ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - PDF\nΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ\nDownload "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ"\n1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2010\n2 Περιεχόμενα LabView - Μετρήσεις μη ηλεκτρικών μεγεθών. 3 Εισαγωγή στο LabView 3 Μέτρηση σχετικής υγρασίας. 16 Μέτρηση φωτεινής έντασης. 23 Μετρήσεις I-V ηλεκτρονικών εξαρτημάτων Αναλογική ανάλυση υπογραφών 32 Μετατροπείς ηλεκτρικών σημάτων 42 Μετατροπέας ψηφιακού σήματος σε αναλογικό (DAC) 42 Μετατροπέας αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (ADC) 46 Μέτρηση ηλεκτρικών χαρακτηριστικών τελεστικού ενισχυτή. 50 Μέτρηση ρυθμού αιώρησης (Slew rate) 50 Μέτρηση του λόγου απόρριψης κοινού σήματος (CMRR) 54 Μέτρηση εύρους ζώνης διέλευσης συχνοτήτων (BW).. 58 Μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών.. 62 Μετρήσεις με γέφυρα και ισοδύναμα κυκλώματα 62 Διηλεκτρικές μετρήσεις εναλλασσόμενου ηλεκτρικού πεδίου 77 Μετρήσεις C-V διατάξεων MIS 94 Βιβλιογραφία\n3 LABVIEW - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Εισαγωγή στο LabView Το LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench - LabVIEW) είναι μια γραφική γλώσσα προγραμματισμού που επιτρέπει : (α) τη λήψη και επεξεργασία δεδομένων από συστήματα μετρήσεων, (β) τον έλεγχο οργάνων και (γ) τον έλεγχο προγραμμάτων προσομοίωσης λειτουργιών. Το LabVIEW στηρίζεται σε γραφικά σύμβολα, και όχι σε κείμενο όπως οι κλασικές γλώσσες προγραμματισμού, για να περιγράψει τις διάφορες ενέργειες ενός προγράμματος. Το LabVIEW χρησιμοποιεί την γραφική γλώσσα προγραμματισμού G για να δημιουργήσει προγράμματα σε μορφή μπλοκ διαγραμμάτων. Τα προγράμματα του LabVIEW ονομάζονται εικονικά όργανα (Virtual Instruments, VIs) γιατί η εμφάνιση και η λειτουργία τους μοιάζουν με αυτές των πραγματικών οργάνων. Τα VIs αποτελούνται από : (α) το τμήμα που αλληλεπιδράει με τον χρήστη και βρίσκεται στο Front Panel και (β) το τμήμα του διαγράμματος ροής που βρίσκεται στο Block Diagram και είναι κατασκευασμένο στη γραφική γλώσσα G. Το διάγραμμα ροής στο Block Diagram αποτελεί επίσης και τον κώδικα πηγής για το VI. Ένα VI μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνο του σαν πρόγραμμα ή σαν υποπρόγραμμα στο εσωτερικό άλλων προγραμμάτων. Ένα VI μέσα σε ένα άλλο VI καλείται subvi. LabVIEW και κάρτες DAQ Απόκτηση (acquisition) καλείται ο τρόπος µε τον οποίο φυσικά μεγέθη (τάση, ρεύμα, πίεση, θερμοκρασία κλπ) μετατρέπονται σε ψηφιακά δεδομένα και απεικονίζονται στην οθόνη ενός υπολογιστή. Η απόκτηση και η ανάλυση στοιχείων µετασχηµατίζει τα ακατέργαστα στοιχεία της πληροφορίας των σημάτων σε σημαντικές πληροφορίες προς επεξεργασία. To LabVIEW για την απόκτηση δεδομένων (Data AsQuisition), χρησιμοποιεί συσκευές DAQ οι οποίες συμφωνά µε την αρχιτεκτονική τους σχεδίαση και τον τοµέα των εφαρμογών τους διακρίνονται σε: (α) συσκευές DAQ Εργαστηριακών 3\n4 Εφαρμογών, (β) συσκευές DAQ Βιομηχανικού Σχεδιασμού και (γ) συσκευές DAQ Βιομηχανικού Δικτύου. Οι συσκευές (devices) DAQ εργαστηριακών εφαρμογών είναι κάρτες που συνδέονται µε τον υπολογιστή για την απόκτηση δεδομένων από συστήματα μετρήσεων και για τον έλεγχο οργάνων. Η λήψη σωστών αποτελεσμάτων από ένα σύστημα DAQ, εξαρτάται από τα ακόλουθα στοιχεία της σύνθεσής του: H/Υ, Αισθητήρες Μετατροπείς, Κάρτες DAQ, Λογισμικό, Βελτίωση Σήματος. Για τη συλλογή μετρήσεων και τον έλεγχο οργάνων το LabVIEW, εκτός από τις παραπάνω συσκευές DAQ, υποστηρίζει και τα ευρέως διαδεδομένα πρωτόκολλα RS-232/422/485 και IEEE488 (GPIB). Το περιβάλλον του LabVIEW Το περιβάλλον του LabVIEW αποτελείται από δύο βασικά παράθυρα, το Front Panel και το Block Diagram. Το Front Panel είναι ο κεντρικός πίνακας επιλογών μέσω του οποίου ο χρήστης αλληλεπιδρά με το πρόγραμμα. Όταν εκτελείται ένα VI, το Front Panel πρέπει να είναι ανοικτό έτσι ώστε όχι μόνο να μπορούμε να εισάγουμε δεδομένα εισόδου στο πρόγραμμα εκτέλεσης άλλα και να βλέπουμε το αποτέλεσμα του προγράμματος. Το Front Panel είναι βασικά ένας συνδυασμός αναλογικών και ψηφιακών αντικειμένων ελέγχου και δεικτών. Στα αντικείμενα ελέγχου (ελεγκτές) εισάγονται δεδομένα από τους χρήστες και λέγονται τερματικά εισόδου. Με δεξί κλικ σε έναν ελεγκτή δίνεται η δυνατότητα αλλαγής του ελεγκτή σε δείκτη, και επίσης αλλαγής της μηχανικής του δράση. Τα αντικείμενα δεικτών δίνουν αποτελέσματα στους χρήστες και λέγονται τερματικά εξόδου. Με δεξί κλικ σε έναν δείκτη δίνεται η δυνατότητα αλλαγής του δείκτη σε ελεγκτή, και επίσης αλλαγής του σχήματος και της ακρίβειάς του. 4\n5 Το Block Diagram περιέχει το γραφικό πρωτογενή κώδικα ενός VI. Τα επιμέρους στοιχεία του κώδικα ενός VI στο Block Diagram είναι τα τερματικά, οι κόμβοι και τα καλώδια. Τερματικά Όταν τοποθετείται ένας ελεγκτής (ή δείκτης) στο Front Panel τότε το LabVIEW δημιουργεί αυτόματα ένα αντίστοιχο τερματικό ελεγκτή (ή δείκτη) στο Block Diagram. Ένα τερματικό εξαφανίζεται μόνο όταν διαγραφεί ο αντίστοιχος ελεγκτής (ή δείκτης) από το (Control Panel). Κόμβοι Οι κόμβοι είναι στοιχεία εκτέλεσης ενός προγράμματος. Είναι ανάλογοι με τις δηλώσεις, τους τελεστές, τις λειτουργίες και τις υπορουτίνες σε μια κλασική γλώσσα προγραμματισμού. Οι συναρτήσεις πρόσθεσης και αφαίρεσης 5\n6 αντιπροσωπεύουν έναν τύπο κόμβου. Μια δομή είναι ένας άλλος τύπος κόμβου. Οι δομές μπορούν να εκτελέσουν τον κώδικα επανειλημμένα ή υπό όρους, παρόμοια με τους βρόχους και τις δηλώσεις περίπτωσης στις κλασικές γλώσσες προγραμματισμού. Το LabVIEW περιέχει επίσης ειδικούς κόμβους όπως τους κόμβους τύπου, οι οποίοι είναι χρήσιμοι στην αποτίμηση μαθηματικών τύπων ή συναρτήσεων. Καλώδια Ένα VI διατηρεί τη συνοχή από τα καλώδια που συνδέουν τους κόμβους και τα τερματικά. Τα καλώδια μεταφέρουν τα δεδομένα από ένα τερματικό εισόδου σε ένα ή και περισσότερα τερματικά εξόδου. Αν πραγματοποιηθεί μια λανθασμένη σύνδεση με ένα καλώδιο τότε το LabVIEW θα εμφανίσει τη σύνδεση με ένα σπασμένο καλώδιο. Εικονίδια και συνδέσεις Τα εικονίδια και οι συνδέσεις τους διευκρινίζουν τις διαδρομές των στοιχείων που ρέουν κατά την εκτέλεση του προγράμματος από κάποια VIs σε κάποια άλλα VIs. Το εικονίδιο είναι η γραφική απεικόνιση του VI στο Block Diagram. Οι συνδέσεις αντιπροσωπεύουν τις εισόδους και τις εξόδους ενός VI. Ένας κόμβος εκτελεί μόνο όταν φθάσουν δεδομένα σε όλα τα τερματικά εισόδου του. Οι κόμβοι παρέχουν δεδομένα σε όλες τις εξόδους τους όταν ολοκληρώσουν την εργασία τους. Τα δεδομένα περνούν αμέσως από τις εξόδους στα τερματικά εξόδου, δηλαδή στους δείκτες. Δομές Οι δομές είναι ο πιο σημαντικός τύπος εκτέλεσης ροής σε ένα VI όπως οι δομές ελέγχου σε μια γλώσσα προγραμματισμού. Χρησιμοποιούνται όταν 6\n7 θέλουμε να επαναληφθεί μια λειτουργία μέχρι μια συνθήκη χαρακτηριστεί αληθής, ή ψευδής, ή για έναν προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων εντολών. Οι δομές του LabView είναι : η While Loop, η For Loop, η Case, η Sequence και η Event Structure. Η Whίle Ιοορ πραγματοποιεί έναν συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων μέχρι μια συνθήκη που εμείς ορίζουμε γίνει ψευδής ή αληθής. Η While Loop έχει δύο ακροδέκτες : Ι. iteration terminal (ακροδέκτης απαρίθμησης) που περιέχει τον αριθμό επαναλήψεων, ΙΙ. conditional terminal (ακροδέκτης συνθήκης) που αποτελεί είσοδο της δομής. Στο ακροδέκτη απαρίθμησης μπορούμε να συνδέουμε έναν indicator για να βλέπουμε τον αριθμό επαναλήψεων. Στον ακροδέκτη συνθήκης μπορούμε να συνδέουμε την έξοδο ενός λογικού control. Το While Ιοορ εκτελεί τον κώδικα που είναι γραμμένος μέσα στα όριά του. Στο τέλος το LabVIEW ελέγχει την τιμή στον ακροδέκτη συνθήκης και εάν είναι αληθής (ή ψευδής) τότε επαναλαμβάνει την εκτέλεση, διαφορετικά τη σταματάει. Όσα αντικείμενα θέλουμε να ελέγχονται ή να ενημερώνονται από το While Ιοορ πρέπει να βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο που ορίζει η δομή. Η δομή For Loop εκτελεί τον κώδικα που βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο που ορίζει και τον επαναλαμβάνει τόσες φορές όσες ορίζουν οι ακροδέκτες της. Η δομή έχει δύο ακροδέκτες : Ι. τον συντελεστή επανάληψης (Count Terminal) Ν (είσοδος) με τον οποίο ορίζουμε πόσες φορές θα επαναληφθεί η εκτέλεση, ΙΙ. τον απαριθμητή (iteration terminal) ί (έξοδος) ο οποίος περιέχει τον αριθμό επαναλήψεων που έχουν γίνει. Θέτουμε τιμή στο συντελεστή Ν εξωτερικά του πλαισίου ενώνοντάς τον καλώδιακά με το Ν. Για να θέσουμε εξωτερικές τιμές χρησιμοποιούμε, αριθμητική σταθερά ή στοιχείο control από την παλέτα αντικειμένων ή επιλέγεται το Create Constant από το Pop-Up μενού του For Loop. Ο απαριθμητής ί στην πρώτη εκτέλεση παίρνει την τιμή 0 και στην τελευταία Ν- 1. Οι δύο ακροδέκτες είναι ακέραιοι αριθμοί και παίρνουν τιμές από 0 έως 2^\n8 Με τη δομή Case εκτελείται μια συγκεκριμένη συνθήκη, όπως η συνθήκη αν τότε, αλλιώς (if then else). Η δομή case έχει έναν ακροδέκτη επιλογής (selector) και έναν δείκτη. Ανάλογα με το είδος των δεδομένων που θέτουμε στον ακροδέκτη επιλογή, αλλάζει και ο αριθμός των περιπτώσεων (cases). Σε περίπτωση που ο ακροδέκτης δεχτεί λογική τιμή, τότε οι cases θα είναι αληθής (true) ή ψευδής (false). Ξεκινώντας το LabView Επιλέγοντας Windows Tile Left and Right εμφανίζονται στο ίδιο παράθυρο το Front panel και το Block Diagram. Μόνο ένα από τα δύο παράθυρα είναι ενεργό κάθε χρονική στιγμή. Η ενεργοποίηση ενός παραθύρου γίνεται με κλικ στον αντίστοιχο χώρο. 8\n9 Η προβολή οποιουδήποτε toolbars (εργαλείων, αντικειμένων, ή λειτουργιών) πραγματοποιείται από τα menus των παράθυρων ή με δεξί κλικ στο χώρο των αντίστοιχων παραθύρων. Tools-Palette (παλέτα εργαλείων) Control-Button Toolbar (παλέτα αντικειμένων) 9\n10 Functions Toolbar (παλέτα λειτουργιών) Sub-Toolbars 10\n11 Basic Toolbar Δραστηριότητες Ξεκινάμε το LabVIEW, επιλέγουμε ένα blank VI και στη συνέχεια Window Tile Left and Right. Με δεξί κλικ στο Front Panel επιλεγούμε Numeric --- Numeric Control. Πατώντας μια φορά αριστερό κλικ και μετά άλλη μια για να το αφήσουμε στο χώρο του παραθύρου του Front Panel (εμφανίζεται σε κάθε παράθυρο το αντικείμενο Numeric). Επαναλαμβάνουμε την προηγούμενη διαδικασία (εμφανίζεται σε κάθε παράθυρο το αντικείμενο Numeric2). Με δεξί κλικ στο Front Panel επιλεγούμε Boolean --- Round Led πατώντας μια φορά αριστερό κλικ και μετά άλλη μια για να το αφήσουμε στο χώρο του παραθύρου του Front Panel. 11\n12 Με δεξί κλικ στο Block Diagram επιλέγουμε Comparison --- Greater or Equal, και με κρατημένο αριστερό κλικ το σέρνουμε και το αφήνουμε στο παράθυρο του Block Diagram. Στη συνέχεια γίνεται η σύνδεση των αντικειμένων του Block Diagram όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. Σχήμα 1. Γράφουμε στο Numeric τον αριθμό 7 και στο Numeric2 τον αριθμό 3 (παράθυρο Front Panel) όπως φαίνεται στο Σχήμα1, έτσι ώστε να μην ισχύει 3 7. Πατώντας το Run από το παράθυρο Block Diagram τρέχουμε την εφαρμογή και παρατηρούμε το χρώμα του ενδείκτη Boolean στο Front Panel. Στη συνέχεια γράφουμε στο Numeric2 τον αριθμό 9 όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, έτσι ώστε να ισχύει 9 7. Πατώντας το Run από το παράθυρο Block Diagram τρέχουμε την εφαρμογή και παρατηρούμε το χρώμα του ενδείκτη Boolean στο Front Panel. Παρατήρηση : με δεξί κλικ πάνω στα εικονίδια Numerics του Block Diagram μπορούμε να απενεργοποιήσουμε την επιλογή View as Icon. Με δεξί κλικ στο Block Diagram επιλέγουμε Structures --- While Loop (δημιουργείται έτσι η αντίστοιχη δομή βρόχου). Μεγαλώνουμε αυτή τη δομή ώστε να περιλάβει όλα τα αντικείμενα του Block Diagram όπως φαίνεται στο Σχήμα 2. 12\n13 Με δεξί κλικ πάνω στο εικονίδιο Loop Iteration (κάτω αριστερά της δομής βρόχου) επιλέγουμε Create Indicator και παρατηρούμε ότι εμφανίζεται το Numeric3 στο Front Panel. Καλωδιώνουμε το εικονίδιο Loop Condition (κάτω δεξιά της δομής βρόχου) όπως φαίνεται στο Σχήμα 2. Πατώντας το Run από το παράθυρο Block Diagram τρέχουμε την εφαρμογή και παρατηρούμε το χρώμα του ενδείκτη Boolean στο Front Panel και τον αριθμό του Numeric3. Σχήμα 2. Με δεξί κλικ πάνω στο εικονίδιο Loop Condition (κάτω δεξιά της δομής βρόχου) απενεργοποιούμε την επιλογή Stop if True επιλέγοντας Continue if True. Παρατηρούμε ότι το εικονίδιο αλλάζει χρώμα, από κόκκινο γίνεται πράσινο (Σχήμα 3). Πατώντας το Run από το παράθυρο Block Diagram τρέχουμε την εφαρμογή και αμέσως μετά τη σταματάμε επιλέγοντας από το ίδιο παράθυρο Abort Execution. Παρατηρούμε το χρώμα του ενδείκτη Boolean στο Front Panel και τον αριθμό του Numeric3 (Σχήμα 3). 13\n14 Σχήμα 3. Με δεξί κλικ στο Front Panel επιλέγουμε Boolean --- Stop Button. Εμφανίζονται τα αντίστοιχα εικονίδια και στα δύο παράθυρα. Με δεξί κλικ πάνω στο εικονίδιο Loop Condition (κάτω δεξιά της δομής βρόχου) επιλέγουμε Stop if True. Καλωδιώνουμε τα εικονίδια Loop Condition και Stop (button), όπως φαίνεται στο Σχήμα 4. Πατώντας το Run από το παράθυρο Block Diagram τρέχουμε την εφαρμογή και αμέσως πατάμε το εικονίδιο STOP από το παράθυρο του Front Panel, για να σταματήσουμε την εφαρμογή. Παρατηρούμε το χρώμα του ενδείκτη Boolean στο Front Panel και τον αριθμό του Numeric3 (Σχήμα 4). Σχήμα 4. 14\n15 Εργαστηριακή δραστηριότητα Η συχνότητα αποκοπής, f c, ενός υψηλοπερατού φίλτρου R-C δίνεται από τη σχέση f c =1/2πRC. Να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα στο LabView το οποίο να υπολογίζει τη συχνότητα αποκοπής για διαφορετικές και γνωστές τιμές χωρητικοτήτων και αντιστάσεων. U i C R Uo Υψηλοπερατό φίλτρο R-C 15\n16 Μέτρηση σχετικής υγρασίας Η σχετική υγρασία (Relative Humidity, RH) ορίζεται ως ο λόγος της μάζας των υδρατμών που περιέχεται σε ένα δεδομένο όγκο αέρα προς τη μάζα που θα έπρεπε να περιείχε ο ίδιος όγκος αέρα για να ήταν κορεσμένος από υδρατμούς. Η μέτρηση της σχετικής υγρασίας του αέρα επιτυγχάνεται με κάποιες ειδικές συσκευές οι οποίες ονομάζονται αισθητήρες σχετικής υγρασίας. Οι συσκευές αυτές έχουν σαν βασικό στοιχείο του κυκλώματός τους : μια μεταβλητή αντίσταση που μεταβάλλει την ωμική της τιμή ανάλογα με τη τιμή της RH, ένα μεταβλητό πυκνωτή που μεταβάλλει την χωρητικότητά του ανάλογα με τη τιμή της RH Οι αισθητήρες σχετικής υγρασίας, έχουν σαν βασικό στοιχείο στο κύκλωμα τους μεταβλητές αντιστάσεις, λόγω της μεγαλύτερης ακρίβειας και αντοχή τους στο χρόνο, σε σχέση με τους μεταβλητούς πυκνωτές υγρασίας. Ο αισθητήρας σχετικής υγρασίας στη συγκεκριμένη διάταξη που θα χρησιμοποιηθεί, έχει σαν βασικό στοιχείο μια μεταβλητή αντίσταση υγρασίας HS15P. Χαρακτηριστική εξίσωση ονομάζεται η σχέση που συνδέει το ηλεκτρικό σήμα εξόδου (τάση ή ρεύμα) του αισθητήρα με τη τιμή του φυσικού μεγέθους που μετράει ο αισθητήρας. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται το διάγραμμα της χαρακτηριστικής εξίσωσης του αισθητήρα σχετικής υγρασίας που θα χρησιμοποιηθεί. Η χαρακτηριστική εξίσωση δίνεται από την παρακάτω σχέση: 16\n17 Σχήμα 1. Η χαρακτηριστική εξίσωση του αισθητήρα σχετικής υγρασίας στους 25 ο C. Διαδικασία μέτρησης RH Ανοίγουμε το Labview και επιλεγούμε >Open New VI. Στη συνέχεια επιλέγουμε Window>Tile Left and Right για να έχουμε σε μια οθόνη το Front Panel και το Block Diagram. Συνδέουμε μετά την κάρτα DAQ USB 6009 με το καλώδιο USB στον (Η/Υ). Όταν γίνει η σύνδεση τότε εμφανίζεται ένα test panel στο οποίο γίνεται η αναγνώριση της κάρτας από το LabVIEW. Επιλέγουμε OK. 17\n18 Επιλέγουμε στη συνέχεια View> Functions Palette> Express> Input> DAQ assistant. Τοποθετούμε το εικονίδιο Daq Assistant στο Block Diagram με αυτό τον τρόπο γίνεται η εισαγωγή του είδους της κάρτας στο Labview. Επιλέγουμε Analog Input και στη συνέχεια επιλέγουμε Voltage. Στη συνέχεια επιλέγουμε ένα από τα 8 κανάλια της κάρτας USB (π.χ. a0), και πατάμε Finish. Εμφανίζεται στη συνέχεια το παρακάτω παράθυρο. 18\n19 Στο πεδίο Signal Input Range επιλέγουμε το εύρος της τάσης μέτρησης. Όσο μικρότερο είναι το εύρος τόσο πιο ακριβής είναι και η μέτρηση. Στο πεδίο Terminal Configuration επιλέγουμε RSE. Στο πεδίο Custom Scaling επιλέγουμε Create New και στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε Linear. Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο το οποίο δίνει τη δυνατότητα να ορίσουμε τη μορφή της συνάρτησης μεταφοράς. Λύνουμε την χαρακτηριστική εξίσωση του αισθητήρα ως προς το μετρούμενο φυσικό μέγεθος, τη σχετική υγρασία RH. Βρίσκουμε την κλίση (Slope) και τη τομή της ευθείας με τον κατακόρυφο άξονα (Y-Intercept) και συμπληρώνουμε τα αντίστοιχα πεδία. Στα πεδία Pre-scaled και Scaled επιλέγουμε Volts και RH. Με αυτό τον τρόπο ορίζουμε τις μονάδες των αξόνων χ και y αντίστοιχα. Πατάμε ΟΚ. 19\n20 Στη συνεχεία επιλέγουμε στο Front Panel : View>Control Palette> Modern>Graph> >Waveform Chart ώστε να τοποθετήσουμε μια γραφική παράσταση τύπου παλμογράφου για την παρακολούθηση της μέτρησης ως συνάρτηση του χρόνου. Τοποθετούμε ακόμα ένα όργανο απεικόνισης της μέτρησης στο Front Panel : View>Control Palette>Modern>Numeric>Tank. Δημιουργούμε επίσης έναν ελεγκτή στο Front Panel : View>Control> Palette> Boolean>Stop Button. Καθορίζουμε επίσης την περιοχή μετρήσεων στους άξονες των οργάνων απεικόνισης. Στο Front Panel δημιουργείται η παρακάτω εικόνα. Καλωδιώνουμε στη συνέχεια τα αντικείμενα στο Block Diagram και τα τοποθετούμε μέσα σε μια δομή While Loop, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 20\n21 Στη συνεχεία θα δημιουργήσουμε έναν κώδικα μέσω του οποίου θα επιλέγουμε το ρυθμό όπου θα λαμβάνονται οι μετρήσεις. - από τη παλέτα αντικειμένων ένα στοιχείο ελέγχου Numeric>Numeric Control - από την παλέτα λειτουργιών επιλέγουμε το σύμβολο του πολλαπλασιασμού Numeric>Multiply - με δεξί κλικ πάνω στο σύμβολο πολλαπλασιασμού επιλέγουμε Create>Constant και γράφουμε μέσα του τον αριθμό 1000 (σημαίνει 1000 ms). - από την παλέτα λειτουργιών επιλέγουμε Time & Dialog>Wait(ms) - καλωδιώνουμε τα παραπάνω αντικείμενα μέσα στο While Loop όπως φαίνεται παρακάτω 21\n22 Στη συνέχεια συνδέουμε την είσοδο της κάρτας DAQ USB 6009 με την έξοδο του αισθητήρα σχετικής υγρασίας, και επιλέγουμε από το Front Panel να λαμβάνεται μια μέτρηση κάθε 1 δευτερόλεπτο (στο Numeric γράφουμε τον αριθμό 1, έτσι οι μετρήσεις γίνονται κάθε 1000ms*1=1sec). Εκτελούμε το πρόγραμμα που δημιουργήσαμε πατώντας το Run. Πατώντας το εικονίδιο STOP από το Front Panel παίρνουμε μια εικόνα παρόμοια με την παρακάτω. 22\n23 Μέτρηση φωτεινής έντασης Το Lux είναι μια μονάδα που μετράει τη φωτεινότητα και αντιστοιχεί στην ένταση του φωτός. Σχετίζεται με την ποσότητα ακτινοβολίας που μετριέται σε Watt ανά τετραγωνικό μέτρο. Το Lux εξαρτάται από τη συχνότητα της ακτινοβολίας, δηλαδή το χρώμα. Για τη μέτρηση της φωτεινότητας χρησιμοποιούνται φωτοαντιστάσεις και φωτοδίοδοι. Ο αισθητήρας που θα χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της φωτεινότητας, χρησιμοποιεί μια φωτοαντίσταση καδμίου NORP12-RS της οποίας η τιμή μεταβάλλεται σύμφωνα με το Σχήμα 2. Σχήμα 2. Η χαρακτηριστική εξίσωση αισθητήρα που θα χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση του φωτός είναι η παρακάτω : V o =1, ,2329*log(Lux) Διαδικασία μέτρησης του φωτός Ανοίγουμε το Labview και επιλεγούμε >Open New VI. Στη συνέχεια επιλέγουμε Window>Tile Left and Right για να έχουμε σε μια οθόνη το Front Panel και το Block Diagram. 23\n24 Συνδέουμε μετά την κάρτα DAQ USB 6009 με το καλώδιο USB στον (Η/Υ). Όταν γίνει η σύνδεση τότε εμφανίζεται ένα test panel στο οποίο γίνεται η αναγνώριση της κάρτας από το LabVIEW. Επιλέγουμε OK. Επιλέγουμε στη συνέχεια View> Functions Palette> Express> Input> DAQ assistant. Τοποθετούμε το εικονίδιο Daq Assistant στο Block Diagram με αυτό τον τρόπο γίνεται η εισαγωγή του είδους της κάρτας στο Labview. Επιλέγουμε Analog Input και στη συνέχεια επιλέγουμε Voltage. Στη συνέχεια επιλέγουμε ένα από τα 8 κανάλια της κάρτας USB (π.χ. a0), και πατάμε Finish. Εμφανίζεται στη συνέχεια το παρακάτω παράθυρο. 24\n25 Στο πεδίο Signal Input Range γράφουμε τις τιμές του log(lux) που αντιστοιχούν στις τιμές -10 και 10 V. Γράφουμε δηλαδή στο πεδίο Max τον αριθμό 2,6867 και στο πεδίο Min τον αριθμό -3,4933. Στο πεδίο Terminal Configuration επιλέγουμε RSE. Στο πεδίο Custom Scaling επιλέγουμε Create New και στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε Linear. Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο το οποίο δίνει τη δυνατότητα να ορίσουμε τη μορφή της συνάρτησης μεταφοράς. 25\n26 Λύνουμε την χαρακτηριστική εξίσωση του αισθητήρα ως προς το μετρούμενο φυσικό μέγεθος, την ένταση φωτός σε Lux. Βρίσκουμε την κλίση (Slope) και τη τομή της ευθείας με τον κατακόρυφο άξονα (Y-Intercept) και συμπληρώνουμε τα αντίστοιχα πεδία. Στα πεδία Pre-scaled και Scaled επιλέγουμε Volts και Lux. Με αυτό τον τρόπο ορίζουμε τις μονάδες των αξόνων χ και y αντίστοιχα. Πατάμε ΟΚ. Στη συνεχεία επιλέγουμε στο Front Panel : View>Control Palette> Modern>Graph> Waveform Chart ώστε να τοποθετήσουμε μια γραφική παράσταση τύπου παλμογράφου για την παρακολούθηση της μέτρησης ως συνάρτηση του χρόνου. Επιλέγουμε το εικονίδιο του Waveform Chart και πατάμε δεξί κλικ στον κατακόρυφο άξονα. Στη συνέχεια επιλέγουμε properties>scales και όπου Time(x-axis) επιλέγουμε (y-axis) και στη συνέχεια ενεργοποιούμε το log. 26\n27 Δημιουργούμε επίσης έναν ελεγκτή στο Front Panel : View>Control> Palette> Boolean>Stop Button. Καθορίζουμε επίσης την περιοχή μετρήσεων στους άξονες του οργάνου απεικόνισης. Στο Front Panel δημιουργείται η παρακάτω εικόνα. Από την παλέτα λειτουργιών επιλέγουμε Mathematics > Exponentials> >10^x, και τοποθετούμε το εικονίδιο στο Block Diagram. Στη συνεχεία θα δημιουργήσουμε έναν κώδικα μέσω του οποίου θα επιλέγουμε το ρυθμό όπου θα λαμβάνονται οι μετρήσεις. - από τη παλέτα αντικειμένων ένα στοιχείο ελέγχου Numeric>Numeric Control - από την παλέτα λειτουργιών επιλέγουμε το σύμβολο του πολλαπλα-σιασμού Numeric>Multiply - με δεξί κλικ πάνω στο σύμβολο πολλαπλασιασμού επιλέγουμε Create>Constant και γράφουμε μέσα του τον αριθμό 1000 (σημαίνει 1000 ms). 27\n28 - από την παλέτα λειτουργιών επιλέγουμε Timing>Wait(ms) - καλωδιώνουμε τα παραπάνω αντικείμενα όπως φαίνεται παρακάτω Καλωδιώνουμε στη συνέχεια τα υπόλοιπα αντικείμενα στο Block Diagram και στη συνέχεια τα τοποθετούμε μέσα σε μια δομή While Loop, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Στη συνέχεια συνδέουμε την είσοδο της κάρτας DAQ USB 6009 με την έξοδο του αισθητήρα φωτός, και επιλέγουμε από το Front Panel να λαμβάνεται μια μέτρηση κάθε 1 δευτερόλεπτο (στο Numeric γράφουμε τον αριθμό 1, έτσι οι μετρήσεις γίνονται κάθε 1000ms*1=1sec). 28\n29 Εκτελούμε το πρόγραμμα που δημιουργήσαμε πατώντας το Run. Καθώς εκτελείται το πρόγραμμα και λαμβάνονται μετρήσεις, με την παλάμη μας πλησιάζουμε την φωτοαντίσταση και παρατηρούμε τις ενδείξεις των μετρήσεων. Πατώντας το εικονίδιο STOP διακόπτουμε τη μέτρηση. 29\n30 Τεχνικά χαρακτηριστικά καρτών DAQ USB 6008 και USB\n32 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ I-V ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ Η αναλογική ανάλυση υπογραφών (Analog Signature Analysis, ASA) είναι μια διαδεδομένη και χρήσιμη μέθοδος ελέγχου ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Στη μέθοδο αυτή, εφαρμόζεται μια ημιτονική τάση συγκεκριμένης συχνότητας σε ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα και λαμβάνεται η χαρακτηριστική καμπύλη ρεύματος τάσης (I-V), που καλείται αναλογική υπογραφή του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το εξάρτημα να βρίσκεται εκτός τροφοδοσίας, απομονωμένο. Η χαρακτηριστική καμπύλη του ηλεκτρονικού εξαρτήματος μπορεί να απεικονιστεί σε μια οθόνη (παλμογράφου, Η/Υ, κλπ). Η τάση απεικονίζεται με οριζόντια απόκλιση ενώ το ρεύμα με κατακόρυφη. Στο Σχήμα 1, παρουσιάζεται το ισοδύναμο κύκλωμα του συστήματος μέτρησης που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση των αναλογικών υπογραφών, διαφόρων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, σε μια οθόνη. Η V s είναι μια ημιτονική πηγή τάσης ορισμένης συχνότητας. Το υπό έλεγχο εξάρτημα αντιστοιχεί στην σύνθετη αντίσταση Z L. Η τάση στα άκρα της Z L μετριέται και απεικονίζεται στον οριζόντιο άξονα της οθόνης. Το ρεύμα που διαρρέει το εξάρτημα είναι ανάλογο της μετρούμενης τάσης στα άκρα της αντίστασης Z s. Η τάση αυτή απεικονίζεται στον κατακόρυφο άξονα της οθόνης. Σχήμα 1. Οι βασικές αναλογικές υπογραφές είναι πέντε: της αντίστασης R, της χωρητικότητας C, της αυτεπαγωγής L, της διόδου D (απλός ημιαγωγός) και της διόδου Z (Zener). 32\n33 Στους ωμικές αντιστάτες, επειδή ισχύει ο νόμος του Ohm, ο λόγος του ρεύματος προς την τάση είναι σταθερός. Έτσι η υπογραφή των αντιστατών θα είναι μια διαγώνια γραμμή στην αντίστοιχη οθόνη, η κλίση της οποίας συνδέεται με την τιμή της αντίστασης (Σχήμα 2). Σχήμα 2. Στους ιδανικούς πυκνωτές και στα ιδανικά πηνία, η τάση παρουσιάζει μια διαφορά φάσης ±90 ο με το ρεύμα, με αποτέλεσμα η αναλογική υπογραφή τους να έχει συνήθως σχήμα έλλειψης (σπάνια κύκλου). Ο λόγος του μήκους του κατακόρυφου άξονα της έλλειψης προς το αντίστοιχο του οριζόντιου άξονα σχετίζεται άμεσα με τις τιμές της χωρητικότητας και της αυτεπαγωγής. Η υπογραφή της απλής διόδου D, επειδή επιτρέπει την ροή ρεύματος κατά τη μια κατεύθυνση, απεικονίζεται με μια κατακόρυφη γραμμή προς τα πάνω και δεξιά αμέσως μετά το κέντρο των αξόνων της οθόνης (περίπου στα 0,6 V του οριζόντιου άξονα). Η υπογραφή της διόδου Z παρουσιάζει επιπλέον μια κατακόρυφη γραμμή προς τα κάτω αριστερά μετά το κέντρο των αξόνων της οθόνης, που αντιστοιχεί στην τάση διάσπασής της. Στην εργαστηριακή άσκηση που ακολουθεί, θα χρησιμοποιηθεί ο Component Tester του παλμογράφου, για τη μελέτη των αναλογικών υπογραφών απλών και σύνθετων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, καθώς επίσης και για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους. Στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται το απλοποιημένο κύκλωμα που αντιστοιχεί στην λειτουργία του Component Tester. 33\n34 Σχήμα 3. Από το κύκλωμα του Σχήματος 3 είναι φανερό ότι, όταν οι ακροδέκτες του Component Tester είναι ανοικτοί, τότε το κύκλωμα δεν θα διαρρέεται από ρεύμα, η τάση στα άκρα της αντίστασης R 2 θα είναι μηδενική και συνεπώς δεν θα παρατηρείται κατακόρυφη ταλάντωση στο κανάλι Υ. Η απεικόνιση της υπογραφής, στην περίπτωση του ανοικτού κυκλώματος, είναι μια οριζόντια γραμμή στην οθόνη, η οποία οφείλεται στην ταλάντωση της τάσης V στο κανάλι Χ (που αντιστοιχεί σε 8,5 V rms στον παλμογράφο Hameg). Όταν οι ακροδέκτες του Component Tester είναι βραχυκυκλωμένοι, τότε το κύκλωμα θα διαρρέεται από μέγιστο ρεύμα, η τάση στα άκρα της αντίστασης R 2 θα είναι μέγιστη και συνεπώς θα παρατηρείται μόνο η κατακόρυφη ταλάντωση στο κανάλι Υ, επειδή η τάση στο κανάλι Χ θα είναι μηδενική λόγω βραχυκυκλώματος. Η απεικόνιση της υπογραφής, στην περίπτωση του βραχυκυκλώματος, είναι μια κατακόρυφη γραμμή στην οθόνη (που αντιστοιχεί σε 24 ma rms στον παλμογράφο Hameg). 34\n35 Εργαστηριακές δραστηριότητες Α. Έλεγχος αντιστάσεων, πυκνωτών, πηνίων και ημιαγωγών μέσω του component tester του παλμογράφου A1. Προετοιμάσετε τον παλμογράφο για έλεγχο εξαρτημάτων (Test Component). A2. Συνδέστε μεταξύ των ακροδεκτών του παλμογράφου ένα διακόπτη. Σχεδιάστε την εικόνα του παλμογράφου σε κατάσταση ON &OFF. κατάσταση ON κατάσταση OFF A3. Σας δίνονται 3 αντιστάτες με συγκεκριμένες τιμές. Συνδέστε τους διαδοχικά μεταξύ των ακροδεκτών του παλμογράφου, αρχίζοντας από αυτόν με τη μικρότερη τιμή. Τις τιμές αυτές, μαζί με την αντίστοιχη εικόνα του παλμογράφου να σχεδιάσετε παρακάτω στο ίδιο διάγραμμα. A4. Συνδέστε μεταξύ των ακροδεκτών του παλμογράφου ένα ποτενσιόμετρο 5KΩ. Σχεδιάστε την εικόνα του παλμογράφου για 35\n36 διαφορετικές τιμές του ποτενσιομέτρου στο ίδιο διάγραμμα ( ελάχιστη τιμή μεσαία τιμή μέγιστη τιμή ). A5. Σας δίνονται 3 πυκνωτές με συγκεκριμένες τιμές. Συνδέστε τους διαδοχικά μεταξύ των ακροδεκτών του παλμογράφου, αρχίζοντας από αυτόν με τη μικρότερη τιμή. Τις τιμές αυτές, μαζί με την αντίστοιχη εικόνα του παλμογράφου να σχεδιάσετε παρακάτω στο ίδιο διάγραμμα. A6. Συνδέστε μεταξύ των ακροδεκτών του παλμογράφου το πρωτεύων ή δευτερεύων ενός μετασχηματιστή. Σχεδιάστε τις αντίστοιχες εικόνες του παλμογράφου σε κάθε περίπτωση. Πρωτεύων Δευτερεύων 36\n37 Α7. Συνδέστε μεταξύ των ακροδεκτών του παλμογράφου μία απλή δίοδο (Si ή Ge). Σχεδιάστε την εικόνα του παλμογράφου παρακάτω. Α8. Συνδέστε μεταξύ των ακροδεκτών του παλμογράφου, μία δίοδο Zener 6,2 V και μια δίοδο Zener 12 V. Σχεδιάστε τις αντίστοιχες εικόνες του παλμογράφου παρακάτω. A7. Να γράψετε τα συμπεράσματα σας όπως προκύπτουν από τους ελέγχους που κάνατε σε όλα τα παραπάνω εξαρτήματα της δραστηριότητας Α. Διακόπτες: Αντιστάτες: 37\n38 Πυκνωτές: Πηνία: Ημιαγωγοί: 38\n39 Β. Έλεγχος ημιαγωγικών διατάξεων και σύνθετων κυκλωμάτων μέσω του Component Tester του παλμογράφου Β1. Προετοιμάσετε τον παλμογράφο για έλεγχο εξαρτημάτων (Test Component). Β2. Συνδέστε μεταξύ των ακροδεκτών του παλμογράφου ένα τρανζίστορ. Σχεδιάστε την εικόνα του παλμογράφου για τις επαφές Β-Ε, Β-C και Ε-C. Β3. Σχεδιάστε τις υπογραφές των παρακάτω σύνθετων κυκλωμάτων σε κάθε περίπτωση. R-C σε σειρά R-C παράλληλα R-L σε σειρά R-L παράλληλα 39\n40 Zener - R σε σειρά Zener - R παράλληλα Zener - C σε σειρά Zener - C παράλληλα Zener - R - C σε σειρά Zener - R - C παράλληλα Β4. Να εξετάσετε τις υπογραφές ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος, σχεδιάζοντας τουλάχιστον 4 από αυτές. 40\n41 Β5. Να γράψετε τα συμπεράσματα σας όπως προκύπτουν από τους ελέγχους που κάνατε σε όλα τα παραπάνω εξαρτήματα της δραστηριότητας Β. 41\n42 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Μετατροπή ψηφιακού σήματος σε αναλογικό (DAC) Για τη συνεργασία μιας ψηφιακής συσκευής με μία αναλογική, πρέπει να παρεμβάλουμε έναν μετατροπέα ψηφιακού σε αναλογικό σήμα. Ένα παράδειγμα είναι στα γνωστά mp3 players όπου τα δεδομένα είναι αποθηκεμένα σε ψηφιακή μορφή και πρέπει να μετατραπούν σε αναλογικό σήμα προκειμένου να ερμηνευτούν σε ήχο από τα ηχεία. Για την κατασκευή του DAC χρησιμοποιήθηκαν ένα σύνολο από αντιστάσεις, διακόπτες και ένας τελεστικός ενισχυτής (LM301). Η λειτουργία του συγκεκριμένου DAC βασίζεται στην επιλογή κατάλληλων αντισταθμιστικών αντιστάσεων, ώστε τα παραγόμενα διαδοχικά ρεύματα να έχουν λόγο ίσο με 2. Η τάση εξόδου δίνεται από την παρακάτω σχέση: V R o Vr (1) R0 όπου V r =5 V, R o = 128 kω, R 8 = 1 kω, α i =1 όταν ο διακόπτης S i είναι κλειστός και 0 όταν είναι ανοιχτός. Οι υπόλοιπες τιμές των αντιστάσεων όπως διακρίνονται από το παρακάτω κύκλωμα έχουν τιμές R 1 = 64 kω, R 2 = 32 kω, R 3 = 16 kω, R 4 = 8 kω, R 5 = 4 kω, R 6 = 2 kω και R 7 = 1 kω. 42\n43 Εσωτερικό κύκλωμα κατασκευής DAC Κατασκευή DAC 43\n44 Συνδεσμολογία DAC Απαιτούμενα υλικά 1. Εκπαιδευτική κατασκευή DAC. 2. Πάγκο με τάση 5V και συμμετρική τροφοδοσία τάσης καλώδια κατάλληλων χρωμάτων. 4. Πολύμετρο. Υλοποίηση της εργαστηριακής άσκησης 1. Συνδέουμε συμμετρική τάση στο κύκλωμα χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη τροφοδοσία των πάγκων. Επισημαίνετε ότι απαιτείται να συνδέσουμε πρώτα τη γείωση. 2. Συνδέουμε την V r στα 5V από την τυποποιημένη τροφοδοσία των πάγκων. 3. Θέτουμε το πολύμετρο σε λειτουργία συνεχούς τάσης. 4. Συνδέουμε το πολύμετρο στη έξοδο V o και στη γη. 5. Ανοίγουμε κατάλληλα τους διακόπτες Α i, μετράμε την τάση εξόδου V o και συμπληρώνουμε τον παρακάτω Πίνακα 1. 44\n45 6. Που οφείλονται οι διαφορές στις τιμές V o που υπολογίσθηκαν θεωρητικά από την σχέση 1 και στις αντίστοιχες τιμές V o που μετρήθηκαν; Πίνακας 1. Α7 Α6 Α5 Α4 Α3 Α2 Α1 Α0 V o (V) Υπολογισθείσα V o (V) Μετρούμενη 45\n46 Μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (ADC) Ένας μετατροπέας ADC χρησιμοποιείται για τη συνεργασία μιας αναλογικής συσκευής με μια ψηφιακή. Για παράδειγμα, για την επεξεργασία ενός αναλογικού σήματος από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή θα πρέπει να παρεμβάλουμε έναν μετατροπέα αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (ADC). Στο κύκλωμα της συγκεκριμένης εργαστηριακής άσκησης χρησιμοποιείται ο μετατροπέας ADC 0804 που η λειτουργία του βασίζεται στη μέθοδο των διαδοχικών προσεγγίσεων (successive approximation). Ο ακροδέκτης 9 του ADC 0804 δέχεται μια τάση αναφοράς. Αν στην τάση αναφοράς εφαρμόσουμε τάση 2,5 V τότε η μέγιστη τάση που μπορεί να μετατρέψει είναι τα 5V, για αυτό το λόγο η τάση στον ακροδέκτη 9 ονομάζεται V REF /2. Αφού λοιπόν η μέγιστη τιμή είναι 5V και η έξοδος είναι n=8 bit η διακριτική του ικανότητα (ή αλλιώς το βήμα κβάντισης q) είναι ίσο με Vmax 5 q 19, 6 mv n Για κάθε μεταβολή τάσης κατά 19.53mV έχουμε μεταβολή ενός bit στην ψηφιακή έξοδο. 46\n47 Εσωτερικό κύκλωμα κατασκευής ADC Κατασκευή ADC 47\n48 Συνδεσμολογία ADC Απαιτούμενα υλικά 1. Εκπαιδευτική κατασκευή ADC. 2. Τροφοδοσία 5V καλώδια κατάλληλων χρωμάτων. 4. Πολύμετρο. Υλοποίηση της εργαστηριακής άσκησης 1. Συνδέουμε τους ακροδέκτες +5V και GND στο πάνω αριστερό μέρος της κατασκευής με την προεπιλεγμένη τροφοδοσία πάγκου 5V. 2. Θέτουμε το πολύμετρο σε λειτουργία συνεχής τάσης. 3. Συνδέουμε το πολύμετρο στο V REF /2 και στη γη. 4. Στρέφουμε το ποτενσιόμετρο R3 μέχρι η V REF /2 να γίνει ακριβώς 2,5 V. 5. Πατάμε το κουμπί pulse μια φορά για να δώσουμε έναν παλμό στο ολοκληρωμένο ADC0804 και να αρχίσει να λειτουργεί. 6. Συνδέουμε το πολύμετρο στο V in και στη γη. 48\n49 7. Στρέφουμε το ποτενσιόμετρο R5 δίνοντας μια τιμή τάσης V in στο ολοκληρωμένο. 8. Παρατηρούμε την τάση που δώσαμε, να μετατρέπετε σε ψηφιακή στις φωτοδιόδους της κατασκευής, με Most Significant Bit το DB7 και Least Significant Bit το DB0. 9. Συμπληρώστε τον παρακάτω Πίνακα Τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει το γεγονός ότι οι τιμές των διαιρέσεων της δεύτερης από αριστερά στήλης του Πίνακα 2, δεν είναι πάντα ακέραιες; Πίνακας 2. V in (V) V in / D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Τάση V εισόδου 0.5V 1V 1.5V 2V 2.5V 3V 3.5V 4V 4.5V 5V 49\n50 ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ Μέτρηση ρυθμού αιώρησης (Slew rate) Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα τελεστικών ενισχυτών έχουν πεπερασμένους μεταβατικούς χρόνους. Εάν ο ρυθμός μεταβολής τάσης εισόδου (συχνότητα) είναι πολύ μεγάλος ο τελεστικός ενισχυτής δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις μεταβολές του σήματος εξόδου. Ο περιορισμός αυτός ισχύει σε κάθε μη ιδανικό τελεστικό ενισχυτή και ονομάζεται ρυθμός αιώρησης (slew rate). Για ένα ημιτονοειδές σήμα μεγάλης συχνότητας ο τελεστικός ενισχυτής θα δώσει στην έξοδο τριγωνικό σήμα και όχι ημιτονοειδές. Ο ρυθμός αιώρησης μετριέται σε V/μsec. Για να μετρήσουμε το ρυθμό αιώρησης θα πρέπει να δώσουμε τετραγωνικό παλμό στην είσοδο του τελεστικού ενισχυτή και να παρακολουθήσουμε την παραμόρφωση του παλμού στην έξοδο. Η κλίση της ευθείας την στιγμή που εφαρμόζεται ο παλμός έως τη στιγμή που θα φτάσει στη μέγιστη τάση μας δείχνει το ρυθμό αιώρησης S r : S r V t 50\n51 Εσωτερική κατασκευή κυκλώματος τελεστικού ενισχυτή LM 741 Κατασκευή τελεστικού ενισχυτή LM 741(αριστερό κύκλωμα) 51\n52 Συνδεσμολογία κυκλώματος μέτρησης ρυθμού αιώρησης Απαιτούμενα υλικά 1. Εκπαιδευτική κατασκευή τελεστικού ενισχυτή Γεννήτρια συχνοτήτων. 3. Παλμογράφος καλώδια κατάλληλων χρωμάτων καλώδια παλμογράφου. Υλοποίηση της εργαστηριακής άσκησης 1. Συνδέουμε συμμετρική τάση στο πρώτο (αριστερό) κύκλωμα χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη τροφοδοσία των πάγκων. Επισημαίνετε ότι απαιτείτε να συνδέσουμε πρώτα τη γείωση. 2. Συνδέουμε τη γεννήτρια συχνοτήτων μεταξύ V in και GND και βάζουμε τετραγωνικό παλμό συχνότητας 25 kηz. Η τάση που θα δώσουμε δεν παίζει ρόλο, προτείνεται από 0.5V έως 3V p-p. 3. Συνδέουμε το πρώτο κανάλι του παλμογράφου στην είσοδο της γεννήτριας και το δεύτερο στην έξοδο. 52\n53 4. Βρίσκουμε από το γράφημα στην οθόνη του παλμογράφου το χρόνο που χρειάζεται η κυματομορφή εξόδου να έρθει από την ελάχιστη στη μέγιστη τιμή της, Δt=. 5. Υπολογίζουμε τον ρυθμό αιώρησης από τη σχέση: S r V t... V s 53\n54 Μέτρηση του λόγου απόρριψης κοινού σήματος (CMRR) Η βασική λειτουργία και ιδιότητα του τελεστικού ενισχυτή είναι να ενισχύει τη διαφορά των σημάτων των δύο εισόδων του. Η ικανότητα να αλλάζει το πρόσημο της αναστρέφουσας εισόδου και να προστίθεται στο σήμα της μη αναστρέφουσας, είναι αυτό που έκανε τον τελεστικό ενισχυτή εργαλείο με μεγάλο εύρος εφαρμογών. Όταν όμως εφαρμόσουμε το ίδιο σήμα στην αναστρέφουσα και στη μη αναστρέφουσα είσοδο, ο τελεστικός ενισχυτής θα πρέπει να αφαιρεί το ένα σήμα από το άλλο και να δίνει μηδενική έξοδο. Στον ιδανικό ενισχυτή αυτό συμβαίνει, στην πράξη όμως εμφανίζεται στην έξοδο μια πολύ μικρή τάση. Το διαφορικό κέρδος A D του τελεστικού ενισχυτή είναι πολύ μεγαλύτερο από το κέρδος τάσης κοινού τρόπου A C. Ο λόγος των δύο αυτών τιμών δίνει το λόγο απόρριψης κοινού σήματος και υπολογίζεται αποκλειστικά θεωρητικά από την παρακάτω σχέση: A CMRR( db) 20 log A Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η τιμή, τόσο καλύτερος είναι ο τελεστικός ενισχυτής. D C 54\n55 Εσωτερική κατασκευή κυκλώματος μέτρησης του λόγου CMRR Κατασκευή μέτρησης ρυθμού αιώρησης του ΤΕ LM 741(μεσαίο κύκλωμα) 55\n56 Συνδεσμολογία κυκλώματος μέτρησης CMRR Απαιτούμενα υλικά 1. Εκπαιδευτική κατασκευή τελεστικού ενισχυτή LM Γεννήτρια συχνοτήτων. 3. Παλμογράφος καλώδια κατάλληλων χρωμάτων καλώδια παλμογράφου. Υλοποίηση της εργαστηριακής άσκησης 1. Συνδέουμε συμμετρική τάση στο δεύτερο (μεσαίο) κύκλωμα χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη τροφοδοσία των πάγκων. Επισημαίνετε ότι απαιτείτε να συνδέσουμε πρώτα τη γείωση. 2. Συνδέουμε τη γεννήτρια συχνοτήτων μεταξύ V in και GND και βάζουμε μία εναλλασσόμενη ημιτονοειδής τάση συχνότητας μερικών δεκάδων khz και πλάτους μερικών Volts. Ο λόγος απόρριψης κοινού σήματος δεν εξαρτάται από τη συχνότητα και το πλάτος. Για να μην έχουμε 56\n57 όμως σφάλματα θορύβου προτείνεται μια τιμή συχνότητας μεταξύ KHZ και τάσης 3-5V p-p. 3. Συνδέουμε τον παλμογράφο στην έξοδο του κυκλώματος και παρατηρούμε μηδενική τάση. Αυτό συμβαίνει γιατί ο διαφορικός ενισχυτής ενισχύει τη διαφορά των τάσεων των δύο εισόδων του. Όταν οι είσοδοι είναι ίσες αφαιρείται η μία από την άλλη με αποτέλεσμα να μηδενίσει το σήμα εξόδου. Τάση στην έξοδο μεγαλύτερη των λογικών πλαισίων (ονομαστικά άνω των 0,4 V αν και εξαρτάται από την τάση εισόδου) οφείλετε στην ανοχή των αντιστάσεων εσωτερικού κυκλώματος που οδηγούν σε ελαφρά διαφοροποίηση των δύο εισόδων. 4. Υπολογίστε θεωρητικά το διαφορικό κέρδος Α D του ενισχυτή από τη σχέση: A D R R 1 2 R R Υπολογίστε το κέρδος τάσης κοινού τρόπου Α C από τη σχέση: A C V V out in 6. Στη συνέχεια υπολογίστε θεωρητικά τον λόγο απόρριψης κοινού σήματος από τη σχέση: A CMRR( db) 20 log A D C 57\n58 Μέτρηση εύρους ζώνης διέλευσης συχνοτήτων (BW) Σε αυτό το κύκλωμα θα δούμε το αποτέλεσμα του σφάλματος του πεπερασμένου ρυθμού αιώρησης για διάφορες συχνότητες. Όπως θα παρατηρήσουμε, οι τελεστικοί ενισχυτές έχουν κάποια όρια συχνοτήτων στα οποία μπορούν να λειτουργήσουν σωστά. Με σταθερή τάση εισόδου μετράμε την τάση εξόδου, και κατά συνέπεια την ενίσχυση του σήματος για διάφορες τιμές συχνότητας. Η ενίσχυση σήματος δίνεται από τη σχέση: V AV V out in ενώ η ενίσχυση σε db δίνεται από τη σχέση: A V ( db) 20log A 20log V V V out in Για την ευκολία των μετρήσεων σε ότι ακολουθεί όλες οι τιμές τάσης που υπολογίζονται να είναι από κορυφή σε κορυφή (peak to peak). 58\n59 Κύκλωμα μέτρηση εύρους BW Κατασκευή μέτρησης εύρους BW του ΤΕ LM 741(δεξιό κύκλωμα) 59\n60 Συνδεσμολογία μέτρησης εύρους ζώνης διέλευσης συχνοτήτων Απαιτούμενα υλικά 1. Εκπαιδευτική κατασκευή τελεστικού ενισχυτή LM Γεννήτρια συχνοτήτων. 3. Παλμογράφος καλώδια κατάλληλων χρωμάτων καλώδια παλμογράφου. Υλοποίηση της εργαστηριακής άσκησης 1. Συνδέουμε συμμετρική τάση στο τρίτο (δεξί) κύκλωμα χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη τροφοδοσία των πάγκων. Επισημαίνετε ότι απαιτείτε να συνδέσουμε πρώτα τη γείωση. 2. Συνδέουμε την γεννήτρια συχνοτήτων στο V s και τη γη. 3. Συνδέουμε τον παλμογράφο στο V in και στη γη. 4. Δίνουμε τάση από τη γεννήτρια έτσι ώστε στην είσοδο V in που είναι συνδεδεμένος ο παλμογράφος να πάρουμε τάση 80 mv p-p. (Επειδή μερικές γεννήτριες συχνοτήτων δεν μπορούν να δώσουν τόσο μικρή 60\n61 τάση, οι αντιστάσεις R5 και R4 λειτουργούν ως διαιρέτης τάσης, με αποτέλεσμα να ρίχνουν την τάση εισόδου στο 1/16 της τάσης V s και να έχουμε την είσοδο που επιθυμούμε στα 80mV p-p). 5. Μηδενίζουμε την απόκλιση τάσης εξόδου. Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να μηδενίσουμε την DC συνιστώσα του σήματος εξόδου. Συνδέουμε τον παλμογράφο στην έξοδο και στο κανάλι του παλμογράφου εναλλάσσουμε τον διακόπτη του καναλιού από τη θέση AC στη θέση DC. Παρατηρούμε μια μετατόπιση του σήματος ως προς τον άξονα y. Στη συνέχεια, στρέφουμε τη μεσαία λήψη του ποτενσιόμετρου ώστε να εξαλείψουμε αυτή τη μετατόπιση. 6. Δίνουμε από τη γεννήτρια τις διάφορες τιμές συχνοτήτων και συμπληρώνουμε τον παρακάτω Πίνακα Από τις τιμές του Πίνακα 3 να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις Α V -f και Α V (db)-f χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Origin (οι άξονες να είναι σε λογαριθμική κλίμακα). 8. Από τις γραφικές παραστάσεις να βρείτε το εύρος BW Πίνακας 3. F in 1Hz 10Hz 50Hz 100Hz 500Hz 1kHz 5kHz 10kHz V in (mv) V out (V) A v =(V out /V in ) A v (db) F in khz 50 khz 70 khz 100 khz khz 400 khz khz khz V in (mv) V out (V) A v =(V out /Vin) A v (db) 61\n62 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Μετρήσεις με γέφυρα και ισοδύναμα κυκλώματα Η πιο γνωστή γέφυρα είναι η γέφυρα Wheatstone. Αυτή μετράει αντιστάσεις με ακρίβεια 0,1% στην περιοχή 1Ω 1ΜΩ. Οι αντιστάσεις R 1, R 2 είναι γνωστές και σταθερές, η αντίσταση R 3 είναι μεταβαλλόμενη και η R x είναι μια άγνωστη αντίσταση. Η τάση V s είναι συνεχής (dc λειτουργία γέφυρας). Μεταβάλλοντας κατάλληλα την R 3, η γέφυρα έρχεται σε ισορροπία (ένδειξη γαλβανόμετρου 0 ). Τότε είναι : Ι 1 = Ι 2, Ι 3 = Ι x και V 2 = V x και προκύπτει η παρακάτω συνθήκη ισορροπίας : R R 1 3 R2 R x από την οποία υπολογίζεται η άγνωστη αντίσταση R x. Η γενική μορφή των γεφυρών AC είναι ίδια με τη γέφυρα Wheatstone με τις παρακάτω διαφορές : - οι αντιστάσεις έχουν αντικατασταθεί με σύνθετες αντιστάσεις - η συνεχής πηγή τάσης έχει αντικατασταθεί με εναλλασσόμενη πηγή 62\n63 - το γαλβανόμετρο έχει αντικατασταθεί με αντίστοιχο όργανο ac μέτρησης Οι γέφυρες ac χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση όχι μόνο αντίστασης αλλά και χωρητικότητας, αυτεπαγωγής και συχνότητας ημιτονικών σημάτων. Όταν η γέφυρα ισορροπεί ισχύει η παρακάτω συνθήκη : Z Z 1 3 Z2 Z x Θεωρώντας ότι οι σύνθετες αντιστάσεις έχουν τη μορφή Z i Ri j X i, τότε από τη συνθήκη ισορροπίας της γέφυρας (ισότητα των πραγματικών και φανταστικών μερών της) εξάγονται οι παρακάτω δύο σχέσεις : και R R 1Rx X1X x R2R3 X 2X3 1X x Rx X1 R2 X3 R3 X 2 Οι παραπάνω σχέσεις εφαρμόζονται σε κάθε τύπο ac γέφυρας για την εξαγωγή των σχέσεων ισορροπίας της. Οι πραγματικοί πυκνωτές δεν χαρακτηρίζονται μόνο από χωρητικότητα, αλλά και από κάποια αντίσταση που συνδέεται με απώλειες ενέργειας. Ένας πυκνωτής μπορεί να αναπαρασταθεί με ένα ισοδύναμο κύκλωμα μιας χωρητικότητας C p συνδεδεμένης παράλληλα με μια αντίσταση R p. Επίσης, τα πραγματικά πηνία δεν χαρακτηρίζονται μόνο από αυτεπαγωγή, αλλά και από κάποια αντίσταση που συνδέεται με απώλειες ενέργειας. Ένα πηνίο μπορεί να αναπαρασταθεί με ένα ισοδύναμο κύκλωμα μιας αυτεπαγωγής L s συνδεδεμένης σε σειρά με μια αντίσταση R s. 63\n64 Για την αναπαράσταση πραγματικών πυκνωτών και πηνίων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι αντίστροφοι τύποι ισοδύναμων κυκλωμάτων, όπως φαίνεται παρακάτω. (α) (β) Οι τιμές των R και C για τους δύο τύπους ισοδύναμων κυκλωμάτων (α), συνδέονται με τις παρακάτω σχέσεις : και όπου D ο συντελεστής απωλειών (dissipation factor) : O συντελεστής απωλειών, D, είναι ανάλογος των απωλειών ενέργειας μέσα στον πυκνωτή για κάθε περίοδο του ac σήματος. Ένας καλός (σχεδόν ιδανικός) πυκνωτής έχει πολύ μικρή τιμή D, D<<1. 64\n65 Οι τιμές των R και L για τους δύο τύπους ισοδύναμων κυκλωμάτων (β), συνδέονται με τις παρακάτω σχέσεις : και όπου Q ο συντελεστής αποθήκευσης ή ποιότητας (quality factor) : O συντελεστής ποιότητας, Q, είναι ανάλογος της αποθηκεμένης ενέργειας μέσα στο πηνίο για κάθε περίοδο του ac σήματος. Ένα καλό (σχεδόν ιδανικό) πηνίο έχει πολύ μεγάλη τιμή Q, Q>>1. Από τα παραπάνω προκύπτει επίσης ότι : Q 1 D Για τους πυκνωτές και τα πηνία, η ιδανική τους συμπεριφορά και για τους δύο τύπους ισοδύναμων κυκλωμάτων, απαιτεί πολύ μικρή τιμή R s και πολύ μεγάλη τιμή R p. Εύρεση ισοδύναμων κυκλωμάτων Δύο κυκλώματα λέγονται ισοδύναμα όταν έχουν την ίδια συνάρτηση μεταφοράς (transfer function). Με άλλα λόγια δύο κυκλώματα λέγονται ισοδύναμα όταν για την ίδια διέγερση (τάση V ή ρεύμα I) έχουν την ίδια απόκριση (ρεύμα I ή τάση V). Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με το νόμο του Ohm, ότι δύο ισοδύναμα κυκλώματα έχουν την ίδια σύνθετη αντίσταση Z και την ίδια σύνθετη αγωγιμότητα Y, αφού Z=1/Y. Τα μεγέθη Ζ και Υ είναι δύο συναρτήσεις μεταφοράς ηλεκτρικών κυκλωμάτων. 65\n66 Ο απλούστερος φορμαλισμός που περιγράφει ένα κύκλωμα σειράς είναι ο φορμαλισμός της σύνθετης αντίστασης Ζ. Επίσης, ο απλούστερος φορμαλισμός που περιγράφει ένα παράλληλο κύκλωμα είναι ο φορμαλισμός της σύνθετης αγωγιμότητας Υ. Όταν δίνεται ένα κύκλωμα σειράς (π.χ. R s και C s ) και ζητείται να υπολογιστεί το ισοδύναμο παράλληλο κύκλωμα (R p και C p ), για συγκεκριμένη συχνότητα f (ή γωνιακή συχνότητα ω=2πf), εργαζόμαστε ως εξής: α. Ο απλούστερος φορμαλισμός του κυκλώματος σειράς είναι αυτός της σύνθετης αντίστασης Ζ, οπότε στην περίπτωση που αυτό αποτελείται από αντίσταση R s και χωρητικότητα C s, θα είναι : Z R s 1 i C β. Υπολογίζουμε στη συνέχεια τη σύνθετη αγωγιμότητα Υ=1/Ζ και τη γράφουμε σε μορφή αθροίσματος πραγματικού και φανταστικού μέρους, δηλαδή : s Y Y i 1 Y 2 γ. Ο απλούστερος φορμαλισμός του παράλληλου κυκλώματος είναι αυτός της σύνθετης αγωγιμότητας, οπότε στην περίπτωση που αυτό αποτελείται από αντίσταση R p και χωρητικότητα C p, θα είναι : Y 1 R p ic p δ. Εξισώνοντας τώρα τα πραγματικά και φανταστικά μέρη των σύνθετων αγωγιμοτήτων, προκύπτουν σχέσεις της μορφής : Y 1 1 Y2 Rp C p 66\n67 ε. Λύνοντας τις προηγούμενες δύο ισότητες ως προς R p και C p, βρίσκουμε τις τιμές της αντίστασης και της χωρητικότητας του παράλληλου κυκλώματος που είναι ισοδύναμο με το κύκλωμα σειράς R s και C s. Όπως φαίνεται, για συγκεκριμένες τιμές R s και C s οι αντίστοιχες τιμές R p και C p του ισοδύναμου παράλληλου κυκλώματος εξαρτώνται από τη συχνότητα f (ή ω), δηλαδή για διαφορετικές συχνότητες, τα R p και C p έχουν διαφορετικές τιμές. Πειραματική διάταξη γέφυρας LCR Επιλογέας μέτρησης R, C, και L. 2. Ένδειξη μηδενισμού γέφυρας. 3. Επιλογέας μέτρησης συνεχούς τάσης (dc) τροφοδοσίας ή εναλλασσόμενης τάσης (ac) τροφοδοσίας με συχνότητα 1 khz. 67\n68 4. Στρεφόμενη κλίμακα για την απευθείας μέτρηση του συντελεστή απωλειών D πυκνωτών και του συντελεστή ποιότητας Q πηνίων. Επίσης μετράει και την ισοδύναμη αντίσταση σειράς πυκνωτών και πηνίων μέσω των σχέσεων : RE Rs ( ), C( F) L( H ) Rs ( ) R όπου R E είναι η ένδειξη της στρεφόμενης κλίμακας, σε μονάδες Ω.μF (για πυκνωτές) και σε μονάδες Ω -1.μH (για πηνία), στο σημείο μηδενισμού της γέφυρας. E 5. Επιλογέας του συντελεστή πολλαπλασιασμού (x1, x10) για τις τιμές D, Q και R E. 6, 7. Ακροδέκτες για τη σύνδεση των στοιχείων μέτρησης R, C, και L. 8. Γείωση. 9. Διακόπτης λειτουργίας της γέφυρας και ρύθμισης της ευαισθησίας της. 10. Διακόπτης για το κλείδωμα της ένδειξης της γέφυρας. 11. Στρεφόμενη κλίμακα για την επίτευξη μηδενισμού της γέφυρας και ένδειξη της μέτρησης 3 ψηφίων (1 ακέραιο και 2 δεκαδικά). Ο αριθμός αυτός πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή του (13) μας δίνει την τιμή των R, C, και L. 12. Διακόπτης με δύο επιλογές : (α) NORMAL για τις συνηθισμένες μετρήσεις των R, C, L και (β) όταν υπερβαίνουμε το πάνω όριο της κλίμακας της γέφυρας. 13. Συντελεστές πολλαπλασιασμού της ένδειξης (11). Επιλέγεται από τον χρήστη η περιοχή τιμών του μετρούμενου εξαρτήματος R, C, ή L. 68\n69 Εργαστηριακές δραστηριότητες Μέτρηση αντιστάσεων 1. Να αναγνωρίσετε τα τμήματα της γέφυρας LCR Σας δίνονται 3 αντιστάσεις με ονομαστικές τιμές που θα βρείτε χρησιμοποιώντας το χρωματικό κώδικα. Τις τιμές αυτές, μαζί με την τιμή της ανοχής και τη μέγιστη και ελάχιστη τιμή να καταγράψετε στον παρακάτω πίνακα. 3. Συνδέστε τη μικρότερη αντίσταση μεταξύ των ακροδεκτών (6) και (7) της γέφυρας και μετρείστε τη τιμή της μέσω του ενδείκτη (11) της γέφυρας. Το ίδιο να επαναλάβετε για όλες τις αντιστάσεις. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. 4. Μεταβάλετε το διακόπτη SOURCE (3) στη θέση AC/RCL και μετρήστε και πάλι τις τιμές των τριών αντιστάσεων. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. Αντίσταση Ονομ. Ανοχή Επιτρεπ. Μετρουμ. Μετρουμ. Τιμή Τιμές Τιμή (D.C.) Τιμή (A.C.) R 1 R 2 R 3 5. Να γράψετε τα συμπεράσματα σας όπως προκύπτουν από τις μετρήσεις που κάνατε : α)για την αντίσταση R1: 69\n70 β)για την αντίσταση R2 : γ) Για την αντίσταση R3 : Μέτρηση χωρητικότητας πυκνωτών Α1. Να προετοιμάσετε τη συσκευή για μέτρηση άγνωστης χωρητικότητας C. Α2. Σας δίνονται 3 πυκνωτές με συγκεκριμένες τιμές. Τις τιμές αυτές, μαζί με την τιμή της ανοχής και τη μέγιστη και ελάχιστη τιμή να καταγράψετε στον Πίνακα Ι. Α3. Συνδέστε τον πυκνωτή μικρότερης τιμής χωρητικότητας C μεταξύ των ακροδεκτών (6) και (7) της γέφυρας και μετρείστε τις τιμές : α) της χωρητικότητας C, β) του συντελεστή απωλειών D και γ) της ισοδύναμης αντίστασης σειράς R S. Το ίδιο να επαναλάβετε και για τους υπόλοιπους πυκνωτές. Για τον υπολογισμό της R S χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη σχέση που δίνεται στην περιγραφή (4) της πειραματικής διάταξης της γέφυρας LCR 740. Συμπληρώστε τον Πίνακα Ι. 70\n71 Πίνακας Ι Πυκνωτής Ονομ. Ανοχή Επιτρεπ. Μετρουμ. Ισοδύναμη Συντελ. Τιμή Τιμές Τιμή C αντίσταση Απωλ. D R s C1 C2 C3 Α4. Να γράψετε τα συμπεράσματα σας όπως προκύπτουν από τις μετρήσεις που κάνατε για τους παραπάνω πυκνωτές: α) Για τον πυκνωτή C1: β) Για τον πυκνωτή C2 : γ) Για τον πυκνωτή C3 : Α5. Συνδέστε μια αντίσταση R=100 Ω σε σειρά με κάθε πυκνωτή C 1, C 2 και C 3 και ακολουθώντας το βήμα (Α3) συμπληρώστε τον παρακάτω Πίνακα ΙΙ. 71\n72 Πίνακας ΙΙ Πυκνωτής- Μετρούμενη τιμή Μετρούμενη ισοδύναμη Συντελεστής Αντίσταση χωρητικότητας C αντίσταση R s απωλειών D C 1 -R C 2 -R C 3 -R Α6. Συγκρίνοντας τους Πίνακες Ι και ΙΙ, τι παρατηρείτε; Μέτρηση χωρητικότητας καλωδίου A7. Μετρήστε το μήκος l και τη χωρητικότητα C ενός καλωδίου (BNC probe) παλμογράφου: C= pf, L=.m Να ανάγετε τη χωρητικότητα του προηγούμενου καλωδίου σε χωρητικότητα ανά μονάδα μήκους : Χωρητικότητα ανά μονάδα μήκους = pf/m Α8. Μετρήστε τη χωρητικότητα ενός όμοιου, με το BNC probe παλμογράφου, καλωδίου αγνώστου μήκους : C=.pF 72\n73 Με βάση τη τιμή Χωρητικότητα ανά μονάδα μήκους που βρήκατε στο βήμα (Α7), να υπολογίσετε το μήκος του καλωδίου : L υπ. =..m Να συγκρίνετε την προηγούμενη τιμή μήκους που υπολογίσατε με αυτή που προκύπτει από μέτρηση L μετρ. =..m Αφού σχολιάσετε τις παρατηρήσεις σας, να αναφέρετε πιθανές εφαρμογές των βημάτων (Α7) και (Α8) : 73\n74 Ισοδύναμα κυκλώματα Β1. Θεωρείστε ένα συνδυασμό χωρητικότητας και αντίστασης σε σειρά, με τιμές C=1μF και R=100Ω. Αν είναι γνωστό ότι η συχνότητας της εφαρμοζόμενης ac τάσης της γέφυρας είναι f=1 khz, να υπολογίσετε το ισοδύναμο κύκλωμα του παράλληλου συνδυασμού χωρητικότητας - αντίστασης : R p =, C p = Β2. Αν μετρήσετε με τη γέφυρα τον παράλληλο συνδυασμό με τιμές R p και C p που υπολογίσατε στο προηγούμενο βήμα (Β1), τι τιμές χωρητικότητας C s και αντίστασης R s σε σειρά θεωρείτε ότι θα βρείτε; C s =, R s = Β3. Πραγματοποιήστε το κύκλωμα του παράλληλου συνδυασμού R p και C p με τις τιμές που βρήκατε στο βήμα (Β1). Μετρήστε με τη γέφυρα τις αντίστοιχες (ισοδύναμες) τιμές αντίστασης και χωρητικότητας σε σειρά : C s =, R s = Να συγκρίνετε τις προηγούμενες μετρούμενες τιμές C s και R s με αυτές που εκτιμήσατε στο βήμα (Β2). Σχολιάστε τις παρατηρήσεις σας : 74


