότε στα πόδια και στη μικρή λεκάνη, «εγκαταστάθηκε» για μεγάλο χρονικό διάστημα.\nΜύθος αριθμός 2: οι κιρσοί μπορούν να θεραπευτούν ταυτόχρονα\nΛένε ότι «κάποιος, κάπου, με κάποιο είδος» ιατρικής, χειρουργικής επέμβασης ή λαϊκής θεραπείας θεραπεύει κιρσούς. Η φράση «θεραπεία των κιρσών» μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε μία περίπτωση: οι κιρσοί δεν μπορούν να θεραπευτούν, μπορεί να προληφθεί χωρίς να ξεχνάμε για μια ημέρα ή να σταματήσουμε, αλλά ταυτόχρονα να το θυμόμαστε συνεχώς. Με τις κιρσούς, πρέπει να κάνετε συνεχώς έναν ασυμβίβαστο αγώνα και στη συνέχεια υποχωρεί. Για λίγο…. Αλλά μόλις ένα άτομο αφήσει τον εαυτό του να χαλαρώσει, μια υποτροπή των κιρσών θα είναι εκεί..\nΜύθος αριθμός 3: Οι γυναικείες κιρσούς αντιμετωπίζονται από γυναικολόγο\nΜερικοί πιστεύουν ότι οι κιρσοί των πυελικών οργάνων είναι γυναικολογική ασθένεια. Αλλά τι να πω, εάν ορισμένοι γιατροί είναι σίγουροι για αυτό\nΑλλά οι κιρσοί είναι μια ασθένεια των φλεβικών αγγείων και ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται. Θα αντιμετωπιστούν από έναν φλεβολόγο (αγγειοχειρουργός)\nΩστόσο, ο γυναικολόγος είναι συνήθως ο πρώτος που γνωρίζει για τις κιρσούς, πραγματοποιώντας διαγνωστικά με υπερήχους των πυελικών οργάνων, και μόνο τότε παραπέμπει τον ασθενή σε έναν φλεβολόγο. Μια έγκυος γυναίκα παρατηρείται ταυτόχρονα από τον έναν και τον άλλο ειδικό.\nΟρισμός και αιτίες της ασθένειας\nΟι κιρσοί της μήτρας εμφανίζονται σε γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία. Εκδηλώνεται με τη μορφή επέκτασης των αγγείων της μήτρας, καθώς και της πληθώρας τους. Μπορεί να συνοδεύεται από κιρσούς των προσαρτημάτων, των ωοθηκών, του τραχήλου, του κόλπου ή του αιδοίου.\nΟ κύριος λόγος για την εμφάνιση της νόσου είναι η παραβίαση της κυκλοφορίας του αίματος στη μήτρα και στα εξαρτήματα. Ωστόσο, η φυσιολογική ροή του αίματος μπορεί να αποκλειστεί ως αποτέλεσμα πολλών παραγόντων:\nπαρατεταμένες φλεγμονώδεις διαδικασίες του τραχήλου της μήτρας ή των εξαρτημάτων.\nσυγγενής ανεπάρκεια των βαλβίδων των φλεβών της μήτρας.\nμακροχρόνια χρήση ορμονικών αντισυλληπτικών χωρίς επίβλεψη από γυναικολόγο.\nαιμορραγικές διαταραχές (το παχύ αίμα διέρχεται από τις φλέβες χειρότερα, γεγονός που οδηγεί σε συμφόρηση).\nΕάν έχουν εμφανιστεί κιρσοί του μυομητρίου λόγω προβλημάτων με την πήξη του αίματος, τότε η αιτία πρέπει να αναζητηθεί σε δυσλειτουργία του θυρεοειδούς αδένα.\nΗ πιο ακριβής διάγνωση μπορεί να γίνει μετά από εξέταση των εξαρτημάτων και του σώματος της μήτρας χρησιμοποιώντας υπερηχογράφημα με κολπικό ανιχνευτή. Σε αυτήν την περίπτωση, οι διασταλμένες φλέβες θα είναι ευδιάκριτες τόσο εντός όσο και εκτός. Όμως, η υπολογιστική τομογραφία ή η ακτινογραφία, δυστυχώς, δεν θα είναι ενημερωτική..\nΕάν υπάρχει υποψία διαταραχής πήξης του αίματος, ο ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε κατάλληλες εξετάσεις: ένας αυξημένος αριθμός αιμοπεταλίων είναι σχεδόν πάντα ο λόγος για την επέκταση των τοξοειδών φλεβών της μήτρας. Ωστόσο, εάν η ασθένεια προέκυψε λόγω ανεπάρκειας των φλεβικών βαλβίδων, τότε είναι μάλλον προβληματικό να προσδιοριστεί αυτό με τη βοήθεια δοκιμών ή υπερήχων, επομένως, η διάγνωση μπορεί να γίνει μόνο βάσει συμπτωμάτων.