B ProbeTec ET Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assays - PDF\nDownload "B ProbeTec ET Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assays"\nTrine Lotte Jakobsen\n1 B ProbeTec ET Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assays TILSIGTET BRUG JAA(01) U 0344 Dansk BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis (CT) and Neisseria gonorrhoeae (GC) Amplified DNA Assays BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis (CT) og Neisseria gonorrhoeae (GC) amplificerede DNA-analyser) anvender, når de testes med BD ProbeTec ET systemet, Strand Displacement Amplification (SDA) teknologi til den direkte, kvalitative påvisning af Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae DNA i endocervikale podninger, urethralpodninger fra mænd, og i urinprøver fra kvinder og mænd som evidens på infektion med C. trachomatis, N. gonorrhoeae eller en samtidig infektion med både C. trachomatis og N. gonorrhoeae. Præparater kan være fra symptomatiske eller asymptomatiske kvinder og mænd. En særskilt amplifikationskontrol er en mulighed til inhiberingstestning (BD ProbeTec ET CT/GC/AC reagenspakke). BD ProbeTec ET CT/GC analyserne kan udføres enten ved hjælp af BD ProbeTec ET systemet eller en kombination af BD ProbeTec ET systemet og BD Viper instrumentet. RESUMÉ OG FORKLARING Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae infektioner er de mest almindelige seksuelt overførte bakteriesygdomme i USA. Det skønnes, at ca. 4 millioner nye tilfælde af klamydia opstår hvert år i USA med globale estimater på ca. 50 millioner nye tilfælde om året. 1-3 Incidensen af klamydia-infektioner hos kvinder i USA i 1996 var 186,6 pr Det samlede rapporterede antal klamydia-infektioner og gonorrhoe-infektioner i USA i 1996 var henholdsvis og Klamydia-bakterier er gramnegative, obligate, intracellulære bakterier. De danner karakteristiske intracellulære inklusioner, som kan iagttages i celledyrkning ved lysmikroskopi, efter der er anvendt speciel farvning. 4 Chlamydia trachomatis forårsager cervicitis, urethritis, salpingitis, proctitis og endometritis hos kvinder og urethritis, epididymitis og proctitis hos mænd. Akutte infektioner rapporteres hyppigere hos mænd, fordi kvinder ofte ikke har symptomer på infektion. Det vurderes, at % af kvinder og op til 50 % mænd, der er smittet, ikke oplever symptomer. Mange klamydia-infektioner hos kvinder forbliver ubehandlede, hvilket kan resultere i low-grade inflammation i salpinges, en førende bidragyder til infertilitet. Denne organisme kan også overføres i fødselsvejen og muligvis resultere i conjunctivitis hos spædbørn og/eller klamydia-pneumoni hos nyfødte. 4,5 Neisseria gonorrhoeae er gramnegative, oxidase-positive diplococci, som kan iagttages i gramfarvede udstrygninger af urethralflåd, sædvanligvis inden for neutrofiler. Dyrkning af N. gonorrhoeae kan være vanskeligt, fordi organismen ikke overlever længe uden for dens vært, og den er yderst modtagelig for uønskede miljøforhold som f.eks. udtørring og ekstreme temperaturer. 6 Neisseria gonorrhoeae forårsager akut urethritis hos mænd, som hvis ubehandlet kan udvikle sig til epididymitis, prostatitis og urethralstriktur. Hos kvinder er det primære infektionssted endocervix. En vigtig komplikation hos kvinder er udvikling af inflammatorisk sygdom i pelvis, som bidrager til infertilitet. 7 Asymptomatiske infektioner forekommer ofte hos kvinder, men sjældent hos mænd. De nuværende metoder til påvisning af C. trachomatis og/eller N. gonorrhoeae omfatter dyrkning, immunanalyser, ikkeamplificerede prober og amplificerede prober. 