Superleague 2013-14: Πράξη έκτη - Road Story\nBy zoijour on Σεπτέμβριος 29, 2013 No Comment\nΆλλο ένα ποδοσφαιρικό σαββατοκύριακο, ξεκίνησε χθες, Σάββατο, με σημαντικές αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα της Superleague. Η αυλαία της 6ης αγωνιστικής άνοιξε με δύο παιχνίδια. Η Βέροια υποδέχτηκε στο «Καυτατζόγκλειο» τον αήττητο μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα Εργοτέλη χάνοντας με 0-1, ενώ ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός πέρασε εύκολα από τη Νέα Σμύρνη, επικρατώντας του Πανιωνίου με 2-0.\nΣήμερα Κυριακή, ο ουραγός Άρης υποδέχεται τον Παναιτωλικό σε ένα πολύ κρίσιμο για τους «κίτρινους» παιχνίδι στις 16:00, στις 18:15 ο Απόλλωνας φιλοξενεί τον Λεβαδειακό, ο ΠΑΣ Γιάννενα την Ξάνθη, ενώ την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στο «Γεντί Κουλέ». Τέλος ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στη «Λεωφόρο» τον αξιόμαχο Αστέρα Τρίπολης στις 20:30 στο τελευταίο παιχνίδι της ημέρας.\nΤο μενού της αγωνιστικής περιλαμβάνει άλλα δύο παιχνίδια την Δευτέρα, με τον Πλατανιά να υποδέχεται τον Πανθρακικό στις 17:00 και την Καλλονή να αντιμετωπίζει στο ΟΑΚΑ τον Ατρόμητο για το τελευταίο ματς της αγωνιστικής στις 19:30. Εξ’ άλλου αυτή τη βδομάδα ξεκινά και ο μαραθώνιος της Football League, με τις ομάδες των δύο πλέον ομίλων να ρίχνονται στην μάχη του νέου συγκλονιστικού πρωταθλήματος. Γεμάτο δράση, λοιπόν, το πρόγραμμα του σαββατοκύριακου με αναμετρήσεις για όλα τα γούστα, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος!\nSuperleague 2013-14: Πράξη έκτη added by zoijour on Σεπτέμβριος 29, 2013