\nΘεραπεία των κιρσών στη μήτρα\nΗ θεραπεία των αιμοφόρων αγγείων πρέπει να πραγματοποιείται με ολοκληρωμένο τρόπο. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιτύχετε θετικά αποτελέσματα. Η θεραπεία περιλαμβάνει τα ακόλουθα συστατικά:\n1. Θεραπεία ναρκωτικών χρησιμοποιώντας τέτοια φάρμακα:\nΕνετικοί παράγοντες που όχι μόνο θα ενισχύσουν τα τοιχώματα των φλεβών, αλλά και θα εξαλείψουν τη φλεγμονή και το πρήξιμο. Μπορεί να είναι το Detralex, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. Άλλα ενετικά: "Vasoket", "Troxerutin", "Escuzan", "Lyoton".\nΑγγειοπροστατευτικά φάρμακα, λόγω των οποίων επιταχύνεται η κυκλοφορία του αίματος, τα αιμοφόρα αγγεία ενισχύονται και η διαπερατότητα των φλεβών μειώνεται. Έχουν επίσης ένα αντι-εξιδρωματικό αποτέλεσμα. Αυτές είναι οι "Glivenol", "Provin", "Pentoxifylline", "Trental", "Venoruton", "Venitan", "Antistax", "Ginkor".\nΟι «ασπιρίνες», «Curantil» και «Venolife» είναι αντιαιμοπεταλιακοί παράγοντες.\nφάρμακα με αναισθητικό αποτέλεσμα: "Ascorutin", "Dihydroquercetin".\n2. Λήψη συμπλεγμάτων πολυβιταμινών.\nΔιόρθωση διατροφής - ο γιατρός συνταγογραφεί μια ειδική διατροφή, η οποία είναι σημαντικό να ακολουθείται αυστηρά\nΣε προχωρημένες περιπτώσεις, χρησιμοποιείται χειρουργική επέμβαση. Αυτές μπορεί να είναι τέτοιες τεχνικές:\nΑγγειακή εκτομή. Στην περίπτωση αυτή, ο έλεγχος της επέμβασης πραγματοποιείται μέσω ενδοσκοπίου..\nΣκληροθεραπεία ή εμβολή στα αγγεία των ωοθηκών. Σε αυτήν την περίπτωση, εισάγεται μια συγκεκριμένη λύση, λόγω της οποίας μειώνεται ο αυλός στη φλεβίτιδα της μήτρας. Η αγγειογραφία είναι υποχρεωτική - εξέταση της μήτρας με χρήση παράγοντα αντίθεσης.\nΟι γονιδιακές φλέβες μπορούν να αφαιρεθούν.\nΣε μια υστερεκτομή, η μήτρα ακρωτηριαστεί.\nΧρησιμοποιείται σκληροθεραπεία, στην οποία τα προσβεβλημένα αγγεία κολλάνε μεταξύ τους.\nΜια άλλη αιχμή μέθοδος είναι η πήξη με λέιζερ. Η κατεστραμμένη φλέβα καθαρίζεται με λέιζερ.\nΠαραδοσιακές συνταγές για τη θεραπεία των κιρσών της μήτρας χρησιμοποιούνται ως βοηθητικοί παράγοντες. Είναι αρκετά αποτελεσματικά και απόλυτα ασφαλή. Εδώ είναι οι καλύτερες συνταγές:\nΗ χρήση καστανιάς αλόγου είναι αρκετά δικαιολογημένη, επειδή το φυτό έχει ευεργετική επίδραση όχι μόνο στους τοίχους του κυκλοφορικού συστήματος, αλλά και στη δομή του αίματος. Μπορείτε να φτιάξετε το βάμμα στο σπίτι ή να το αγοράσετε σε οποιοδήποτε φαρμακείο. Το εργαλείο είναι φθηνό, αλλά αποτελεσματικό. Για το μαγείρεμα στο σπίτι, θα χρειαστείτε 5 κουταλιές της σούπας φρούτα ή λουλούδια. Χύνονται με ένα λίτρο βρώσιμης αλκοόλης αραιωμένο με νερό σε αναλογία 50/50. Επιμείνετε 7 ημέρες σε σκοτεινό μέρος. Ανακινείτε το προϊόν περιοδικά. Στη συνέχεια, στραγγίστε το βάμμα μέσα από διάφορα στρώματα γάζας και πάρτε από το στόμα τρεις φορές την ημέρα. Ρίξτε νερό σε ένα ποτήρι, προσθέστε 30 σταγόνες βάμμα, ανακατέψτε καλά. Στη συνέχεια πιείτε τη θεραπεία. Συνιστάται να το καταναλώνετε 20-30 λεπτά πριν το φαγητό..\nΜπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λουλουδάτο μέρος της λιλά και της πρόπολης. Τα λουλούδια χρειάζονται 100 γραμμάρια, πρόπολη - 30. Ανακατέψτε τα δύο συστατικά και γεμίστε με ένα μπουκάλι βότκα ποιότητας. Επιμείνετε 30 ημέρες σε σκοτεινό μέρος. Πίνετε 1 κουταλιά της σούπας τρεις φορές την ημέρα πριν από τα γεύματα.