4,6,7 Udviklingen af amplificerede metoder har vist to fordele frem for ikkeamplificerede metoder: øget sensitivitet og anvendelighed i en lang række prøvetyper. Historisk set har dyrkning været den gyldne standard til påvisning af C. trachomatis. Dyrkningsresultatet varierer imidlertid fra laboratorium til laboratorium, og dyrkning i rutinemæssig praksis er mindre sensitiv end amplificerede metoder. Hvis resultater fra mange forskellige metoder til CT påvisning kombineres, forbedres nøjagtigheden til evaluering af nye tests, idet inficerede og ikke-inficerede patienter kan identificeres mere pålideligt. Til identifikation af GC er optimerede dyrkningsmetoder stadig standarden for diagnosticering af patienter med gonokokinfektioner. BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae amplificerede DNA-analyser anvender, når de bruges med BD ProbeTec ET systemet, homogen amplifikation ved hjælp af strengforskydning (Strand Displacement Amplification, SDA) teknologi som amplifikationsmetoden, og fluorescensenergioverførsel (ET) som påvisningsmetoden til at teste for tilstedeværelsen af C. trachomatis og N. gonorrhoeae DNA i kliniske præparater PROCEDURENS PRINCIPPER BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae amplificerede DNA-analyser er baseret på den samtidige amplifikation og påvisning af fokus-dna ved hjælp af amplifikationsprimere og en fluorescensmærket detektorprobe. 9,10 SDA-reagenser tørres i to separate engangs mikrobrøndstrimler. Den behandlede prøve tilsættes primermikrobrønden, som indeholder amplifikationsprimere, fluorescensmærket detektorprobe og andre reagenser, som er nødvendige for amplifikation. Efter inkubation overføres reaktionsblandingen til amplifikationsmikrobrønden, som indeholder to enzymer (en DNA polymerase og en restriktionsendonuklease), som er nødvendig for SDA. Amplifikationsmikrobrøndene forsegles for at forhindre kontaminering, og de inkuberes derefter i en varmekontrolleret fluorescensaflæser, som overvåger hver reaktion for dannelsen af amplificerede produkter. Tilstedeværelsen eller fraværet af CT og GC bestemmes ved at relatere BD ProbeTec ET MOTA (Method Other Than Acceleration) scores for prøven til forudbestemte cut-off værdier. MOTA scoren er en metrik, der anvendes til at vurdere signalstørrelsen som et resultat af reaktionen. Denne indlægsseddel beskriver testprocedurerne for to analysekit konfigurationer - CT/GC reagenspakken og CT/GC/ AC reagenspakken. Hvis CT/GC reagenspakken bruges, testes hver prøve og kontrol i to diskrete mikrobrønde: en til C. trachomatis og en til N. gonorrhoeae. Hvis CT/GC/AC reagenspakken bruges, testes hver prøve og kontrol i tre diskrete mikrobrønde: C. trachomatis, N. gonorrhoeae og amplifikationskontrollen. Formålet med amplifikationskontrollen er at identificere en prøve, som kan inhibere SDA-reaktionen. 1\n2 REAGENSER Hver BD ProbeTec ET CT/GC reagenspakke indeholder: Chlamydia trachomatis (CT) primermikrobrønde, 4 x 96: 4 Oligonukleotider 7 pmol; dntp 35 nmol; Detektorprobe 25 pmol; med buffere og stabilisatorer. Neisseria gonorrhoeae (GC) Primermikrobrønde, 4 x 96: 4 Oligonukleotider 7 pmol; dntp 35 nmol; Detektorprobe 25 pmol; med buffere og stabilisatorer. Chlamydia trachomatis (CT) amplifikationsmikrobrønde, 4 x 96: Restriktionsenzym 30 enheder; DNA polymerase 25 enheder; dntp er 80 nmol; med buffere og stabilisatorer. Neisseria gonorrhoeae (GC) amplifikationsmikrobrønde, 4 x 96: Restriktionsenzym 15 enheder; DNA polymerase 2 enheder; dntp er 80 nmol; med buffere og stabilisatorer. Ud over de ovenstående reagenser indeholder BD ProbeTec ET CT/GC/AC reagenspakken også: Amplifikationskontrol (AC) primermikrobrønde, 4 x 96: 4 Oligonukleotider 7 pmol; dntp 35 nmol; Detektorprobe 25 pmol; 1000 kopier pr. reaktion af pgc10 lineariseret plasmid; med buffere og stabilisatorer. Amplifikationskontrol (AC) amplifikationsmikrobrønde, 4 x 96: Restriktionsenzym 15 enheder; DNA polymerase 2 enheder; dntp er 80 nmol; med buffere og stabilisatorer. BEMÆRK: Hver mikrobrøndpose indeholder et tørremiddelbrev. Tilbehør: Primerlåg; Amplifikationsforseglere, 40 stk.; Engangsposer, 20 stk. BD ProbeTec ET (CT/GC) kontrolsæt, 20 CT/GC positive kontroller (50 µl tørret) indeholdende 750 kopier pr. reaktion af pct16 lineariseret plasmid* og 250 kopier pr. reaktion af pgc10 lineariseret plasmid* med 5 µg DNA fra laksetestes; 20 CT/ GC negative kontroller (50 µl tørret) med 5 µg laksetestes DNA; BD ProbeTec ET CT/GC diluentglas glas hver med 2 ml prøvediluent, som indeholder kaliumfosfat, DMSO, glycerol, Polysorbat 20 og 0,03 % Proclin (konserveringsmiddel); BD ProbeTec ET diluent (CT/GC) ml prøvediluent, som indeholder kaliumfosfat, DMSO, glycerol, Polysorbat 20 og 0,03 % Proclin (konserveringsmiddel). *Tilsæt 7,5 g Alconox til 1 L af en 1 % (vol/vol) natriumhypochlorit og bland. Klargør frisk blanding dagligt. Instrument, udstyr og materialer: BD ProbeTec ET instrument og instrumentplader, BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat, lyseringsstativ og -sokkel, BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat, BD ProbeTec ET pipettor og strømforsyning, BD ProbeTec ET urinkonserveringstransportkit, BD ProbeTec ET prøveglas, hætter og pipettespidser, BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis/neisseria gonorrhoeae (CT/GC) amplificeret DNA-analyse endocervikalt præparatopsamlings- og TØR TRANSPORT kit eller BD ProbeTec ET CT/GC amplificeret DNA-analyse opsamlingskit til endocervikale præparater, BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis/neisseria gonorrhoeae (CT/GC) amplificeret DNAanalyse urethralpræparatopsamlings- og TØR TRANSPORT kit til mænd eller BD ProbeTec ET CT/GC amplificeret DNAanalyse opsamlingskit til urethralpræparater fra mænd. Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt: Centrifuge, der kan klare 2000 x g, vortexmixer, handsker, pipetter, der kan levere 1 ml, 2 ml og 4 ml, ELIMINase, DNA AWAY eller 1% (v/v) natriumhypochlorit med Alconox *, ren beholder, der er egnet til at rumme afmålt diluent, ur, sugende papir og sterile indsamlingskopper til urinpræparat. *Bland 200 ml blegemiddel med 800 ml varmt vand. Tilsæt 7,5 g Alconox og bland. Klargør frisk blanding dagligt. Krav til opbevaring og håndtering: Reagenser skal opbevares ved 2-33 C. Uåbnede reagenspakker er stabile indtil udløbsdatoen. Så snart en pose åbnes, er mikrobrøndene stabile i 4 uger, hvis de forsegles korrekt, eller indtil udløbsdatoen, alt efter hvad der kommer først. Må ikke fryses. Advarsler og forholdsregler: Til in vitro diagnostik 1. Bær beskyttelsesudstyr, herunder øjenbeskyttelse, ved håndtering af biologiske prøver. 2. Denne reagenspakke er beregnet til testning af endocervikale podninger og urethralpodninger fra mænd og urinprøver fra mænd og kvinder med BD ProbeTec ET systemet. 3. Til opsamling af endocervikale podninger er kun BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis/neisseria gonorrhoeae (CT/ GC) amplificeret DNA-analyse endocervikalt præparatopsamlings- og TØR TRANSPORT kit og BD ProbeTec ET CT/ GC amplificeret DNA-analyse opsamlingskit til endocervikale præparater valideret. 4. Til opsamling af urethralpodninger fra mænd er kun BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis/neisseria gonorrhoeae (CT/GC) amplificeret DNA-analyse præparatopsamlings- og TØR TRANSPORT kit til urethralpodninger fra mænd og BD ProbeTec ET CT/GC amplificeret analyse opsamlingskit til urethralpodninger fra mænd valideret. 5. Til urinpræparater er kun BD ProbeTec ET bearbejdningsposer til urin (UPP), BD ProbeTec urinkonserveringstransport (UPT) kittet og ukonserveret (ren) urin blevet godkendt. 6. The BD ProbeTec urinkonserveringstransport (Urine Preservative Transport, UPT) kittet indeholder NAP Guard ( 742,5 mm K 2 EDTA). 