Εργαλεία Αναζήτησης στο Διαδίκτυο HAEF-Εργαλεία Αναζήτησης στο Διαδίκτυο\nGoogle https://www.google.com/ Η μεγαλύτερη και πιο δημοφιλής μηχανή αναζήτησης κειμένου, εικόνας, βίντεο και άλλα\nYouTube https://www.youtube.com/ Μηχανή αναζήτησης βίντεο\nBing https://www.bing.com/ Μηχανή αναζήτησης της Microsoft\nDuckDuckGo https://duckduckgo.com/ Μηχανή αναζήτησης που δίνει ιδιαίτερο βάρος στην προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη και την αποφυγή φιλτραρισμένων, προσωποποιημένων αποτελεσμάτων ώστε να εξαλείφεται η πιθανότητα του filter bubble\nCC Search https://ccsearch.creativecommons.org/ Μηχανή αναζήτησης επικεντρωμένη σε περιεχόμενο με άδεια χρήσης Creative Commons.\nLycos http://www.lycos.com/ Η παλαιότερη μηχανή αναζήτησης σε λειτουργία.\nSweetSearch https://www.sweetsearch.com/ Το SweetSearch πραγματοποιεί αναζητήσεις μόνο μέσα σε επιλεγμένα site από τους ειδικούς επιστήμονες, δασκάλους και βιβλιοθηκονόμους, οι οποίοι έχουν αξιολογήσει την κάθε πηγή ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα των αναζητήσεων αξιολογούνται διαρκώς ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη εμπειρία χρήστη.\nDogpile https://www.dogpile.com/ Μεταμηχανή αναζήτησης που ψάχνει ταυτόχρονα και επιστρέφει αποτελέσματα από τη Google, το Yahoo!, τη Yandex, το Bing κ.α.\nΆλλες πηγές αναζήτησης\nEuropeana https://www.europeana.eu/en : Η Europeana ή Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη άνοιξε τις πύλες της στο κοινό στις 20 Νοεμβρίου 2008. Η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη δίνει πρόσβαση σε δύο εκατομμύρια βιβλία, χάρτες, ηχογραφήσεις, φωτογραφίες, αρχειακά έγγραφα, πίνακες και ταινίες, υλικά προερχόμενα από εθνικές βιβλιοθήκες και πολιτιστικά ιδρύματα των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.\nNew York Public Library Best of the Web https://www.nypl.org/collections/nypl-recommendations/best-of-web Κατάλογος site επιλεγμένων από τους βιβλιοθηκονόμους της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης\nGoogle Books https://books.google.com/?hl=en Μηχανή αναζήτησης πλήρους κειμένου ανάμεσα σε εκατομμύρια βιβλίων ψηφιοποιημένα στα πλαίσια του Library Project. Η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο είναι δυνατή για τα βιβλία εκείνα που ανήκουν στο public domain.\nfindingDulcinea http://www.findingdulcinea.com/ Πρόκειται για ένα Online οδηγό του οποίου ο σκοπός είναι να βοηθήσει τους χρήστες στην αναζήτηση της πληροφορίας παρέχοντας πρόσβαση σε ελεγμένο, αξιόπιστο και υψηλής ποιότητας υλικό.\nSources https://www.sources.com/ Αναζητήσιμη βάση δεδομένων η οποία συγκροτείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες των μέσων μαζικής επικοινωνίας.\nLibrary and Archival Exhibitions on the Web – https://www.sil.si.edu/SILPublications/Online-Exhibitions/ Συλλογή από πάνω από 300 συνδέσμους Online εκθέσεων βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων ανά τον κόσμο.\nThe Internet Encyclopedia of Philosophy https://www.iep.utm.edu/ Ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό να παρέχει πρόσβαση σε λεπτομερείς, ακαδημαϊκές, peer reviewed, πληροφοριακές πηγές σχετικά με τη φιλοσοφία και τους φιλοσόφους.\nWordnik http://www.wordnik.com/ – Online λεξικό που σκοπό έχει να συγκεντρώσει όλες τις λέξεις της αγγλικής γλώσσας. Παρέχει ορισμούς και ετυμολογίες από διάφορα, έγκυρα λεξικά\nStanford encyclopedia of Philosophy https://plato.stanford.edu/ Εγκυκλοπαίδεια της Φιλοσοφίας. Τα λήμματα εμπλουτίζονται και ανανεώνονται διαρκώς από ομάδες εξειδικευμένων επιστημόνων.\nKhan Academy https://www.khanacademy.org/ H Khan Academy προσφέρει υλικό πρακτικής εξάσκησης, εκπαιδευτικά βίντεο και προσωποποιημένο περιβάλλον εκπαίδευσης ώστε να βοηθήσει τους μαθητές να μελετούν σύμφωνα με τους δικούς τους ρυθμούς μέσα και έξω από την τη σχολική αίθουσα. Διαθέτει περιεχόμενο σχετικά με τα Μαθηματικά, τις Επιστήμες, τον Προγραμματισμό, την Ιστορία, την Ιστορία της Τέχνης, Οικονομικά και πολλά άλλα. Για την ανάπτυξη του περιεχομένου συνεργάζεται με οργανισμούς όπως η ΝASA, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, το ΜΙΤ κ.λπ.\nSubject Finder http://www.subjectfinder.com/ Αναζητήσιμη βάση δεδομένων εκπαιδευτικών ιστοτόπων, συμπεριλαμβανομένων tutorials και διδακτικού και εκπαιδευτικού υλικού της Teum Teklehaimanot.\nDOAJ.org https://doaj.org/ – Ευρετήριο Επιστημονικών Περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης. Τα περιοδικά καλύπτουν όλους τους κλάδους των Τεχνών και των Επιστημών. Όλα τα περιοδικά είναι peer reviewed.\nWolframAlpha https://www.wolframalpha.com/ Υπολογιστική μηχανή αναζήτησης. Αντίθετα με τις κοινές μηχανές αναζήτησης η οποίες επιστρέφουν αποτελέσματα σχετικά με το ερώτημα του χρήστη, η WolframAlpha επιστρέφει τις ακριβείς απαντήσεις. Εξαιρετικά χρήσιμο σε όλες τις θετικές επιστήμες.\nNRICH https://nrich.maths.org/ To NRICH είναι καινοτόμος συνεργασία ανάμεσα στα Τμήματα Μαθηματικών και Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Cambridge. Παρέχει πρόσβαση σε χιλιάδες ελεύθερες μαθηματικές πηγές για μαθητές 3 έως 18 ετών, καλύπτοντας όλα τα στάδια της εκπαίδευσης.\nMath Guide http://www.mathguide.de/ : έγκυρη πληροφόρηση για την επιστήμη των Μαθηματικών(στα αγγλικά).\nPhysics World https://physicsworld.com/ : θεματική πύλη για τη Φυσική (στα αγγλικά).\nSci Central https://www.scicentral.com/ : επιστημονική θεματική πύλη που καλύπτει τις Βιοεπιστήμες, τις Επιστήμες Υγείας, τη Φυσική και τη Χημεία, τη Γη και Διάστημα και τις Τεχνολογικές Επιστήμες.\nADS https://archaeologydataservice.ac.uk/ : θεματική πύλη για την Αρχαιολογία στη Μεγάλη Βρετανία.\niDAI https://idai.world/ : Portal του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου (DAI). Πρόκειται για ένα ψηφιακό ερευνητικό περιβάλλον βασισμένο σε εργαλεία και αποθετήρια που επιτρέπουν στους ερευνητές, ιστορικούς και αρχαιολόγους να συγκεντρώσουν, αναλύσουν, εξετάσουν, μελετήσουν, δημοσιεύσουν και αποθηκεύσουν ερευνητικά δεδομένα και δημιουργικά προϊόντα.\nThe Digital Atlas of Roman and Medieval Civilizations https://darmc.harvard.edu/ Χάρτες και βάσεις δεδομένων με πληροφορίες για πολλές εκφάνσεις του Ρωμαϊκού και Μεσαιωνικού πολιτισμού.\nArtcyclopedia http://www.artcyclopedia.com/ Βάση Δεδομένων αφιερωμένη στις καλές τέχνες.\nGoogle Arts & Culture https://artsandculture.google.com/ Online πλατφόρμα που επιτρέπει τη θέαση έργων τέχνης σε υψηλή ανάλυση. Διαθέσιμο σε 18 γλώσσες.\nWeb Gallery of Art https://www.wga.hu/ Πρόκειται για ένα εικονικό μουσείο και μια αναζητήσιμη βάση δεδομένων στων ευρωπαϊκών καλών τεχνών από τον 3ο έως τον 19ο αιώνα.\nVisual Arts Data Service https://vads.ac.uk/ : θεματική πύλη για τις οπτικές τέχνες (στα αγγλικά)