\nΤσουκνίδα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί φρέσκο ή αποξηραμένο. Για 200 ml βραστό νερό, πρέπει να πάρετε μόνο δύο κουταλιές της σούπας βότανο. Βράζουμε για 15 λεπτά. σε υδατόλουτρο, στραγγίστε μετά από ψύξη. Καταναλώστε 100 ml τρεις φορές την ημέρα.\nΟι παράγοντες που προκαλούν την ανάπτυξη της παθολογίας περιλαμβάνουν:\nτην περίοδο της εγκυμοσύνης, καθώς υπάρχει πίεση στα αιμοφόρα αγγεία.\nΗ υπερβολική άσκηση αυξάνει τη ροή του υγρού αίματος στη μήτρα, η οποία εκτείνεται στις φλέβες.\nορισμένα ορμονικά παρασκευάσματα που περιέχουν οιστρογόνα έχουν αρνητική επίδραση στις ελαστικές ιδιότητες των αιμοφόρων αγγείων.\nαδράνεια μιας γυναίκας: λόγω σωματικής αδράνειας, σχηματίζεται στασιμότητα.\nκιρσούς στη μήτρα μπορεί να αναπτυχθεί στο πλαίσιο των μη θεραπευμένων φλεγμονωδών ασθενειών.\nσυχνές αμβλώσεις και επαγόμενες γεννήσεις.\nανωμαλίες της εμμήνου ρύσεως, στις οποίες μια γυναίκα δεν συμβουλεύεται έναν γυναικολόγο.\nΟι γυναικολογικές παθολογίες χρόνιας φύσης προκαλούν επίσης την ανάπτυξη κιρσών.\nανεξέλεγκτη χρήση αντισύλληψης ·\nεργασία με επιπλοκές\nπαχυσαρκία, η οποία ασκεί πίεση στη μήτρα.\nΠώς να αντιμετωπίσετε τις κιρσούς των αγγείων της μήτρας\nΟι τακτικές θεραπείας περιλαμβάνουν θεραπευτικές και χειρουργικές μεθόδους. Συνιστάται στον ασθενή να εγκαταλείψει τις κακές συνήθειες, να περιορίσει την άσκηση, να κορεστεί η διατροφή με τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Ε. Συνιστάται να φοράτε καλσόν συμπίεσης για τη διατήρηση του μυϊκού και αγγειακού τόνου. Για παρόμοιο σκοπό, κάντε ντους με αντίθεση.\nΕίναι πολύ χρήσιμο να κάνετε θεραπευτικές ασκήσεις, συμπεριλαμβανομένων ασκήσεων Kegel για χαλάρωση και συγκέντρωση των μυών του πυελικού εδάφους. Συνιστάται στον ασθενή για μεγάλες βόλτες, περπάτημα στις σκάλες, ασκήσεις με ανύψωση των ποδιών προς τα πάνω. Είναι επιτακτική η λήψη φαρμάκων διαφόρων φαρμακολογικών ομάδων..\nΚιρσώδεις φλέβες της μήτρας - σύνθετη φαρμακευτική αγωγή:\nΕνισχύστε τα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων, πάρτε για να αποτρέψετε οίδημα και υποτροπές.\nΑγγειοπροστατευτές (Glivenol, Proven).\nΒελτιώστε τη μικροκυκλοφορία του αίματος, ενισχύστε τα αιμοφόρα αγγεία, μειώστε τη διαπερατότητα των αγγειακών τοιχωμάτων.\nΠροσομοίωση μεταβολικών διεργασιών.\nΠάρτε για αιμορραγία.\nΦάρμακα για τη μείωση του ιξώδους του αίματος (Thrombo ACC, Heparin, Cardiomagnet).\nΜΣΑΦ (ινδομεθακίνη, δικλοφενάκη).\nΜε την αναποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής θεραπείας, χρησιμοποιείται χειρουργική θεραπεία. Βασικές μέθοδοι:\nΣυγκόλληση δοχείου με σκληρυντική ουσία.\nΈκθεση σε φραγμένες φλέβες με ακτίνα λέιζερ.\nΚαθαρισμός αιμοφόρων αγγείων χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα συγκεκριμένης συχνότητας.\nΜε μια εκτεταμένη διαδικασία, πραγματοποιείται μια καρδινική επέμβαση - μια υστερεκτομή σε συνδυασμό με μια ωοριτοτομία (αφαίρεση της μήτρας και των προσαρτημάτων)\nΓια να σταματήσετε την ανάπτυξη της παθολογίας σε πρώιμο στάδιο, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε προσεκτικά την υγεία σας, συμβουλευτείτε έναν γιατρό εγκαίρως\nΟι γυναίκες σπάνια συναντούν κιρσούς της μήτρας. Αυτή η ασθένεια είναι συγκεκριμένη, διότι συνοδεύεται από βαθιά φλεβική βλάβη. Η ασθένεια αναπτύσσεται συχνότερα σε γυναίκες άνω των 30 ετών. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να διαγνωστεί αυτή η ασθένεια. Οι κιρσοί της μήτρας συνοδεύονται πάντοτε από βλάβες στις φλέβες άλλων οργάνων και των άκρων.\nΟι κιρσικές φλέβες της μήτρας είναι διεύρυνση και επιμήκυνση των φλεβών της μήτρας. Μπορεί επίσης να επηρεάσει τα χείλη, τον τράχηλο και άλλα μέρη του αναπαραγωγικού συστήματος. Πολλοί ασθενείς δυσκολεύονται να φανταστούν τι κιρσούς στη μήτρα είναι. Υποθέτουν λανθασμένα ότι πρέπει να δείξει αμέσως τον εαυτό του, αλλά στην πράξη όλα δεν λειτουργούν έτσι. Η ανάπτυξη της παθολογικής διαδικασίας μπορεί να είναι γρήγορη ή μακροπρόθεσμη. Οι κιρσοί μετά τον τοκετό της μήτρας είναι συχνές. Προκαλείται από τραυματισμούς του αναπαραγωγικού συστήματος που προκαλούνται από την αποβολή του εμβρύου..\nΜια γυναίκα δεν μπορεί να διαγνώσει τις κιρσούς του τραχήλου της μόνος της. Έχει παρόμοια συμπτώματα με άλλες ασθένειες του αναπαραγωγικού συστήματος. Οι κιρσώδεις φλέβες στο μυομήτριο, όπως και άλλα μέρη της μήτρας, μπορούν να ανιχνευθούν κατά την εξέταση υπερήχων. Ο γιατρός δεν έχει δικαίωμα να ξεκινήσει τη θεραπεία πριν από αυτήν τη διαδικασία..\nΣύγχρονη θεραπεία των κιρσών της μήτρας\nΗ θεραπεία των κιρσών της μήτρας εξαρτάται από το στάδιο της νόσου και την παρουσία επιπλοκών. Μπορεί να είναι συντηρητικό ή χειρουργικό. Πώς ακριβώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η ασθένεια θα καθοριστεί από γιατρούς (γυναικολόγος και φλεβολόγος).\nΣε περίπτωση ασθένειας σε πρώιμο στάδιο, χρησιμοποιούνται συντηρητικές μέθοδοι θεραπείας:\nΠρόληψη ενός καθιστικού τρόπου ζωής. Εάν μια γυναίκα πρέπει να καθίσει στη δουλειά για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε είναι απαραίτητο να διακόψετε τη γυμναστική. Πεζοπορία όποτε μπορείτε.\nΜια πλήρης διατροφή πλούσια σε βιταμίνες και μέταλλα. Η χρήση τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες έχει αποδειχθεί ότι αποτρέπει τη δυσκοιλιότητα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση της παθολογικής διαδικασίας.\nΘα πρέπει να σταματήσετε το κάπνισμα και να πίνετε αλκοολούχα ποτά.\nΤο ντους με αντίθεση εκπαιδεύει πολύ καλά τα αιμοφόρα αγγεία.\nΣε πιο σοβαρές περιπτώσεις, ενδείκνυται μια επέμβαση για την εξάλειψη της παθολογίας. Τις περισσότερες φορές, πραγματοποιείται εκτομή παθολογικά αλλοιωμένων φλεβών, στη θέση της οποίας είναι εγκατεστημένη μια αγγειακή πρόθεση.\nΗ λαπαροσκοπική χειρουργική είναι μια ελάχιστα επεμβατική και σύγχρονη μέθοδος θεραπείας, η οποία πραγματοποιείται με διάτρηση του χειρουργικού πεδίου. Ο έλεγχος της διαδικασίας πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας κάμερες που έχουν εισαχθεί στην πυελική κοιλότητα. Με λαπαροσκόπηση, η μετεγχειρητική περίοδος είναι ελάχιστη. Μια γυναίκα αναρρώνει ταχύτερα μετά από αυτόν τον τύπο χειρουργικής θεραπείας.\nΕνδοαγγειακή χειρουργική ακτινογραφία. Γίνεται με καθετήρα τοποθετημένο στις φλέβες. Ο έλεγχος πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας εξοπλισμό ακτίνων Χ.