2\n3 ADVARSEL H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P264 Vask grundigt efter brug. P305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P302/352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P403/233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. 7. Laboratorier kan validere andre podnings- eller urinopsamlings- og transportanordninger til brug med BD ProbeTec ET CT/GC analyser i overensstemmelse med Verification and Validation Procedures in the Clinical Microbiology Laboratory, Cumitech 31, B.L. Elder et al., American Society for Microbiology, Washington D.C., February, Test ikke CT/GC diluentglasset fra BD ProbeTec ET CT/GC amplificeret analyse opsamlingskit, hvis det modtages i laboratoriet uden podepinden. Der kan forekomme et falsk negativt testresultat. 9. Brug kun BD ProbeTec ET pipettor og BD ProbeTec ET pipettespidser til overførsel af bearbejdede prøver til primermikrobrønde og overførsel af prøver fra primermikrobrøndene til amplifikationsmikrobrøndene. 10. Kitreagenser fra kits med forskellige lotnumre må ikke ombyttes eller blandes. 11. Patogene mikroorganismer, herunder hepatitisvira og humant immundefekt virus, kan forekomme i kliniske prøver. Standardforholdsregler og institutionelle retningslinier skal overholdes ved håndtering af alle emner, der er kontamineret med blod og andre legemsvæsker. 12. Anvend fastlagt laboratoriepraksis ved bortskaffelse af brugte pipettespidser, prøveglas, primermikrobrønde og andre engangsartikler. Bortskaf engangsartikler omhyggeligt. Forsegl og kassér affaldsbeholdere, når de er 3/4 fyldte eller dagligt (alt efter hvad der kommer først). 13. Reagensposer indeholdende ubrugte primermikrobrønde og amplifikationsmikrobrønde SKAL lukkes omhyggeligt igen efter åbning. Bekræft, at der findes et tørremiddel, inden reagensposerne lukkes. 14. Pladen indeholdende amplifikationsmikrobrønde SKAL være korrekt lukket med amplifikationsforsegleren, inden pladen flyttes fra BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat til BD ProbeTec ET instrumentet. Forsegling sikrer en lukket reaktion til amplifikation og påvisning og er nødvendig for at undgå kontaminering med amplifikationsprodukter af instrumentet og arbejdsområdet. Forseglingsmaterialet må ikke på noget tidspunkt fjernes fra mikrobrønde. 15. Primermikrobrønde med residualvæske (efter overførsel af væske fra primermikrobrønde til amplifikationsmikrobrønde) udgør en kilde til kontaminering af fokus. Forsegl omhyggeligt primermikrobrønde med pladeforsegleren inden bortskaffelse. 16. For at forhindre kontaminering af arbejdsmiljøet med amplifikationsprodukter bruges engangsposerne, der følger med reagenspakkerne, til at kassere testede amplifikationsmikrobrønde. Sørg for, at poserne er korrekt lukket inden bortskaffelse. 17. Selv om specielle arbejdsområder ikke kræves, fordi BD ProbeTec ET designet nedsætter muligheden for kontaminering med amplificeret DNA-fragment i testmiljøet, er andre forholdsregler til kontrol af kontaminering nødvendig, især for at undgå kontaminering af præparater under bearbejdning. 18. På grund af muligheden for falsk positivitet med nogle ikke-gonokok-neisseria, der findes i luftvejene (se Procedurens begrænsninger, pkt. 20), bør kontaminering af reagenser og præparater med respirationsaerosoler undgås. 19. SKIFT HANDSKER efter fjernelse og bortskaffelse af hætter fra lyserede prøver og kontroller for at undgå krydskontaminering af præparater. Hvis handsker får kontakt med præparater eller forekommer våde, skiftes handskerne straks for at undgå at kontaminere andre præparater. Skift handsker inden arbejdsområdet forlades og ved indgang til arbejdsområdet. 20. I tilfælde af, at arbejdsområdet eller udstyret kontamineres med prøver eller kontroller, rengøres det kontaminerede område grundigt med Eliminase, DNA AWAY eller 1 % (v/v) natriumhypochlorit med Alconox, og der skylles grundigt med vand. Lad overfladen tørre fuldstændigt, inden De fortsætter arbejdet. 