##### Πώς γίνεται η χρονολόγηση του άνθρακα – Τι Είναι Η Χρονολόγηση Με Άνθρακα Και Πώς Γίνεται - Δωρεάν.\nΗ χρονολόγηση με άνθρακα-14 ή ραδιοάνθρακα, όπως λέγεται επίσης, χρησιμοποιείται για τον. Χρονολογείται στο σκοτάδι ινδία τίτλος dating site ιδέες casual χρονολόγηση γίνει σοβαρό. Πώς, όμως, την υπολογίζουν οι επιστήμονες Ποιες μεθόδους χρησιμοποιούν, πόσο παλιές. Υπόθεση χρονολογείται. Πόσο ακριβής είναι η σύγχρονη χρονολόγηση άνθρακα. Σχέση dating sites ο γάμος μετά από 6 χρόνια που χρονολογείται.\nTechnology 2019-01-17. Εντελώς Δωρεάν Άνθθρακα Sites Για Ραντεβού, Πώς Χρονολόγηση Άνθρακα Γίνεται. Πώς οι επιστήμονες γνωρίζουν πόσο χρονών είναι ένα αντικείμενο ή τα. Christian Online Dating 100 Δωρεάν, Πώς Χρονολόγηση Άνθρακα Γίνεται. Πως γίνεται τότε εκεί η μετατροπή του υδρογόνου σε ήλιο Λόγω της.\nΗ χρονολόγηση με άνθρακα – 14 είναι σημαντική στην εύρεση της. Παρακάτω εξηγείται τι είναι η ακτινοβολία και πώς μετριέται. Τέλος στη διένεξη γύρω από τη χρονολόγηση της έκρηξης του ηφαιστείου της. Πώς γίνεται η χρονολόγηση του άνθρακα ταχύτητα χρονολόγηση χρονολογείται cavanagh καπέλα.\nNewfoundland δύναμης σύνδεση. Ο γιουτζίν του όρεγκον. Και ραντεβού πάπια δολώματα γιατί η χρονολόγηση με άνθρακα 14, όπως θα δείτε, που. Αυτήν την εποχή γίνεται χρονολόγηση του άνθρακα που βρέθηκε σε ένα από. Πώς χρονολόγηση άνθρακα γίνεται. Γης και πώς αυτά έχουν μεταβληθεί διαχρονικά». Admin 2019-02-04 497 comments Category. Admin 2018-12-30 258 comments Category.\nΕάν δεν είχαμε τη χρονολόγηση με Άνθρακα-14, θα ήμασταν ακόμη ΠΠώς τον υπολογισμό των ηλικιών, γίνεται η σύγκριση της συγκέντρωσης του 14.\nΟι αναλύσεις του ραδιενεργού άνθρακα χρονολόγηησ την άλλη θεωρούν ότι. Από την αντίστοιχη, προηγούμενη έκθεση που είχε γίνει άνθρκα 2010 είχαν. Ταχύτητα Χρονολόγηση Lawrenceville Ga.\nΧριστιανική Χρονολόγηση Για Τους Μόνους Γονείς. Χρονολογείται στο calicut κεράλα. Γης και πώς αυτά έχουν μεταβληθεί διαχρονικά. Δωρεάν μαλάουι dating sites πώς μπορώ να ξέρω αν του αρέσω σε απευθείας σύνδεση.\nΗ ασυμφωνία αυτή μπορεί άνθρκαα γίνει χροολόγηση από την παρουσία δωρεάν online dating για παιδιά τα. Ισορροπία Πως δουλεύει το ρολόι του άνθρακα. Δωρεάν Ισπανικός Dating Υπηρεσία, Πώς Χρονολόγηση Άνθρακα Γίνεται.\nΜε τον γενικό όρο απόλυτη χρονολόγηση εννοείται στην αρχαιολογία μια. Είναι κατανοητή η γοητεία της προσπάθειας να ανακαλύψουμε πώς. Την ανακάλυψη έκαναν ανθρακωρύχοι καθώς έσκαβαν για άνθρακα στη σπηλιά. Τα ισότοπα του άνθρακα - που έχουν Πώς γίνεται η χρονολόγηση του άνθρακα ίδιο αριθμό πρωτονίων αλλά. Πώς Χρονολόγηση Άνθρακα Γίνεται, Νεαρός Dating Sites. Καθώς όλο και περισσότερα πράγματα γίνονται γνωστά σχετικά με την επίδραση της. Είναι η τζανέλ Πώς γίνεται η χρονολόγηση του άνθρακα val χρονολογείται στο dwts.\nΔεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως το δέντρο της ελιάς αποτελεί για τους λαούς της Μεσογείου. Κινητό απλή σύνδεση δωρεάν dating. Πώς να εντυπωσιάσει ένα κορίτσι που βγαίνει με κάποιον άλλο καρότο dating site dating.\nΠώς Dating ιστοσελίδες gay UK Αποδείξει Χρονολόγηση Άνθρακα. Η μέθοδος του άνθρακα 14. 24 Αλλά πώς μπορούμε να αποφανθούμε για την ηλικία μιας απόθεσης και κατ ακολουθία για το διόρθωση αυτή γίνεται με τη συστηματική χρονολόγηση των δακτυλίων των δέντρων με. Αν μια χρονολόγηση με άνθρακα-14 υποστηρίζει Πώς γίνεται η χρονολόγηση του άνθρακα θεωρίες μας, την.\nΓάντζος με γκόμενες για την ελεύθερη λύσεις παντρολογήματα κριτικές.\nPrevious Article Ραντεβού γυάλινα μάρμαρα\nΤι Είναι Η Χρονολόγηση Με Άνθρακα Και Πώς Γίνεται - Δωρεάν.\nΘα, γνωριμίες, διασημότητες\nTechnology 2019-02-07. Χρονολογείται Πρώτα Τις Ερωτήσεις, Πώς Χρονολόγηση Άνθρακα Γίνεται. Ισότοπο Ραδιομετρική Χρονολόγηση, Πώς Χρονολόγηση Άνθρακα Γίνεται.\nΒγαίνω με τον πρώην μου. Mikazragore βγαίνω, με, τον, πρώην, μου.\nΠώς γίνεται η χρονολόγηση με άνθρακα Παίζει ο Θεός ζάρια με το σύμπαν 4 Το Καθιερωμένο Μοντέλο Γιατί δεν κατέστρεψε τη Γη ο Μεγάλος Επιταχυντής. Μια νέα μέθοδος χρονολόγησης, που δεν απαιτεί τη λήψη δειγμάτων από το. Οι ερευνητές χρονολόγησαν με τη μέθοδο του ραδιενεργού άνθρακα-14 και. Εάν συμπέσουν, τότε αυτό σημαίνει ότι ίσως θα πρέπει να γίνει μια επαναχρονολόγηση.\nΧειρότερη ραντεβού φωτογραφία ιστοσελίδα Dolabar χειρότερη, ραντεβού, φωτογραφία, ιστοσελίδα\nδίδυμων, γυναικών, που, χρονολογούνται\nsite, γνωριμιών, στη, Σεούλ(2)\nσχετική, και, χρονομετρική, σχέση(4)\nμαστεκτομή, που, χρονολογείται(0)