\nΕναλλακτικές θεραπείες για κιρσούς της μήτρας:\nΑπολίνωση παθολογικά αλλοιωμένων φλεβών υπό τον έλεγχο της αγγειογραφίας.\nΑφαίρεση αλλοιωμένων φλεβών (φλεβοκτομή) του περινέου.\nΕάν εντοπίσετε τα συμπτώματα των κιρσών στη μήτρα, πρέπει να επικοινωνήσετε επειγόντως με έναν γυναικολόγο που θα σας εξετάσει σε μια γυναικολογική καρέκλα. Είναι απαραίτητο να κάνετε εξέταση αίματος. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται διαγνωστικές μέθοδοι υλικού:\nενδοκολπικός υπέρηχος: χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα που εισάγεται στον κόλπο, αξιολογείται η κατάσταση των αγγείων.\nΓια να προσδιοριστεί η σοβαρότητα, χρησιμοποιείται ενδομήτρια φλεβογραφία: η μέθοδος μοιάζει με ακτινογραφία, αλλά χρησιμοποιείται ένας παράγοντας αντίθεσης.\nΕάν δεν αντιμετωπίζετε κιρσούς στη μήτρα, προκύπτουν επιπλοκές: στειρότητα, ρήξη των αιμοφόρων αγγείων, αιμορραγία, φλεγμονή, θρόμβωση, κοιλιακό σύνδρομο κ.λπ..\nΚωδικός νόσου ICD-10: I86.2 Κιρσώδεις φλέβες της μικρής λεκάνης\nΘέλετε να μάθετε τι κιρσούς στη μήτρα μοιάζουν με υπερηχογράφημα; Στη συνέχεια, παρακολουθήστε το βίντεό μας:\nΟι κιρσοί της μήτρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν είναι τόσο συχνές. Ωστόσο, η κατάσταση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ιατρική παρακολούθηση..\nΠρώτα πρέπει να καταλάβετε το ζήτημα του τι συνιστά κιρσούς της μήτρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η ασθένεια. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η κυκλοφορία του αίματος μέσω των φλεβών γίνεται αρκετές φορές πιο ενεργή, καθίσταται απαραίτητη η παροχή τροφής στη μήτρα, η οποία πιέζει τις φλέβες και τα αιμοφόρα αγγεία.\nΕπιπλέον, ο χρόνος γέννησης ενός παιδιού επισκιάζεται από ένα τόσο δυσάρεστο φαινόμενο, όπως μετατοπίσεις στο ορμονικό υπόβαθρο μιας γυναίκας. Σε αυτή τη βάση, τα αγγειακά τοιχώματα χαλαρώνουν, γίνονται πιο λεπτά. Από αυτήν την άποψη, οι βαλβίδες των φλεβών δεν μπορούν πλέον να εγγυηθούν μια πλήρη εκροή αίματος. Ως αποτέλεσμα, η λέμφη παραμένει εν μέρει στα αγγεία, συμβαίνει στασιμότητα.\nΗ εκροή της λέμφου από το όργανο κατά τη διάρκεια της κύησης γίνεται σχεδόν 20 φορές πιο ογκώδης. Υπό την επίδραση δυσμενών παραγόντων, οι φλεβικές βαλβίδες μερικές φορές δεν αντιμετωπίζουν τη λειτουργία του κλεισίματος των αιμοφόρων αγγείων.\nΑς ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στην ερώτηση, κιρσούς της μήτρας - τι είναι αυτό; Αυτός δεν είναι ένας πολύ σπάνιος τύπος κιρσών, αν και λιγότερο εξοικειωμένος με τους λαϊκούς από τους κιρσούς στα πόδια. Οι κιρσώδεις φλέβες των εσωτερικών οργάνων, και ανήκει σε αυτά, είναι πιο δύσκολο να διαγνωστεί, καθώς δεν υπάρχουν ορατές αλλαγές. Οι κιρσοί του τραχήλου της μήτρας ή του σώματος της μήτρας είναι μια επικίνδυνη ασθένεια που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές αρνητικές συνέπειες. Εάν παρατηρήσετε συμπτώματα αυτής της ασθένειας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό..\nΚιρσώδεις φλέβες της μικρής λεκάνης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μετά και πριν\nΟνειρεύονται ένα υγιές και όμορφο μωρό και σχεδιάζουν την πρώτη εγκυμοσύνη τους, οι νέες γυναίκες προσπαθούν συχνά να ανακαλύψουν τι «είναι γραμμένο στην οικογένειά της». Είναι καλύτερα να μάθετε όλα αυτά από τη μητέρα, ειδικά επειδή η επερχόμενη εγκυμοσύνη είναι μια συναρπαστική στιγμή από μόνη της. Οι κόρες επαναλαμβάνουν με πολλούς τρόπους τη μητέρα τους, ειδικά όταν πρόκειται για γυναικεία προβλήματα, και τις έχουν όχι επειδή οι σκέψεις είναι υλικές, αλλά επειδή όλα καθορίζονται σε γενετικό επίπεδο, κατά του οποίου, όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχει όπλο. Το ίδιο συμβαίνει με κιρσούς\nΔεν έχει σημασία ποια. Το γυναικείο σώμα μπορεί να στοιχειώνει τόσο κιρσούς στα πόδια όσο και κιρσούς της μήτρας, κάτι που δεν είναι καλύτερο, καθώς δεν είναι πάντα αισθητό και δεν είναι πολύ προσιτό\nΌλα τα όργανα της μικρής λεκάνης είναι ευαίσθητα σε κιρσούς και δεδομένου ότι στις γυναίκες αυτό το μέρος καταλαμβάνεται από τα αναπαραγωγικά όργανα, καθίσταται σαφές ότι συμβαίνουν συχνά τέτοιες παθολογικές καταστάσεις. Τα σκάφη που τρέχουν από το κάτω μέρος, δηλαδή, από τα κάτω άκρα, οδηγούν στα όργανα της μικρής λεκάνης και, διακλαδίζοντας, συλλέγουν αίμα από τα χείλη, τον κόλπο, το περίνεο, τον αιδοίο, τη μήτρα και τα εξαρτήματα. Το φλεβικό δοχείο μπορεί να επεκταθεί σε οποιαδήποτε περιοχή, ή μάλλον, όπου δέχεται επιπλέον φορτίο.\nΗ ανάπτυξη των κιρσών, εκτός από την κληρονομικότητα, επηρεάζεται σημαντικά από την ορμονική κατάσταση, η οποία, όχι μόνο αλλάζει κατά τη διάρκεια κάθε εμμηνορροϊκού κύκλου, έτσι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της εμμηνόπαυσης υφίσταται μια πλήρη αναδιάρθρωση.\nΚατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η ορμόνη προγεστερόνη αρχίζει να λειτουργεί ενεργά, η οποία συμβάλλει στην κατακράτηση και συσσώρευση υγρού στους ιστούς και στην αύξηση του BCC (όγκος κυκλοφορούντος αίματος). Το BCC, με τη σειρά του, θα δημιουργήσει επιπλέον πίεση στα τοιχώματα του σκάφους.\nΣτην κλιμακτηριακή περίοδο, εκτός από τις ορμονικές επιδράσεις, ένα γυναικολογικό ιστορικό και οι σχετικές χρόνιες ασθένειες παίζουν σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό παθολογικών διεργασιών..\nΕάν υποψιάζεστε αυτήν την ασθένεια, πρέπει να κάνετε διεξοδική εξέταση και να προσδιορίσετε. Όταν οι φλέβες του τραχήλου της μήτρας διαστέλλονται, η εξέταση μπορεί να αποκαλύψει μια αλλαγή στη βλεννογόνο με τη μορφή της πάχυνσης και της διόγκωσης. Το χρώμα του αλλάζει επίσης, γίνεται κυανωτικό. Σε μια σοβαρή πορεία της νόσου, οι φλεβικοί κόμβοι απεικονίζονται. Τα συμπτώματα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει να επιβεβαιώνονται με μεθόδους διάγνωσης οργάνων:\nΕνδοκολπική εξέταση υπερήχου. Ο καθετήρας εισάγεται στον κόλπο. Αυτή η διαγνωστική μέθοδος σας επιτρέπει να εκτιμήσετε την κατάσταση των φλεβών.\nΗ φλεβογραφία πραγματοποιείται ενδομήτρια. Αυτή είναι μια διαγνωστική μέθοδος ακτίνων Χ χρησιμοποιώντας έναν παράγοντα αντίθεσης. Αυτή η μελέτη βοηθά στον προσδιορισμό του σταδίου της παθολογικής διαδικασίας. Αυτή η μέθοδος δίνει ακριβή αποτελέσματα σε έγκυες γυναίκες με αυτή την παθολογία στη μήτρα..\nΔιαλογή λαπαροσκόπησης με αβέβαια αποτελέσματα από προηγούμενες διαγνωστικές μεθόδους.\nΥπολογιστική τομογραφία εσωτερικών γεννητικών οργάνων.