21. I tilfælde af, at der spildes på lyseringsstativet: Stativet kan lægges i blød i Eliminase, DNA AWAY eller 1 % natriumhypochlorit med Alconox i 1-2 min. Overstig ikke 2 min. Skyl stativet grundigt med vand og lad det tørre. 22. Rengør hele arbejdsområdet - bordflader og instrumentflader - med Eliminase, DNA AWAY eller 1 % (v/v) natriumhypochlorit med Alconox dagligt. Skyl grundigt med vand. Lad overflader tørre fuldstændigt, inden De fortsætter med yderligere testning. 23. Kontakt teknisk service i tilfælde af en usædvanlig situation, som for eksempel, hvis der spildes ned i BD ProbeTec ET instrumentet, eller kontaminering med DNA, som ikke kan fjernes ved hjælp af rengøring. OPSAMLING OG TRANSPORT AF PRØVE BD ProbeTec ET systemet er designet til at påvise tilstedeværelsen af Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae i endocervikale podninger, urethralpodninger fra mænd og urinprøver fra mænd og kvinder ved hjælp af den rette opsamlingsmetode. 3\n4 De eneste anordninger, som er blevet valideret til opsamling af podepræparater til testning på BD ProbeTec ET instrumentet, er: BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis/neisseria gonorrhoeae (CT/GC) amplificeret DNA-analyse endocervikalt præparatopsamlings- og TØR TRANSPORT kit BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis/neisseria gonorrhoeae (CT/GC) amplificeret DNA-analyse urethralpræparatopsamlings- og TØR TRANSPORT kit til mænd BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis/neisseria gonorrhoeae (CT/GC) amplificeret DNA-analyse opsamlingskit til endocervikale præparater BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis/neisseria gonorrhoeae (CT/GC) amplificeret analyse opsamlingskit til urethralpræparater fra mænd Ved amerikanske og internationale forsendelser skal præparaterne mærkes i overensstemmelse med gældende statslige, nationale og internationale regulativer, der dækker transport af kliniske præparater og ætiologiske midler/smitsomme stoffer. Tids- og temperaturforhold for opbevaring skal opretholdes under transport. Urinprøver skal opsamles i en steril prøveopsamlingskop af plastic og uden konserveringsmiddel. Til urinpræparater er kun BD ProbeTec ET bearbejdningsposer til urin (UPP), BD ProbeTec urinkonserveringstransport (UPT) kittet og ukonserveret (ren) urin blevet godkendt. Opsamling af podepræparat Opsamling af endocervikalt podepræparat med BD ProbeTec ET CT/GC amplificeret DNA-analyse endocervikalt præparatopsamlings- og TØR TRANSPORT kit: 1. Fjern overskydende slim fra cervikalåbningen med den store rensevatpind, som ligger i BD ProbeTec ET CT/GC amplificeret DNA-analyse endocervikalt præparatopsamlings- og TØR TRANSPORT kit og kassér den. 2. Indfør den endocervikale præparatopsamlings- og TØR TRANSPORT podepind i cervikalkanalen og drej den rundt i s. 3. Træk forsigtigt podepinden ud. Undgå kontakt med vaginalslimhinden. 4. Anbring straks hætten/podepinden i transportglasset. Sørg for, at hætten sidder forsvarligt på glasset. 5. Mærk glasset med patientinformation og dato/klokkeslæt for podning. 6. Sørg for transport til laboratoriet. Opsamling af endocervikalt podepræparat med BD ProbeTec ET CT/GC amplificeret DNA-analyse opsamlingskit til endocervikale præparater 1. Tag rensevatpinden ud af pakningen. 2. Fjern med rensevatpinden overskydende slim fra cervikalåbningen. 3. Kassér den brugte rensevatpind. 4. Tag podepinden ud af pakningen. 5. Indfør podepinden i cervikalkanalen og drej den rundt i s. 6. Træk forsigtigt podepinden ud. Undgå kontakt med vaginalslimhinden. 7. Tag hætten af CT/GC diluentglasset. 8. Før podepinden helt ind i CT/GC diluentglasset. 9. Bræk skaftet af podepinden ved knækmærket. Pas på ikke at stænke indholdet. 10. Sæt hætten godt fast på glasset. 