ΚΑΜΜΕΝΟΣ | ΤΟ ΛΗΜΕΡΙ\nCategory Archives: ΚΑΜΜΕΝΟΣ\nΑναρτήθηκε στις ΙΣΤΟΡΙΑ, ΚΑΜΜΕΝΟΣ, Uncategorized\nΟ Καμμένος βγήκε ξανά…μόνος του από τα μνημόνια!\n«Επιμείναμε στις θέσεις μας, διαπραγματευτήκαμε και πετύχαμε την έξοδο της Ελλάδος από την εποχή των μνημονίων και των δανειστών» ανέφερε μετά το τέλος του υπουργικού συμβουλίου ο Πάνος Καμμένος.\nΑνέφερε και εκείνος όπως ο Αλέξης Τσίπρας ότι «ξεκινούν καλύτερες μέρες για τον ελληνικό λαό. Μετά τη συμφωνία της 24ης Μαΐου ξεκινούν η ανάπτυξη, οι επενδύσεις, η μείωση της ανεργίας».\nΚαι άλλαξε την αρχική του διάθεση έναντι των δανειστών λέγοντας πως «ο ελληνικός λαός απαλλαγμένος από το χθες, προχωρά στο αύριο, με την εμπιστοσύνη των εταίρων μας, για καλύτερες μέρες».\nΗ δήλωση του είχε και το αναγκαίο πολεμικό τόνο αφού σημείωσε……….\nΑΦΑΝΤΟΣ…ο καπετάν Καμμενοπαναής, από το «φωνάζει ο κλέφτης…» φτάσαμε στο να τον ψάχνουμε τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΝΟ ΚΑΜΜΕΝΟ