\nΑκόμη και η υψηλότερη ποιότητα θεραπείας δεν παρέχει την ευκαιρία να θεραπεύσει πλήρως τις πυελικές κιρσούς. Όμως, ωστόσο, η επαρκής θεραπεία σας επιτρέπει να απαλλαγείτε από τις περισσότερες από τις κλινικές εκδηλώσεις και να βελτιώσετε σημαντικά την κατάσταση του ασθενούς. Βοηθά στην επίλυση των ακόλουθων εργασιών:\nπρόληψη των στάσιμων διεργασιών στα αγγεία της μικρής λεκάνης.\nβελτιωμένη διατροφή ιστών.\nΟι ειδικοί συμβουλεύουν να συνδυάσουν τη φαρμακευτική θεραπεία με ασκήσεις φυσικοθεραπείας και να φορούν εσώρουχα συμπίεσης. Το σύνολο των συνιστώμενων σωματικών ασκήσεων περιλαμβάνει "Birch", "Bicycle", "Ψαλίδι". Είναι επίσης δυνατό να βελτιωθεί η εκροή αίματος από το φλεβικό πλέγμα με τη βοήθεια αναπνευστικών ασκήσεων, η οποία συνίσταται σε εναλλασσόμενες αργές βαθιές αναπνοές και εκπνοές. Συνιστάται ένα ανερχόμενο ντους αντίθεσης για την περινεϊκή περιοχή. Τα καλσόν συμπίεσης κατηγορίας II είναι υποχρεωτικά για αυτούς τους ασθενείς..\nβελτίωση της ρεολογίας του αίματος\nΗ απομάκρυνση της φλεβικής συμφόρησης βοηθά στη μείωση του βαθμού των κιρσών των πυελικών οργάνων. Για το σκοπό αυτό, συνταγογραφείται μια σειρά μαθημάτων phleboprotectors όπως Detralex, Venoruton, Ginkor-for. Με έντονο πόνο, χρησιμοποιούνται μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Αυτό το είδος θεραπείας συνήθως συνταγογραφείται για επιδείνωση της νόσου. Ως αποτέλεσμα, μειώνει τη διαστολή των φλεβών και των πλεγμάτων της μικρής λεκάνης, αυξάνει τη ροή του φλεβικού αίματος, βελτιώνει την αποστράγγιση.\nΜε κιρσούς των ωοθηκών, η χειρουργική θεραπεία είναι δικαιολογημένη, συνιστάται επίσης στο 3ο στάδιο της νόσου. Ο στόχος της παρέμβασης είναι να ξεπεραστεί η παθολογική παλινδρόμηση. Η βέλτιστη μέθοδος, παράγεται υπό τον έλεγχο της αγγειογραφίας, εμβολής των φλεβών των ωοθηκών. Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης, πραγματοποιείται μια επιπλέον εισαγωγή ενός φαρμάκου phlebosclerosing, το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση λεπτού αφρού. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται εμβολιασμός «σάντουιτς»..\nΠρόσφατα, έχουν εισαχθεί στην πράξη ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι χειρουργικής θεραπείας αυτής της παθολογίας..\nΕάν η οικογένεια του ασθενούς έχει συγγενείς που πάσχουν από φλεβικές παθήσεις - κιρσούς των ποδιών, αιμορροΐδες, κιρσοκήλη - συνιστάται να προσέχετε τα αγγεία του. Ακολουθούν ορισμένες οδηγίες για όσους βρίσκονται σε κίνδυνο.\nΟρθολογικά οικοδομήστε ένα καθεστώς εργασίας και ξεκούρασης, μην παραμελήσετε τη σωματική άσκηση. Τα κυκλικά αθλήματα είναι κατάλληλα - περπάτημα, τζόκινγκ, ποδηλασία, κολύμπι.\nΕλέγξτε το σωματικό βάρος, καθώς το υπερβολικό βάρος επηρεάζει αρνητικά τη ροή του αίματος στις φλέβες.\nΜην προκαλείτε ταυτόχρονες ασθένειες που αυξάνουν την ενδοκοιλιακή πίεση - χρόνιο βήχα, δυσκοιλιότητα και άλλα.\nΦοράτε καλσόν συμπίεσης σε περιόδους αυξημένου στρες.\nΠροσθέστε ένα ντους αντίθεσης στις καθημερινές διαδικασίες υγιεινής - εκπαιδεύει τέλεια το μυϊκό συστατικό των αγγείων.\nΕπισκεφθείτε έναν φλεβολόγο από καιρό σε καιρό.\nΑντιμέτωποι με κιρσούς τουλάχιστον μία φορά, θα πρέπει να μάθετε να ζείτε σε έναν συνεχή αγώνα με αυτό. Αυτή η παθολογία δεν μπορεί να θεραπευτεί ταυτόχρονα, αλλά μπορείτε να καθυστερήσετε την εμφάνιση δυσάρεστων συμπτωμάτων και να αποφύγετε επιπλοκές..\nΤα κολπικά υπόθετα είναι μια από τις πιο συχνά συνταγογραφούμενες μορφές φαρμάκων στη γυναικολογία. Τα υπόθετα, χορηγούμενα ενδοκολπικά ή ορθικά, δρουν τοπικά, παρέχοντας φαρμακευτικά συστατικά απευθείας στη ζώνη φλεγμονής.