11 Mærk glasset med patientinformation og dato/klokkeslæt for podning. 12. Sørg for transport til laboratoriet. Opsamling af urethralpodninger fra mænd med BD ProbeTec ET CT/GC amplificeret DNA-analyse urethralopsamlings- og TØR TRANSPORT kit til mænd: 1. Indfør urethralopsamlings- og TØR TRANSPORT podepinden til mænd 2-4 cm i urethra og drej den rundt i 3-5 s. 2. Træk podepinden tilbage og anbring podepind/hætte i transportglasset. Sørg for, at hætten sidder forsvarligt på glasset. 3. Mærk glasset med patientinformation og dato/klokkeslæt for podning. 4. Sørg for transport til laboratoriet. Opsamling af urethralpodninger fra mænd med BD ProbeTec ET CT/GC amplificeret analyse opsamlingskit til urethralpræparater fra mænd. 1. Tag podepinden ud af pakningen. 2. Indfør podepinden 2-4 cm i urethra og drej den rundt i 3-5 s. 3. Træk podepinden ud. 4. Tag hætten af CT/GC diluentglasset. 5. Før podepinden helt ind i CT/GC diluentglasset. 6. Bræk skaftet af podepinden ved knækmærket. Udvis forsigtighed for at undgå at stænke indholdet. 7. Sæt hætten godt fast på glasset. 8. Mærk glasset med patientinformation og dato/klokkeslæt for podning. 9. Sørg for transport til laboratoriet. 4\n5 Opbevaring og transport af podepind Efter opsamling skal de endocervikale podepinde og urethralpodepinde fra mænd opbevares og transporteres til laboratoriet og/eller teststedet ved 2-27 C inden for 4-6 dage. Opbevaring op til 4 dage er valideret for kliniske præparater; opbevaring op til 6 dage er påvist med udsåede præparater. Opbevaring i op til 30 dage ved 2-8 C er desuden blevet påvist med udsåede prøver. Se Funktionsdata. BEMÆRK: Hvis præparaterne ikke kan transporteres direkte til testlaboratoriet under omgivende temperaturer (15-27 C) og skal forsendes, skal der anvendes en isoleret beholder med is, og præparaterne skal forsendes med dag-til-dag eller 2-dags levering. Type af prøve, som skal bearbejdes Endocervikale prøver fra kvinder Urethrale prøver fra mænd Temperaturforhold for transport til teststed og opbevaring 2-27 C 2-8 C 2-27 C 2-8 C Bearbejd prøve i henhold til instruktioner Højst 4-6 dage efter opsamling Højst 30 dage efter indsamling Højst 4-6 dage efter opsamling Højst 30 dage efter indsamling Opsamling af urinprøve, opbevaring og transport Opsaml urinpræparat i en steril prøveopsamlingskop uden konserveringsmiddel. Urinprøver kan opbevares og transporteres på to måder - (1) ukonserveret (rent) og (2) ved hjælp af BD ProbeTec urinkonserveringstransport (UPT) kittet. Følgende skema giver en oversigt over opbevarings- og transportforhold for ren urin og UPT. Type af urinpræparat, som skal bearbejdes REN UPT Urin opbevaret ved Urin opbevaret ved 2-8 ºC ºC - Overfør Overfør til UPT i løbet af 24 h til UPT i løbet af 8 h efter opsamling efter opsamling Temperaturforhold for transport til teststed og opbevaring 2-30 ºC 2-8 ºC - 20 ºC 2-30 ºC 2-30 ºC -20 ºC Bearbejd præparat i henhold til instruktioner I løbet af 30 h efter opsamling I løbet af 7 dage efter opsamling I løbet af 2 månederefter opsamling I løbet af 30 dage efter overførsel til UPT I løbet af 30 dage efter overførsel til UPT I løbet af 2 måneder efter overførsel til UPT Ukonserveret (ren) urin Opsamling 1. Patienten må ikke have ladet vandet i mindst 1 time før præparatopsamling. 2. Opsaml præparatet i en steril opsamlingskop uden konserveringsmiddel. 3. Patienten skal opsamle de første ml udtømt urin (den første del af strålen - ikke midtstrålen) i en urinprøveopsamlingskop. 4. Sæt låget på urinprøveopsamlingskoppen og mærk den med patientidentifikation og opsamlingsdato/tid. Opbevaring og transport 1. Ren urin skal opbevares og transporteres fra opsamlingsstedet til teststedet ved 2-30 C. 2. Prøvebearbejdning skal fuldføres i løbet af 30 h efter opsamling, hvis opbevaret ved 2-30 C, eller i løbet af 7 dage efter opsamling, hvis opbevaret ved 2-8 C. BEMÆRK: Præparater skal forsendes i en isoleret beholder med is med enten dag-til-dag eller 2-dags levering. Opbevaring i op til 7 dage ved 2-8 C er blevet demonstreret med udsåede præparater. Brug af BD ProbeTec urinkonserveringstransportkit (UPT) Opsamling 1. Patienten må ikke have ladet vandet i mindst 1 time før præparatopsamling. 