ΑΝΕΒΗΚΕ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ - Newsplanet09\nHome / ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ / ΑΝΕΒΗΚΕ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ\nΑΝΕΒΗΚΕ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ\n5/23/2021 06:25:00 μ.μ. 0\nΣτους δώδεκα ανέρχονται πλέον οι νεκροί από το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα στην Ιταλία, όπου τελεφερίκ έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος.\nΣύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι διασώστες ανέσυραν δώδεκα σορούς από τα συντρίμμια.\nΜάλιστα, όπως ανέφερε εκπρόσωπος των ομάδων διάσωσης στο Sputnik, ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να αγγίξει τους 13.\nΠροηγούμενες πληροφορίες ανέφεραν ότι δύο παιδιά νοσηλεύονται σε νοσοκομείο στο Τορίνο, αφού τραυματίστηκαν σοβαρά.\nΤο τελεφερίκ έπεσε λίγο προτού φτάσει στην κορυφή βουνού, όταν βρισκόταν δηλαδή στο υψηλότερο του σημείο.\nΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΤΩΣΗ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ


Σε καλό δρόμο το πρόγραμμα το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών – Καβάλα\nΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ\nΣε σχέση με το θέμα που αφορά την μη επιστρεπτέα προκαταβολή, ο κ. Αντωνιάδης υπογράμμισε: «Είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα και αφορά τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Στην Α.Μ.Θ. το 95% είναι σ’ αυτή την κατάσταση, δηλαδή 37.000 επιχειρήσεις, ενώ περιλαμβάνονται και οι αυτοαπασχολούμενοι. Αυτό σημαίνει ότι ειδικότητες, όπως οι οδηγοί ταξί, οι δικηγόροι, μηχανικοί, ή κομμωτές δεν θα πάρουν την αποζημίωση των 2.000 ευρώ που δίνει η δική μας Περιφέρεια. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν αντιδράσεις σε πολλές Περιφέρειες. Όποια απόφαση και να παρθεί είναι μια πολιτική απόφαση που θα κριθεί εκ του αποτελέσματος και δεν μπορεί να ικανοποιήσει το σύνολο όλων των επιχειρήσεων. Γι’ αυτόν τον λόγο υπάρχουν πολλές αντιδράσεις σε πολλές Περιφέρειες. Εμείς εδώ όμως σε αντίθεση με την Αττική θα χρηματοδοτήσουμε τους αυτοαπασχολούμενους. Εμείς όταν σχεδιάσαμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα των 45 εκ. ευρώ, είδαμε τι χρήματα πηγαίνουν σε άλλες Περιφέρειες και θα δούμε ότι στην Α.Μ.Θ. τα ποσά είναι πολύ σημαντικά. Οι άλλες περιφέρειες παίρνουν από 3 – 40 εκ. ευρώ και εμείς παίρνουμε 45 εκ. ευρώ σε πρώτη φάση» .\n← Δήλωση ΥΕΘΑ Νίκου Παναγιωτόπουλου για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940\nΚλειστή η αγορά την Κυριακή →


Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας του αστυνομικού προσωπικού – Οδηγίες πρόληψης μετάδοσης της Ψώρας – Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Ξάνθης\n1) Η ψώρα είναι παρασίτωση του δέρματος που προκαλείται από το άκαρι της ψώρας. Το χαρακτηριστικό σύμπτωμα που προκαλεί είναι ο έντονος και επίμονος κνησμός (φαγούρα), ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες. Μπορεί να μεταδοθεί εύκολα σε συνθήκες συνωστισμού, όπου υπάρχει στενή επαφή. Ως στενή επαφή κυρίως, ορίζεται η άμεση, παρατεταμένη, δέρμα με δέρμα επαφή, κατά την περίοδο μεταδοτικότητας. Για παράδειγμα μια σύντομη χειραψία ή ένα απλό αγκάλιασμα συνήθως δεν μεταδίδουν τη νόσο.\n2)Μέτρα ελέγχου & πρόληψης:\nα)Έλεγχος σε ύποπτα κρούσματα και τυχόν επιβεβαίωση της διάγνωσης για ψώρα.\nγ) Προφυλακτική θεραπεία, ταυτόχρονα με αυτή των κρουσμάτων, των ατόμων που είχαν στενή επαφή με κρούσμα- και ας μην έχουν συμπτώματα – (π.χ. μέλη οικογένειας, συμμαθητές που μοιράζονται ρούχα, ή έχουν στενή επαφή κατά το παιχνίδι, σεξουαλικοί σύντροφοι κ.λ.π.).\nδ)Αποφυγή επαφής με ασθενή, δέρμα με δέρμα, μέχρι και 1 ημέρα μετά την εφαρμογή του παρασιτοκτόνου σκευάσματος, ή μέχρι ο θεράπων ιατρός να ορίσει, ότι ο ασθενής δεν είναι πλέον μεταδοτικός.\nε)Χρήση προστατευτικών μέτρων κατά την στενή επαφή με ασθενείς πριν την αποθεραπεία τους (γάντια μιας χρήσης Latex).\nστ)Εγρήγορση για εντόπιση νέων κρουσμάτων.\nΤα αστυνομικά κρατητήρια απολυμαίνονται τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα. Σε περίπτωση όμως κρούσματος ψώρας ή άλλης μεταδοτικής νόσου, τα κρατητήρια απολυμαίνονται μετά την αποχώρηση του κρατουμένου που νοσεί (άρθρο 9,παρ.4 άρθρο 9 ανωτ. σχετ. Π.Δ. 45/2008). Απαιτείται καλή καθαριότητα του χώρου με κοινά απορρυπαντικά και εφαρμογή, όπου είναι δυνατόν, ηλεκτρικής σκούπας στους χώρους όπου διέμεινε ο ασθενής. Δεν συστήνεται εφαρμογή παρασιτοκτόνου στις επιφάνειες.\nΠλύσιμο και στέγνωμα των ρούχων και των κλινοσκεπασμάτων που χρησιμοποίησε ο ασθενής μέχρι και 7 ημέρες πριν την έναρξη της θεραπείας του. Επίσης, μεταφορά τους με πλαστικό σάκο και απευθείας απόθεση εντός του πλυντηρίου, χρησιμοποιώντας πάντα γάντια μιας χρήσης. Συνιστάται να χρησιμοποιείται ο πιο ζεστός κύκλος πλυσίματος και στεγνώματος του πλυντηρίου (π.χ. σε θερμοκρασία άνω των 50 °C για τουλάχιστον 10 λεπτά, σκοτώνονται ενήλικα παράσιτα και αυγά) ή να πλένονται αυτά σε λεκάνη με καυτό σαπουνόνερο. Το στέγνωμα μπορεί να γίνει και με άπλωμα στον ήλιο. Μετά το πλύσιμο και το στέγνωμα θα πρέπει να ακολουθεί σιδέρωμα. Εναλλακτικά, τα αντικείμενα μπορούν να απομονωθούν σε κάποιο χώρο ή να κλειστούν σε αεροστεγή σακούλα για 5-7 ημέρες, επειδή το παράσιτο δεν επιβιώνει για διάστημα >2-3 ημερών εκτός του ανθρώπινου σώματος.\nΈπιπλα ή άλλα αντικείμενα θα πρέπει να καθαρίζονται με ηλεκτρική σκούπα και να καλύπτονται με κάλυμμα (π.χ. πλαστικό) για 5-7 ημέρες, αν θεωρηθεί ότι χρήζουν αποπαρασίτωσης Γενικά δεν συστήνεται κοινό εντομοκτόνο του εμπορίου εγκεκριμένο για οικιακή χρήση, παρά μόνο σε αδυναμία εφαρμογής των προαναφερθέντων μέτρων σε αντικείμενα ή επιφάνειες (στην περίπτωση αυτή, το εντομοκτόνο θα πρέπει να απομακρύνεται κατά το μέγιστο δυνατό, πριν από την εκ νέου χρήση των αντικειμένων).\nΓ)Ενημέρωση αστυνομικού προσωπικού:\nβ)Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας είναι υψηλή και\nγ)Απαιτείται εγρήγορση ώστε να εντοπισθούν τυχόν νέα κρούσματα και να θεραπευτούν το συντομότερο δυνατόν.-


Είναι απαραίτητη η ζωή; Οι πρωτοβάθμιοι πρέπει να είναι γιατροί, όχι ηθικοί | Οικονομικά σενάρια\nΕίναι απαραίτητη η ζωή; Οι πρωτοβάθμιοι πρέπει να είναι γιατροί, όχι ηθικοί\nΟ επικεφαλής ιατρός του νοσοκομείου Sacco στο Μιλάνο αποφασίζει να προσθέσει το επάγγελμά του, ήδη πολύπλοκο αυτή τη στιγμή, σε μια άλλη δουλειά: αυτή του φιλόσοφου-ηθικολόγου. Με την πρόταση: «Ο Άσκοπος θα αφαιρεθεί σύντομα» ο Galli αλαζονεί για να αποφασίσει δύο παράγοντες που ΔΕΝ εξαρτώνται από αυτόν και ούτε καν από τις δεξιότητές του:\nΑποφασίστε τι είναι απαραίτητο ή όχι για άλλους.\nΑποφασίστε ότι τα περιττά μπορούν να αφαιρεθούν.\nΕπειδή η διαμονή κλειστή στο σπίτι, χωρίς κοινωνικές σχέσεις, ίσως με πολύ καλή πιθανότητα να χάσει τη δουλειά κάποιου, μπορεί να είναι προσιτή γι 'αυτόν, αλλά δεν είναι για άλλους. Αξίζει να ζήσετε μια μοναστική ζωή που επιβάλλεται και δεν επιλέγεται εθελοντικά; Αξίζει ότι αυτό επιβάλλεται με έναν αντιδημοκρατικό τρόπο, χωρίς επαρκείς πληροφορίες, βάσει ενός DPCM και των ιδεών μιας διχασμένης και αντιφατικής επιστημονικής κοινότητας; Αυτά είναι πολύ περίπλοκα ερωτήματα που υπερβαίνουν πολύ τον ιατρικό τομέα.\nΦαίνεται ότι ως νεαρός ο καθηγητής Galli ήταν ηγέτης του μαοϊκού πνευματικού κινήματος. Ως εκ τούτου, είναι πολύ καλά συνηθισμένος να απομακρύνει από άλλους, να επιβάλλει, ίσως όχι με ειρηνικές μεθόδους, την ιδέα του για το Κράτος, και του «Απαραίτητου» και «Περιττού». Ίσως η ιδέα του να μην συμπίπτει με αυτήν του συντριπτικού μέρους του πληθυσμού, αλλά στην περίπτωση αυτή στην Κίνα υπάρχουν πολύ σαφή συστήματα, όπως το Laogai.\nΑναρωτιόμαστε: δεν θα ήταν καλύτερο εάν ένας επικεφαλής ιατρός ήταν υπεύθυνος να κάνει τη δουλειά του, δηλαδή να θεραπεύσει τους ασθενείς με τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές και να προετοιμάσει τις βάσεις λογιστικής για να διατηρήσει το τμήμα του αποτελεσματικό; Γιατί μας φαίνεται μια δραστηριότητα που είναι ήδη αρκετά απαιτητική για να μην του επιτρέψει να γίνει μαοϊκός πολιτικός στον ελεύθερο χρόνο του. Αντ 'αυτού θέλει να αναμιχθεί σε ηθικές και πολιτικές επιλογές. Πριν από το el to misté!\nΕίναι απαραίτητο το άρθρο ΖΩΗ; Οι πρωτοβάθμιοι γιατροί το κάνουν, όχι οι ηθικολόγοι προέρχονται από το ScenariEconomici.it .\nΑυτή είναι μια αυτόματη μετάφραση μιας ανάρτησης που δημοσιεύτηκε στο Scenari Economici στη διεύθυνση URL https://scenarieconomici.it/vivere-e-necessario-i-primari-facciano-i-medici-non-i-moralisti/ στις Sun, 18 Oct 2020 10:56:05 +0000.


Σε επτά στάδια η επιστροφή στην κανονικότητα – Ο χάρτης των μέτρων – INDEPENDENTNEWS\nΔευτέρα, 17 Ιανουαρίου, 2022 (19:11)\nHome / COVID-19 ΧΡΗΣΤΙΚΟ / Σε επτά στάδια η επιστροφή στην κανονικότητα – Ο χάρτης των μέτρων\nPosted on 28 Απριλίου, 2020, 6:54 μμ\nΑπό την επόμενη Δευτέρα, 4 Μαΐου, αίρονται οι περιορισμοί στην μετακίνηση των πολιτών. Καταργούνται, με άλλα λόγια, η γραπτή άδεια και τα σχετικά SMS, όπως ανακοίνωσε με διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός.\nΑλλάζοντας το σύνθημα από Μένουμε Σπίτι σε Μένουμε ασφαλείς και υπεύθυνοι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε ότι θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για τουλάχιστον δύο εβδομάδες οι περιορισμοί στην κυκλοφορία εκτός νομού της κατοικίας μας.\nΣτις 4 Μαΐου θα λειτουργήσουν τα καταστήματα: Βιβλιοπωλεία, ηλεκτρονικά είδη, ΚΤΕΟ και καταστήματα αθλητικών ειδών, όπως και τα κομμωτήρια αλλά με ραντεβού.\nΤην 1η Ιουνίου ξεκινά και η δραστηριότητα στον τομέα της Εστίασης, πάντα με προϋποθέσεις, που θα έχουν μέχρι τότε συμφωνηθεί. Την ίδια μέρα θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας. Την ίδια ημέρα θα ενεργοποιηθεί και το δεύτερο κύμα εργασιών της Δικαιοσύνης. Μέσα στον Ιούνιο, τέλος, και ανάλογα με τις εξελίξεις, θα απελευθερωθεί σταδιακά και η υπόλοιπη οικονομική δραστηριότητα.\nΚρίνεται απίθανο ωστόσο να επιτραπούν μέσα στο καλοκαίρι οι μεγάλες συναθροίσεις, όπως φεστιβάλ, συναυλίες ή αθλητικά γεγονότα με θεατές. Το πρόγραμμα της επόμενης φάσης θα κλιμακώνεται ανά εβδομάδα αλλά θα αξιολογείται ανά 24ωρο, από ένα μεικτό Παρατηρητήριο κυβέρνησης, υπηρεσιών Υγείας και Πολιτικής Προστασίας.\n“Δεν πρόκειται για τον επίλογο της περιπέτειας, αλλά για μια συνέχεια. Η έξοδος από την καραντίνα θα γίνεται βήμα – βήμα. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει μια πιθανή αναζωπύρωση της απειλής. Στόχος μας θα είναι να την εντοπίζουμε γρήγορα, ώστε οι όποιοι νέοι περιορισμοί να έχουν τοπικό χαρακτήρα και να μην αφορούν όλη την επικράτεια”, τόνισε ο Πρωθυπουργός και συμπλήρωσε:Ο Μάιος δεν είναι Μάρτιος. Τότε, έπρεπε να αμυνθούμε για την υγεία μας και να σώσουμε ζωές, μένοντας σπίτι. Ενώ τώρα καλούμαστε να ξαναγυρίσουμε μεθοδικά, σταδιακά, σε κάποιες από τις γνώριμες δραστηριότητές μας. Το νέο μας σύνθημα, λοιπόν, είναι «Μένουμε Ασφαλείς». Βγαίνουμε από το σπίτι, όμως μένουμε πάντα υπεύθυνοι.\nΟ υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, ‘Ακης Σκέρτσος, τόνισε ότι η μετάβαση στην επόμενη φάση στηρίζεται σε 3 άξονες:\nστη σταδιακή αύξηση των βαθμών ελευθερίας πάντα υπό το πρίσμα της αιρεσιμότητας,\nστην απελευθέρωση δραστηριοτήτων που έχουν χαμηλό ή μέσο δείκτη επικινδυνότητας εφόσον τηρούνται τα αναγκαία μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης αλλά και την πάροδο ικανού χρόνο για την εκτίμηση της κατάστασης και\nστη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης και παρέμβασης, ενός Παρατηρητηρίου για την καταπολέμηση της πανδημίας και την καταγραφή των κρουσμάτων, που θα μετράει το βαθμό επικινδυνότητας και θα προχωράει στην ταχεία λήψη μέτρων αναλόγως του επιπέδου του κινδύνου.\nΠρόσθεσε επίσης πως στηρίζεται στην ευλαβική τήρηση νέων κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης με συγκεκριμένες υποδείξεις για τη χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων ασφαλείας, συχνή χρήση αντισηπτικών και πλύσιμο χεριών.\nTα επτά στάδια της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων παρουσίασε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης.\nΤον οδικό χάρτη επανεκκίνησης της οικονομίας, που θα ξεκινήσει από την Δευτέρα 4 Μαΐου και θα γίνει σε επτά στάδια παρουσίασε ο υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για θέματα Βιομηχανίας και Εμπορίου, Νίκος Παπαθανάσης.\nΗ λειτουργία του Δημόσιου και των ΟΤΑ\nΤη λειτουργία του δημόσιου τομέα και των δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης από τις 4 Μαΐου περιέγραψε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος.\nΤα νέα μέτρα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς\nΟ υφυπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης κάλεσε παράλληλα τους πολίτες που έχουν την επιλογή της μετακίνησης με ιδιωτικό μέσο, να συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν ως πρώτη επιλογή, επισημαίνοντας πως κανένα ευρωπαϊκό σύστημα συγκοινωνιών δεν έχει τη δυνατότητα, σε προσωπικό και οχήματα, να προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ιατρικώς θεμιτή φυσική απόσταση μεταξύ των επιβατών.\nΣπαρακτική έκκληση Πέτρου Δαμιανού: «Η ζωή του Βασίλη Δημάκη κρέμεται από μια κλωστή,κάνω έκκληση για τη ζωή του»


Επιστροφές Ρόβα - Παπουλή - Onsports.gr\nOnsports Team\t23 Ιουνίου 2011, 22:18\nΕπιστροφές Ρόβα - Παπουλή\nΒασίλης Ρόβας και Φώτης Παπουλής βρίσκονται και πάλι από την Πέμπτη (23/06) στη διάθεση του Νίκου Αναστόπουλου στον ΟΦΗ.\nΑμφότεροι επέστρεψαν στο Ηράκλειο και γυμνάστηκαν κανονικά μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους, εκτελώντας άπαντες με μεγάλη διάθεση το προπονητικό πρόγραμμα το οποίο παρακολούθησε ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Νίκος Μαχλάς. Από κει και πέρα αδειούχοι είναι οι Φράντς Μπερτίν, Ανέστης Αγρίτης οι οποίοι όμως έχουν ενημερώσει ότι θα δώσουν κανονικά το «παρών» στα μπαράζ, εφόσον τελικά αυτά διεξαχθούν.\nΟ «Αλενατότε» δεν κρύβει την ικανοποίησή του για τη συνέπεια που δείχνουν οι ποδοσφαιριστές του. Η προετοιμασία των «ασπρόμαυρων» θα συνεχιστεί με νέα προπόνηση που θα γίνει την Παρασκευή (24/06) στις 7 το απόγευμα στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο.