Όχι στην υπερεργασία στα ασφαλιστικά ταμεία - Άμεση αντίδραση τώρα! * RedTopia\n17 Μαΐου 2019 redtopia2018 Featured, Εργασία 0\nΟ ΕΦΚΑ εκτός από όχημα συρρίκνωσης του δημόσιου χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης και μείωσης των συντάξεων, αποτελεί και μέσο για χτύπημα στα δικαιώματα των εργαζομένων.\nΗ όλη κατάσταση διάλυσης και ανοργανωσιάς που κυριαρχεί στον ΕΦΚΑ επιβαρύνει τους ασφαλισμένους και τους συνταξιουχους και πολλαπλάσια τους εργαζόμενους. Καλούμαστε να διαχειριστούμε τις περικοπές, την έλλειψη εξυπηρέτησης, τα λάθη που έχει επιφέρει η ενοποίηση και τις αδικίες, χωρίς να τις έχουμε προκαλέσει με δική μας ευθύνη και πρωτοβουλία.\nΦυσικά αυτό δεν απασχολεί την Διοίκηση και την πολιτική ηγεσία, που προσπαθώντας να λύσει το πρόβλημα των μεγάλων καθυστερήσεων στις απονομές συντάξεων, επιβαρύνει και πιέζει ασφυκτικά το προσωπικό των Ασφαλιστικών Ταμείων.\nΤελευταίο επεισόδιο αποτελεί τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις, που ορίζει ότι με ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) συστήνονται ομάδες εργασίας στον ΕΦΚΑ, με υποχρεωτική συμμετοχή υπαλλήλων σε αυτές, όπου με κάποια επιπλέον χρήματα (τυράκι-φιλοδώρημα), μπορούν να παρέχουν απογευματινή υπερωριακή εργασία και υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες!\nΟι ομάδες εργασίας αυτές θα δημιουργηθούν για την επιτάχυνση του έργου πληρωμής των συντάξεων του Δημόσιου, για τις οποίες τρία χρόνια μετά την ψήφιση του Ασφαλιστικού Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016) δεν εκδίδονται ακόμα στις περισσότερες περιπτώσεις οριστικές συντάξεις!\nΕίναι η τρίτη απόπειρα που γίνεται στον ΕΦΚΑ για να εργαστεί το προσωπικό πέραν του ωραρίου και τις αργίες. Αντίστοιχες ενέργειες έχουν γίνει και στον ΟΠΕΚΑ και τον ΟΑΕΔ και σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου.\nΤους δηλώνουμε ξεκάθαρα, ότι και αυτή η απόφαση θα μείνει στα χαρτιά!\nΚανένας εργαζόμενος δεν πρόκειται να εργαστεί πέραν του ωραρίου ή Σαββατοκύριακα και αργίες.\nΠρέπει οι δύο ομοσπονδίες να ενεργοποιηθούν επιτέλους και να οργανώσουν την αντιπαράθεση με αυτές τις πολιτικές που διαλύουν την Κοινωνική Ασφάλιση και παραβιάζουν τα δικαιώματα μας.\nΤο πρόβλημα των ελλείψεων προσωπικού, του φόρτου εργασίας και του μπάχαλου που επικρατεί στον ΕΦΚΑ χτυπάει κόκκινο! Οι καθυστερήσεις στην απονομή των συντάξεων και την εξυπηρέτηση του κοινού δεν μπορούν να λυθούν με την υπερεργασία των ήδη εξουθενωμένων εργαζομένων. Μπορεί να λυθεί μόνο με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, βελτίωση της οργάνωσης και των συνθηκών εργασίας και μηχανογράφηση που θα γίνει από την ίδια την υπηρεσία και θα βασίζεται στις προτάσεις των εργαζομένων.\nΜαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα Ασφαλιστικά Ταμεία\nΚατάργηση του “παγώματος” της κινητικότητας των εργαζομένων\nΚατάργηση της “αξιολόγησης”