2. Opsaml præparatet i en steril opsamlingskop uden konserveringsmiddel. 3. Patienten skal opsamle de første ml udtømt urin (den første del af strålen - ikke midtstrålen) i en urinprøveopsamlingskop. 4. Sæt låget på urinprøveopsamlingskoppen og mærk den med patientidentifikation og opsamlingsdato/tid. Urinoverførsel til UPT NOTER: Urinen skal overføres fra opsamlingskoppen til UPT inden for 8 timer efter opsamling, forudsat at urinen er blevet opbevaret ved 2-30 C. Urinen kan opbevares i op til 24 h inden overførsel til UPT, forudsat at urinen er blevet opbevaret ved 2-8 C. 5\n6 Gå med rene handsker ved håndtering af UPT og urinpræparatet. Hvis handskerne kommer i kontakt med præparatet, skiftes handskerne straks for at undgå kontaminering af andre præparater. 1. Efter patienten har opsamlet urinprøven, mærkes urinopsamlingskoppen. 2. Åbn urinkonserveringstransportkittet, og tag UPT og overførselspipetten ud af indpakningen. Mærk UPT med patientidentifikation og opsamlingsdato/tid. 3. Hold UPT lodret, og bank bunden af glasset hårdt mod en flad overflade for at løsne eventuelle store dråber inde i låget. Gentag om nødvendigt. 4. Tag låget af UPT, og brug overførselspipetten til at overføre urin til røret. Den rette mængde urin er blevet overført, når væskestanden er mellem de sorte streger i vinduet på UPT-etiketten. Denne mængde svarer til cirka 2,5-3,45 ml urin. Røret MÅ IKKE fyldes for meget eller for lidt. 5. Kassér overførselspipetten. BEMÆRK: Overførselspipetten er kun beregnet til brug med et enkelt præparat. 6. Skru låget sikkert på UPT-sættet. 7. Vend UPT på hovedet 3-4 gange for at sikre, at præparatet og reagenset er blandet tilstrækkeligt. UPT-opbevaring og -transport Urinpræparater skal opbevares og transporteres i UPT ved 2-30 C og bearbejdes i løbet af 30 dage efter opsamling. Præparater kan også opbevares ved -20 C i op til to måneder. TESTPROCEDURE Der henvises til brugermanualen til BD ProbeTec ET systemet for specifikke instruktioner i betjening og vedligeholdelse af komponenterne i systemet. De optimale miljømæssige forhold for CT/GC analysen har vist sig at være C ved % relativ fugtighed og C ved % relativ fugtighed. Udførelse af CT/GC analysen ved temperaturer der ligger over 28 C anbefales ikke. Der henvises til brugermanualen til BD Viper instrumentet for specifikke instruktioner i betjening af instrumentet. Der henvises til tillægget til indlægssedlen til BD ProbeTec ET CT/GC analyse (i brugermanualen til BD Viper instrumentet) for specifikke instruktioner i betjening af BD Viper instrumentet. A. Klargøring af instrument: 1. Der skal være tændt for strømmen til instrumentet, og det skal have tid til at varme op, inden analysen påbegyndes. a. Lyseringsvarmeapparatet og primer- og opvarmerapparat kræver ca. 90 min til opvarmning og stabilisering. Indstillingspunktet til lyseringsvarmeapparatet er 114 C. Indstillingspunktet for primerkomponenten i primer- og opvarmerapparatet er 72,5 C. Indstillingspunktet for opvarmerkomponenten i primer- og opvarmerapparatet er 54 C. b. BD ProbeTec ET instrumentet er softwarestyret og kræver ca. 30 min til opvarmning. 