Lego Super Mario House & Yoshi Expansion Set (71367) - 71367\nΚωδ. Προϊόντος: 71367\nLEGO Super Mario Πίστα Επέκτασης Σπίτι του Mario & Yoshi (71367).Επισκέψου το Σπίτι του LEGO® Mario και κέρδισε νομίσματα στο επόμενο επίπεδο LEGO Super Mario™! Μίλησε με τον Yoshi έξω από το σπίτι – τι θα πει ο LEGO Mario™ και πόσα νομίσματα θα πάρεις; Βρες το Super Star Μπλοκ στη σοφίτα για να σταματήσεις τον χρόνο, κέρδισε νομίσματα και πολλά άλλα. Πήδα πάνω στο Goomba στον κήπο για να κερδίσεις κι άλλο νόμισμα. Μετά, είναι ώρα για ξεκούραση – κούνησε τον LEGO Mario στην αιώρα του με τη σωστή ταχύτητα για να αποκοιμηθεί!\nΚωδικός κατασκευαστή 71367\nΕπιπλέον Χαρακτηριστικά Η συσκευασία περιέχει 205 κομμάτια\nΕτικέτες: Lego Super Mario House & Yoshi Expansion Set (71367) , 71367 , LEGO Super Mario


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Νέκρωσε χθες το Βέλγιο λόγω της μεγάλης απεργίας κατά της πολιτικής λιτότητας\nΝέκρωσε χθες το Βέλγιο λόγω της μεγάλης απεργίας κατά της πολιτικής λιτότητας\nΝέκρωσε χθες το Βέλγιο λόγω της μεγάλης απεργίας στον δημόσιο τομέα. Οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία, στα νοσοκομεία και στις δημόσιες υπηρεσίες στο Βέλγιο απήργησαν χθες, διαμαρτυρόμενοι για τη συνταδιοξοτική μεταρρύθμιση που εντάσσεται στα μέτρα λιτότητας της νέας κυβέρνησης για τη μείωση του ελλείμματος. Το σιδηροδοδρομικό δίκτυο στο Βέλγιο σταμάτησε να λειτουργεί από αργά χθες το απόγευμα, ενώ σήμερα δεν θα κινηθούν ούτε τα λεωφορεία, το μετρό και το τραμ και θα απεργήσουν οι ταχυδρομικοί υπάλληλοι. Έτσι η Eurostar, με δρομολόγια μεταξύ Βρυξελλών, Παρισιού και Λονδίνου, ανακοίνωσε ότι τα τρένα της δεν θα κινηθούν στη διάρκεια της χθεσινής 24ωρης απεργίας.\nΗ νέα κυβέρνηση του Βελγίου επιχειρεί να αυξήσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, που αυτή τη στιγμή είναι κατά μέσον όρο τα 59 έτη, αυξάνοντας την ηλικία στην οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν πρόωρη σύνταξη. Επισήμως το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι τα 65 έτη. Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συγκαταλέγεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2012 που στοχεύει στη μείωση του ελλείμματος στον δημόσιο τομέα της χώρας κάτω του 3% του ΑΕΠ -που είναι το όριο της Ε.Ε.- για τον επόμενο χρόνο και στην εξασφάλιση ότι δεν θα κινδυνεύουν οι καταθέσεις των επενδυτών στο Βέλγιο.\nΤα συνδικάτα διαμαρτύρονται ότι οι εργαζόμενοι καλούνται να δουλεύουν περισσότερες ώρες για μικρότερες συντάξεις. Η χθεσινή απεργία είναι η δεύτερη κίνηση διαμαρτυρίας των συνδικάτων απέναντι στα σχέδια περικοπών της μόλις δύο εβδομάδων κυβέρνησης μετά τη διαδήλωση περίπου 50.000 Βέλγων στις αρχές του μήνα


Κάποτε Ο Κόσμος Γιόρταζε Χριστούγεννα – ParosNews\n1 Δεκεμβρίου, 2019 1 Δεκεμβρίου, 2019 ParosNews\t427 Views 0 Σχόλια\nΚάποτε!Τότε που είχε η ζωή σκοπό, και νόημα ο αγώνας.\nΤότε που η δασκάλα, ο δάσκαλος κρεμούσαν από τα χείλη τους τα μάτια των παιδιών και στάλαζαν μες στην ψυχή το όνειρο: Να ᾿μουν κι εγώ εκεί· να ᾿μουν εκεί, στη Βηθλεέμ, στο στάβλο· «να ᾿μουν του στάβλου ενʼ άχυρο…»!\nΤότε που τα παιδιά ήταν παιδιά και μελωδούσαν με τους βοσκούς τα κάλαντα μες στη νυχτιά και περπατούσαν δρόμους και στενά πάνω στων Μάγων τ᾿ άλογα. Τότε που μάζευ᾿ η γιορτή τα πλοία στην Πατρίδα απ᾿ τους λωτούς της ξενιτιάς κι έφερνε σπίτι τον πατέρα, στη μαύρη μάνα το παιδί, τον άντρα στη γυναίκα.\n← Previous Η γλυκιά προσμονή των Χριστουγέννων.\nNext → Εσπερίδα αφιερωμένη στον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή


Πρόταση ονοματοδοσίας 1ου Νηπιαγωγείου Προσοτσάνης - Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Ο Μέγας Αλέξανδρος\nΦέτος συμπληρώνονται 90 χρόνια από ένα άγνωστο στους περισσότερους, αλλά σημαντικό γεγονός που αφορά την τοπική ιστορία της Προσοτσάνης. Τον Νοέμβριο του 1931 κάηκε το Νηπιαγωγείο της Προσοτσάνης, από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον υπόγειο χώρο όπου στεγαζόταν ξυλουργείο. Σύμφωνα με δημοσίευμα (επισυνάπτεται) της δραμινής εφημερίδας Θάρρος: «Κατά την προχθεσινήν εν Προσωτσάνη γενομένην μεγάλην πυρκαϊάν του εκεί Νηπιαγωγείου, τα μάλλα συνετέλεσεν εις την διάσωσιν των μικρών μαθητών η ανωτέρω δεσποινίς Αρετή Βογιατζή, η οποία έδειξε αξιοθαύμαστον θάρρος και ως πρώτη αντιληφθείσα την πυρκαϊάν επεδόθη με πρωτοφανή ψυχραιμίαν και δραστηριότητα εις την διάσωσιν των μικρών. Η ηρωική αυτή προσπάθεια της εν λόγω δεσποινίδος είναι από τας σπανίας και τιμά και αυτήν και τον σύλλογον της Δόξης εις ον ανήκει ως αθλήτρια προ πολλού….».\nΤο γεγονός αναφέρει στο βιβλίο του και ο αείμνηστος συμπατριώτης μας Γεώργιος Βουλτσιάδης:  «…Η Αρετή Βογιατζή – Μελαδίνη με πολύ μακρά και γόνιμη θητεία. Διορίστηκε το 1930 και έφυγε από την υπηρεσία το 1965. Πάρα πολλοί Προσοτσανιώτες, που τη γνώρισαν σαν δασκάλα τους, είχαν την τύχη να στείλουν σ’ αυτήν και τα παιδιά τους. Θυμάμαι ζωντανά την περιπέτειά μας το 1931, όταν κάηκε το σαθρό οίκημα που υπήρχε δίπλα στα σχολεία, όπου στεγαζόταν το νηπιαγωγείο. Η αυτοθυσία της και η αυταπάρνησή της ήταν παραδειγματική. Μας κατέβασε από τα παράθυρα σαράντα παιδιά, ενώ στον δρόμο περίμεναν με αγωνία εκατοντάδες κάτοικοι να μας δεχθούν στις αγκαλιές τους. Τελευταία πήδησε και η ίδια, όταν το πάτωμα έφευγε κάτω από τα πόδια της.».\nΕπίσης, το γεγονός αυτό αναφέρεται και στο βιβλίο που συνέγραψε ο γιος της Βασίλης Μελαδίνης μέσα από τις αναμνήσεις του και τις εξιστορήσεις των γονιών του. Μεταξύ άλλων γράφει: «…Το ξυλουργείο από κάτω ήταν κλειστό, όμως μια ξινή μυρουδιά καπνού γινόταν όλο και πιο έντονη και από τις χαραμάδες του πατώματος άρχισε να εμφανίζεται μια υποψία καπνού. Η Αρετούσα συνέχισε και τελείωσε το τραγούδι ανοίγοντας αδιάφορα την πόρτα της αίθουσας. Τα σήκωσε αμέσως για προσευχή και δυο-δυο, όπως τα είχε μάθει άρχισε να τα βγάζει από την αίθουσα, με νέο τραγούδι σαν να πήγαιναν εκδρομή. Ο καπνός γέμιζε πια ασφυκτικά την αίθουσα, όταν και τα τελευταία νήπια βγήκαν από την αίθουσα στην αυλή. Η Αρετούσα δεν έφυγε, επιθεώρησε όλα τα θρανία, μην είχε μείνει κανένα, ενώ οι φλόγες έγλυφαν τα πόδια της. Όταν βγήκε τρέχοντας στο διάδρομο ακούστηκε πίσω της ο τριγμός του πατώματος που υποχωρούσε μέσα στις φλόγες. Καμιά ψυχούλα δεν είχε πάθει τίποτα. Τα είχε σώσει όλα και τα εκατόν είκοσι…». Καταλήγει: «…Στα χρόνια που ακολούθησαν ο απόηχος του κατορθώματος της Αρετούσας κόπασε, όμως η εκτίμηση του χωριού στο πρόσωπό της παρέμενε και την αγκάλιαζε τρυφερά. Ήταν πια δικός τους άνθρωπος».\nΗ νηπιαγωγός Αρετή Βογιατζή του Στεργίου και της Ελένης (μετέπειτα σύζυγος του Προσοτσανιώτη διδασκάλου Μελαδίνη Αριστείδη του Βασιλείου και της Αικατερίνης), ήταν μόλις 16 ετών (γεννηθείσα το 1915) όταν συνέβη το εν λόγω γεγονός και η δεύτερη σχολική της χρονιά στην Προσοτσάνη από τα συνολικά 30 έτη (1930-1960) που υπηρέτησε στην κωμόπολη αυτή. Για την ηρωική της πράξη αυτή, τιμήθηκε από τον Επιθεωρητή της εκπαιδευτικής περιφέρειάς της, το Δ.Σ. της Δόξας Δράμας ως αθλήτριά τους, κ.α. Το κυριότερο, όμως, ήταν η ευγνωμοσύνη που έδειχναν στο πρόσωπό της οι κάτοικοι της Προσοτσάνης και ιδίως οι γονείς των νηπίων που έσωσε από την πυρκαγιά και ίσως από βέβαιο θάνατο. Αλλά και όλος ο υπηρεσιακός της βίος ήταν υπόδειγμα εκπαιδευτικού, κρίνοντας από τα λοιπά διάφορα δημοσιεύματα που κατά διαστήματα υπήρξαν για τη δουλειά της (επισυνάπτονται αποκόμματα εφημερίδων).\nΈπειτα από τα παραπάνω, προτείνουμε την ονοματοδοσία του 1ου Νηπιαγωγείου Προσοτσάνης σε «Αρετή Βογιατζή – Μελαδίνη» ως ένδειξη τιμής για την ηρωική της πράξη να διασώσει σαράντα νήπια από πυρκαγιά. Ήταν μια πράξη αδιαμφισβήτητου θάρρους, απαράμιλλης ψυχραιμίας, αλτρουισμού, συνειδητοποιημένης ευθύνης, υπόδειγμα εκπαιδευτικού. Πρέπει τέτοια γεγονότα της τοπικής μας ιστορίας να αναδεικνύονται και να διδάσκονται προς παραδειγματισμό και υπερηφάνεια στις επόμενες γενιές. Κατά αυτό τον τρόπο, το όνομα της Αρετής θα μείνει στο διηνεκές, για να θυμίζει αλλά και να διδάσκει σε όλους (παιδιά, νηπιαγωγούς, κατοίκους της Προσοτσάνης) το κατόρθωμά της.\nΗ πρότασή μας έγινε ομόφωνα δεκτή τόσο από το Σχολικό Συμβούλιο του 1ου Νηπιαγωγείου όσο και από το Δημοτικό Συμβούλιο της 31-3-2022. Ευελπιστούμε πλέον να τύχει της αποδοχής της αρμόδιας Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων όπου διαβιβάστηκε το αίτημα, προκειμένου να εγκριθεί.\n Τίτλος βιβλίου «Η Προσοτσάνη μέσα από την Ιστορία», Γεωργίου Κ. Βουλτσιάδη, Θεσσαλονίκη 1995, σελ. 248.\n Στην πραγματικότητα έφυγε από την υπηρεσία στις αρχές της δεκαετίας του 1970.\n Τίτλος βιβλίου «Τα Δώματα του Βυθού», Βασίλης Μελαδίνης, Θεσ/νίκη 2008, σελ. 57-59.


Μεγάλα Κόκκινα Κρασιά 2019 - Ντίνα Νικολάου\nΛόγω της σπανιότητας και του υψηλού κόστους των περισσότερων κρασιών κάποια απαιτούν συμμετοχή για τη δοκιμή τους. Έτσι, το αντίτιμο εισόδου στην εκδήλωση είναι 40€, που περιλαμβάνει εισιτήριο και κουπόνια. Με τα κουπόνια που εξαργυρώνει, ο επισκέπτης δοκιμάζει κρασιά που επιλέγει (δόση 50ml) σε τιμή κόστους. Ενδεικτικά αναφέρεται πως κρασί με τιμή στην κάβα κοντά στα €200 θα δοκιμαστεί με τέσσερα κουπόνια (€12), ενώ κρασιά έως και €100 δοκιμάζονται ακόμα και με 2 κουπόνια (€6). Τα ελληνικά κρασιά των τρεχουσών εσοδειών σπάνια χρεώνονται με κουπόνι, ενώ αρκετά από τα υπόλοιπα, τα παλαιωμένα, τα σπάνια ή τα εκτός αγοράς ελληνικά κρασιά δεν απαιτούν κουπόνι δοκιμής.


Συνεχίζει στα ίδια ο καιρός\nΣύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα θα είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες, ο ισχυρός παγετός στα ηπειρωτικά, τα χιόνια, αλλά και οι σποραδικές καταιγίδες τη νύχτα στις νοτιότερες θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.\nΕιδικότερα, στην Αττική προβλέπονται αρχικά λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. Το απόγευμα βαθμιαία θα αυξηθούν και από το βράδυ θα σημειωθούν πρόσκαιρες χιονοπτώσεις, οι οποίες τη νύχτα θα ενταθούν.\nΑύριο Τρίτη προβλέπονται νεφώσεις με πρόσκαιρες χιονοπτώσεις ή χιονόνερο κυρίως στα ανατολικά και νότια, όπου θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες πιθανόν πρόσκαιρα ισχυρές. Στα ηπειρωτικά θα επικρατήσει παγετός, κατά τόπους ισχυρός, ο όποιος στα βόρεια θα είναι ολικός.\nΛόγω του συνεχιζόμενου κύματος κακοκαιρίας και της δυσκολίας μετακίνησης μαθητών και δασκάλων, τα σχολεία σε πολλές περιοχές της χώρας θα παραμείνουν σήμερα κλειστά.\nΚλειστά θα παραμείνουν σήμερα Δευτέρα τα σχολεία σε πολλές περιοχές, λόγω του συνεχιζόμενου κύματος κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα, καθιστώντας απαγορευτική την προσέλευση μαθητών και δασκάλων.\nΚλειστά θα είναι τα σχολεία σήμερα και αύριο Τρίτη και στον δήμο Πολυγύρου. Εξαιρούνται τα σχολεία της παραλιακής ζώνης (Μεταμόρφωση, Ορμύλια, Καλύβες, Όλυνθος) τα οποία θα λειτουργήσουν κανονικά με μία ώρα καθυστέρηση στην έναρξη των μαθημάτων.\nΚλειστά θα είναι επίσης όλα τα σχολεία των δήμων Λάρισας και Καρδίτσας, ενώ θα λειτουργήσουν κανονικά οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί.\nΣε ανακοίνωσή του ο δήμος Βόλου αναφέρει ότι «δεν θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017, τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» στην περιοχή ευθύνης του.\nΣτην Αχαΐα, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία του δήμων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, ενώ στον δήμο Ερυμάνθου δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία των τοπικών κοινοτήτων Χαλανδρίτσας, Λεοντίου, Ερυμάνθειας, Σταυροδρομίου και Σκιαδά. Στον δήμο Πατρέων δεν θα λειτουργήσουν το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο Άνω Καστριτσίου, καθώς και το δημοτικό και νηπιαγωγείο στα Σελλά. Στον δήμο Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλεία, δεν θα λειτουργήσουν το δημοτικό και νηπιαγωγείο Λαμπείας, οι λυκειακές τάξεις Λαμπείας το δημοτικό και νηπιαγωγείο Πανόπουλου, το γυμνάσιο Πανόπουλου, καθώς και το δημοτικό νηπιαγωγείο στου Κούμανι.\nΣτην Αιτωλοακαρνανία, κλειστά θα είναι σήμερα τα δημοτικά και νηπιαγωγεία σε ολόκληρο τον δήμο Ναυπακτίας. Στον δήμο Αγρινίου κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στις τοπικές κοινότητες Καλλιθέας, Αγίου Βλασίου, Κυπαρίσσου, Ποταμούλας και Σκουτεράς. Στον δήμο Μεσολογγίου, θα παραμείνουν κλειστά, για προληπτικούς λόγους, εξαιτίας του προβλήματος με την υδροδότηση το 1ο το 2ο και το 3ο δημοτικό σχολείο, τα νηπιαγωγεία, το γυμνάσιο και το λύκειο.\nΤέλος στη Φωκίδα θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία.\nΈξι πράγματα που μας δίδαξε το «Από τις 4 στις 5» στη δεκαετία του ’80 Διαβάστηκε 3'' πριν\n«Χρυσή» θα πληρώσουν την ανανέωση διπλώματος οι άνω των 74 ετών Διαβάστηκε 10'' πριν\nΜε ποια ζώδια δεν ταιριάζεις Διαβάστηκε 14'' πριν\n10 επαγγέλματα που ψηφίστηκαν ότι προκαλούν δυστυχία Διαβάστηκε 18'' πριν


Κάρλος Καμενί, ο κακός δαίμονας της Μπαρτσελόνα – Stoiximan Blog\nPrimera Division (Ισπανια) / Κάρλος Καμενί, ο κακός δαίμονας της Μπαρτσελόνα\nΚάρλος Καμενί, ο κακός δαίμονας της Μπαρτσελόνα\n19 Νοεμβρίου 2016. Το Καμπ Νου είναι γεμάτο, η Μπάρτσα προέρχεται από ένα σημαντικό διπλό μέσα στη Σεβίλλη και θέλει τη νίκη απέναντι στη Μάλαγα για να παραμείνει κοντά στην πρωτοπόρο Ρεάλ. Κάπου στα μισά του πρώτου ημιχρόνου και ενώ η πίεση των γηπεδούχων είναι μεγάλη o Μαστσεράνο γεμίζει προς τον Νειμάρ στα αριστερά της περιοχής, αυτός κόβει ιδανικά στο σημείο του πέναλτι κι ο επερχόμενος Ραφίνια πιάνει ένα καλό σουτ με το αριστερό. Η μπάλα αναπηδάει με δύναμη στο έδαφος λίγο δίπλα από τον τερματοφύλακα αλλά αυτός καταφέρνει με το δεξί χέρι να την απομακρύνει. Στις κερκίδες του Καμπ Νου αλλά και στα social media μια φράση κυριαρχεί: “Όχι πάλι αυτός”!\n“Αυτός” είναι ο Κάρλος Ιντρίς Καμενί. Στο υπόλοιπο του αγώνα και πιο συγκεκριμένα στα τελευταία κρίσιμα λεπτά που η Μάλαγα παίζει με παίκτη λιγότερο, ο Καμερουνέζος θα κάνει δυο τουλάχιστον ακόμα σωτήριες αποκρούσεις. Στη μια εξ αυτών θα επιχειρήσει λανθασμένη έξοδο, ο Νειμάρ θα πάρει την κεφαλιά στοχεύοντας την ανυπεράσπιστη εστία και ενώ όλο το γήπεδο είναι έτοιμο να πανηγυρίσει το νικητήριο γκολ ο Καμενί θα προλάβει με μια εντυπωσιακή βουτιά να διώξει τη μπάλα. Λίγο μετά θα τραυματιστεί σε μια ακόμα προσπάθεια να σώσει την εστία του, θα παίξει τα τελευταία λεπτά με πόνους αλλά τίποτα δεν θα αλλάξει.\nΜετά το ματς και παρά τα αμέτρητα ρεπορτάζ από όλο τον κόσμο που εκθειάζουν την εμφάνιση του, ο ίδιος θα παραμείνει προσγειωμένος. Θα δώσει τα εύσημα στους συμπαίκτες του, λέγοντας πως είναι συλλογική δουλειά, και θα υπενθυμίσει στους ρεπόρτερ πως “Ευτυχώς έλειπε το ‘Φαινόμενο’ (εννοώντας τον Μέσι) κι αυτό σ’ελευθερώνει λίγο γιατί ξέρεις ότι δεν θα είναι τόσο δύσκολο όσο είναι άλλες φορές”. Εκείνο το 0-0 είναι η πρώτη φορά που η Μπάρτσα έμεινε ‘άσφαιρη’ στο Καμπ Νου μετά από 32 παιχνίδια. Ποιος ήταν τερματοφύλακας εκείνη την τελευταία φορά; Σωστά μαντέψατε. Πάλι ο Κάρλος Ιντρίς Καμενί.\nΟ 33χρονος Καμερουνέζος δεν είναι ένας από τους καλύτερους πορτιέρο του πλανήτη. Αρκετοί μάλιστα δεν τον συμπεριλαμβάνουν ούτε στους καλύτερους της Πριμέρα Ντιβιζιόν. Και υπήρχαν χρονιές που κάποιοι προπονητές δεν τον θεωρούσαν καν τον καλύτερο τερματοφύλακα μέσα στην ομάδα τους. Παρ’ όλα αυτά κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως πρόκειται για έναν καλό τερματοφύλακα. Έναν καλό τερματοφύλακα με μια πραγματικά περίεργη παράδοση που δυσκολεύεσαι να πιστέψεις: Ο Καμενί είναι ο τερματοφύλακας που έχει κρατήσει την Μπάρτσα στο μηδέν περισσότερες φορές από κάθε άλλον στον αιώνα που διανύουμε!\nΜε το 0-0 του Νοεμβρίου ο Καμερουνέζος έφτασε τα 7 ματς χωρίς γκολ απέναντι στους ‘μπλαουγκράνα’ (τέσσερα εκ των οποίων μέσα στο Καμπ Νου), ένα περισσότερο από τον δεύτερο στη λίστα, Ίκερ Κασίγιας. Το κατόρθωμα γίνεται ακόμα πιο αξιοθαύμαστο αν σκεφτούμε ότι ο Καμενί έχει παίξει 14 φορές λιγότερες απέναντι στη Μπάρτσα, υπερασπιζόμενος μάλιστα την εστία δυο ομάδων (Εσπανιόλ, Μάλαγα) που δεν έχουν καμία σχέση με τη δυναμική της Ρεάλ Μαδρίτης.\nΌπως προείπαμε βέβαια, ο Καμενί δεν είναι ένας κακός τερματοφύλακας που ως εκ θαύματος μετατρέπεται σε Μπουφόν όσες φορές συναντάει τα αστέρια της Μπαρτσελόνα. Ο Καμερουνέζος μπορεί να μην έχει κερδίσει πολλούς τίτλους στην καριέρα του αλλά μπορεί να καυχιέται πως έχει κάνει κάποιες από τις πιο εντυπωσιακές αποκρούσεις που έχει δει η Ισπανία και κάμποσες αξέχαστες εμφανίσεις απέναντι στους ‘μεγάλους’ της χώρας. Στην αρχή της περσινής σεζόν, είχε κρατήσει ανέπαφη την εστία του στο Μπερναμπέου κάνοντας μερικές πολύ δύσκολες επεμβάσεις, σε ένα ματς που η Ρεάλ είχε κυριολεκτικά προσπαθήσει με κάθε τρόπο να τον νικήσει, τελειώνοντας το ματς έχοντας κάνει 31 σουτ!\nΣτα 33 του πλέον, ο Καμερουνέζος διανύει μια από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας του. Μιας καριέρας με αρκετά σκαμπανεβάσματα. Από την αναγνώριση, τα ρεκόρ και την επιτυχία των πρώτων χρόνων στην Εσπανιόλ βρέθηκε στον πάγκο, φτάνοντας να πλακωθεί με κάποιον οπαδό που τον έκραξε στην προπόνηση. Ακολούθησε η μεταγραφή στη Μάλαγα, στην οποία όμως βρέθηκε ξανά στον πάγκο λόγω του Καμπαγιέρο (“Ήρθα με πολλές φιλοδοξίες αλλά έπεσα πάνω στον Καμπαγιέρο που ήταν εξαιρετικός εκείνα τα δυο χρόνια και του άξιζε η θέση” λέει σήμερα με ειλικρίνεια). Όταν η Μάλαγα τον ενημέρωσε πως δεν τον υπολογίζει, μιας και το 2014 αποκτήθηκε και ο Οτσόα που προερχόταν από εξαιρετικό Μουντιάλ, ο ίδιος ζήτησε να μείνει με λιγότερα χρήματα, θέλοντας να παλέψει για τη θέση. Και την κέρδισε. Από μικρός άλλωστε είχε αποδείξει πως είναι μαχητής.\nΠροερχόμενος από μια οικογένεια με 8 παιδιά, αναγκαζόταν στα 10 του να πουλάει στους δρόμους της Ντουάλα φιστίκια μετά το σχολείο (“Αντικειμενικά πάντως, ήμουν κακός πωλητής αφού κάθε φορά που έβλεπα μια μπάλα παρατούσα το δίσκο με τα φιστίκια και πήγαινα να παίξω”). Στα 16 του βρέθηκε στην Ολυμπιακή ομάδα του Καμερούν κι ενώ προοριζόταν για αναπληρωματικός, στον αγώνα με την Βραζιλία ο προπονητής τον ενημέρωσε πως θα ξεκινήσει βασικός. “Απλά φαντάσου το, ένα 16χρονο παιδί απέναντι στη Βραζιλία του Ροναλντίνιο. Φόρεσα τα γάντια μου και σκέφτηκα ‘Αυτή είναι η μοναδική σου ευκαιρία'”. Ο πιτσιρικάς όχι μόνο τα έβγαλε πέρα αλλά έμεινε στην εστία για όλο το τουρνουά. Το Καμερούν κατέκτησε το χρυσό και ο Καμενί έγινε ο πιο νέος ποδοσφαιριστής που κερδίζει Ολυμπιακό μετάλλιο.\nΑμέσως μετά το τουρνουά και παρά το ότι ήταν ακόμα παιδί, αποχαιρέτησε την οικογένεια του και μετακόμισε στη Γαλλία και τη Χάβρη, πριν καταλήξει τελικά το 2004 στην Εσπανιόλ, όπου και έκανε το όνομα του. Δεκατρία χρόνια μετά παραμένει στην Ισπανία, παρά τις πολλές προτάσεις που είχε στο ενδιάμεσο (ανάμεσα τους και μια από τον Ολυμπιακό, στον οποίο έφτασε κοντά το 2012) αλλά και τα αρκετά κρούσματα ρατσισμού που έχει βιώσει στα ισπανικά γήπεδα (από οπαδούς της Βαλένθια, της Σαραγόσα, της Ατλέτικο, ακόμα και από οπαδούς της ίδιας του της ομάδας, της Εσπανιόλ!). “Είναι βάρβαρο που εν έτη 2017 μιλάμε για αυτήν την ‘αρρώστια’. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιτρέπεται σε τέτοιους ανθρώπους η είσοδος στα γήπεδα” δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του.\nΣήμερα το βράδυ η Μάλαγα θα υποδεχτεί στο ‘Λα Ροσαλέδα’ τη Μπαρτσελόνα, ψάχνοντας βαθμό ή βαθμούς που θα την απομακρύνουν κι άλλο από την επικίνδυνη ζώνη. Από την άλλη, η Μπάρτσα ξέρει ότι κάθε στραβοπάτημα από εδώ και πέρα ίσως της κοστίσει το πρωτάθλημα. Οι Καταλανοί μπορεί να προβληματίζουν συχνά-πυκνά με τις εμφανίσεις τους φέτος αλλά η επιθετική τους ποιότητα είναι τέτοια που ακόμα και σε μέτρια κατάσταση έχουν πετύχει 10 γκολ περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Στα προηγούμενα 30 παιχνίδια τους για το πρωτάθλημα, μόνο μια φορά δεν κατάφεραν να βρουν εστία. Και, όπως είδαμε στην αρχή, εκείνη τη φορά μπροστά από την εστία βρισκόταν ο θηριώδης Κάρλος Καμενί, που θα αντιμετωπίσουν και σήμερα.\nTags: el sombrero, Εσπανιόλ, Καμενί, Καμπ Νου, Καμπαγιέρο, Κάρλος Καμενί, Μάλαγα, Μπάρτσα, Μπαρτσελόνα, Νειμάρ, Οτσόα\nΟ Ρισάρλισον έζησε τον πραγματικό φόβο.\n11:29 am 28 Nov 2017


ΦΕΚ Archives - Πειραϊκό Κύμα\nHome » Tag Archives: ΦΕΚ\nΠέμπτη 29 Νοέμβριος 2018 18:23 Leave a comment\nΔημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι πρώτες αποφάσεις σχετικά με τη διαγραφή οφειλών και απαλλαγή ασφαλισμένων από πρόσθετα τέλη ή τόκους λόγω εύλογης αμφιβολίας. Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ αναμένεται να ανοίξει εντός Δεκεμβρίου και θα δέχεται τις αιτήσεις διαγραφής παλαιών οφειλών. Σήμερα δημοσιευθήκαν τρις υπουργικές αποφάσεις, που αφορούν τη διαγραφή των οφειλών. Οι αποφάσεις αφορούν ασφαλισμένους στο πρώην ΤΣΠΕΑΘ, ασφαλισμένους ... Read More »\nΠαρασκευή 11 Μάιος 2018 10:49 Leave a comment\nΔύο υπουργικές αποφάσεις σχετικά με τη λήψη ιατρικής ειδικότητας εστάλησαν για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πρώτη αφορά τη σύσταση-μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμό χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας. Η δεύτερη αφορά την ονομασία, το περιεχόμενο και τις προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας. Η ρύθμιση προέκυψε μετά από πολύμηνη ... Read More »\nΣτο ΦΕΚ η προκήρυξη 1Κ/2018 του ΑΣΕΠ για 209 θέσεις στην ΕΥΔΑΠ.\nΤετάρτη 21 Φεβρουάριος 2018 18:21 Leave a comment\nΕκδόθηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη 1Κ/2018 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 209 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ΕΥΔΑΠ. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, μέσω του διαδικτυακού τόπου του (www.asep.gr), από τις 18 Απριλίου έως και τις 3 Μαΐου ... Read More »\nΔημιουργία Διαχειριστικής Αρχής για το άσυλο και τους μετανάστες.\nΤρίτη 8 Σεπτέμβριος 2015 04:55 Leave a comment\nΔημοσιεύτηκε χθες στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η απόφαση για τη συγκρότηση και τη διάρθρωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ), την οποία υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για την Προστασία του Πολίτη, Αντώνης Μακρυδημήτρης και ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης. Η ΥΔΕΑΠ ως εντεταλμένη Αρχή αναλαμβάνει την άσκηση μέρους των καθηκόντων της υπεύθυνης Αρχής στους ... Read More »


2.026 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/7/2019\nΔεν έχει προηγούμενο το νέο εγχείρημα που έφερε εις πέρας ο γνωστός Ρώσος μηχανικός του Υoutube καναλιού με την ονομασία Garage 54 αφού αυτό που σκέφτηκε πάλι να δοκιμάσει ξεπερνά τα όρια κάθε φαντασίας.\nΤι έκανε αυτή την φορά ο Ρώσος; Έχοντας για μια ακόμη φορά θύμα ένα Lada 2108, αποφάσισε να αντικαταστήσει τα ζαντολάστιχά του με καπάκια από φρεάτια του δικτύου αποχέτευσης για να δει πως θα μπορούσαν να λειτουργήσουν στην θέση τους κάνοντας φυσικά πρώτα τις απαραίτητες μετατροπές. Ο ίδιος αναφέρει ότι δέχθηκε πολλά αιτήματα από τους φίλους του καναλιού για να δοκιμάσει κάτι τέτοιο ενώ παράλληλα ισχυρίστηκε ότι δεν έκλεψε τα καπάκια από τους δρόμους αλλά τα πλήρωσε ο ίδιος από την τσέπη του. Αν θέλουμε τον πιστεύουμε…\nΣτην πράξη, το Lada με τα σιδερένια καπάκια τα καταφέρνει αρκετά καλά τόσο στις στροφές όσο και σε λίγο πιο υψηλή ταχύτητα, ωστόσο δεν απεδείχθη καλό στο φρενάρισμα και στο μαλακό οδόστρωμα αφού λόγω του μικρού πλάτους του «πέλματος», το 2108 βυθιζόταν. Περιέργως, μετά το τέλος των εξαντλητικών τεστ, το Lada δεν υπέστη κάποια σοβαρή ζημιά στους άξονες του.


Λίγα λόγια για τους «Μεγάλους Έρωτες» – GTM\nΚαταρχήν να ξεκαθαρίσω δεν είμαι συγγραφέας ούτε είχα ποτέ την φιλοδοξία να γίνω, για να είμαι ειλικρινής ο γραπτός λόγος δεν ήταν ποτέ από τα αγαπημένα μου θέματα.\nΜια μέρα μη έχοντας τι να γράψω στο blog μου ξεκίνησα μια ιστορία.\nΗ ιστορία αυτή ΔΕΝ έχει σχέση με πραγματικά γεγονότα.\nΚανένας από τους χαρακτήρες ΔΕΝ είναι υπαρκτό πρόσωπο.\nΔεν ξέρω πως τελειώνει\nΔεν ξέρω καν τι θα γίνει στη συνέχεια της\nΑυτό που ξέρω είναι ότι σιγά σιγά αγάπησα τους ήρωες της ιστορίας έγινα ένα με αυτούς και μου βγαίνει πλέον η ανάγκη να συνεχίσω να γράφω την ιστορία τους αυθόρμητα, χαλαρά, όπως πλάθεται μέσα από το μυαλό μου τη στιγμή που γράφω και αν δω ότι σας αρέσει αυτό που κάνω ακόμα καλύτερα για μένα θα έχω «Συγκάτοικους στην τρέλα!»\nΕίμαι ανοιχτός σε ιδέες παρατηρήσεις και σε αυστηρές κρητικές…\nΕυχαρίστω και καλό διάβασμα!\nΛίγα λόγια για τους «Μεγάλους Έρωτες», 7.0 out of 10 based on 3 ratings