2. Varmeapparatets temperaturer skal kontrolleres inden analysen påbegyndes. a. Lyseringsvarmeapparat Fjern plasticlåget og lad temperaturen komme i ligevægt i 15 min. Termometret skal vise mellem C. b. Primer- og opvarmerapparat Termometret i primervarmerapparatet skal vise mellem C. Termometret i opvarmerapparatet skal vise mellem 53,5-54,5 C. 3. Kontrollér temperaturen, der vises på BD ProbeTec ET skærmbilledet. Temperaturen skal være mellem 47,5-55,0 C. B. Pipettor: Der henvises til brugermanualen til BD ProbeTec ET systemet for detaljerede forklaringer på tastaturfunktionerne i BD ProbeTec ET Pipettoren. Følgende programmer er påkrævet til udførelse af CT/GC-analyser. Program 2 bruges med CT/GC reagenspakken. Det overfører væske fra de bearbejdede prøver til CT/GC primermikrobrøndene. Program 3 bruges med CT/GC/AC reagenspakken. Det overfører væske fra de bearbejdede prøver til CT/GC og AC primermikrobrøndene. Program 5 overfører væske fra primermikrobrøndene til amplifikationsmikrobrøndene. Programmér pipettoren som følger: Program 2: 1. TÆND for pipettoren. Pipettoren vil bippe en gang, blinke ZERO, (nul), blinke softwareversionsnummer og bippe en gang til. 2. Tryk på den blå Prog (Program) tast. Tryk på Vol (Volumen) tasten, indtil 2 vises for at vælge Program 2. Tryk på Enter. 3. Tryk på Prog (Program) tasten for at gå i programmeringsmodus. Mens De trykker på Prog (Program) tasten, trykker De samtidigt på specialfunktionstasten med en pipettespids eller enden af en papirclips. 4. Tryk på Fill (Fyld). Tryk på pil-op-tasten, indtil der står 400. Tryk på Enter. 5. Tryk på Disp (Dispensér). Tryk på pil-op-tasten, indtil der står 150. Tryk på Enter. 6. Tryk på Disp (Dispensér). Tryk på pil-op-tasten, indtil der står 150. Tryk på Enter. 7. Tryk på Enter endnu en gang for at gemme programmet og afslutte. De skulle høre et bip, der angiver, at programmeringen er færdig. 8. Bekræft programmet ved at trykke på udløseren for at gå frem gennem hvert punkt. Efterhånden som De går gennem hvert punkt, indstiller De hastigheden på fyld/dispensér med Vol (Volumen) tasten. Hastighedsindikatoren fremkommer ved hvert punkt. Brug Vol (Volumen) tasten til at justere hastighedsindikatoren til at vise 2 firkanter for Fill (Fyld) og Disp (Dispensér) punkterne. 6\n7 Program 3: 1. TÆND for pipettoren. Pipettoren vil bippe en gang, blinke ZERO,(nul), blinke softwareversionsnummer og bippe en gang til. 2. Tryk på den blå Prog (Program) tast. Tryk på Vol (Volumen) tasten, indtil 3 vises for at vælge Program 3. Tryk på Enter. 3. Tryk på Prog (Program) tasten for at gå i programmeringsmodus. Mens De trykker på Prog (Program) tasten, trykker De samtidigt på specialfunktionstasten med en pipettespids eller enden af en papirclips. 4. Tryk på Fill (Fyld). Tryk på pil-op-tasten, indtil der står 600. Tryk på Enter. 5. Tryk på Disp (Dispensér). Tryk på pil-op-tasten, indtil der står 150. Tryk på Enter. 6. Tryk på Disp (Dispensér). Tryk på pil-op-tasten, indtil der står 150. Tryk på Enter. 7. Tryk på Disp (Dispensér). Tryk på pil-op-tasten, indtil der står 150. Tryk på Enter. 8. Tryk på Enter endnu en gang for at gemme programmet og afslutte. De skulle høre et bip, der angiver, at programmeringen er færdig. 9. Bekræft programmet ved at trykke på udløseren for at gå frem gennem hvert punkt. Efterhånden som De går gennem hvert punkt, indstiller De hastigheden på fyld/dispensér med Vol (Volumen) tasten. Hastighedsindikatoren fremkommer ved hvert punkt. Brug Vol (Volumen) tasten til at justere hastighedsindikatoren til at vise 2 firkanter for Fill (Fyld) og Disp (Dispensér) punkterne. Program 5: 1. Tryk på Prog (Program) tasten. Tryk på Vol (Volumen) tasten, indtil 5 vises for at vælge Program 5. Tryk på Enter. 2. Tryk på Prog (Program) tasten for at gå i programmeringsmodus. Mens De trykker på Prog (Program) tasten, trykker De samtidigt på specialfunktionstasten med en pipettespids eller enden af en papirclips. 3. Tryk på Fill (Fyld). Tryk på pil-op-tasten, indtil der står 100. Tryk på Enter. 4. Tryk på Disp (Dispensér). Tryk på pil-op-tasten, indtil der står 100. Tryk på Enter. 5. Tryk på Mix (Bland). Tryk på pil-op-tasten, indtil der står 50. Tryk på Enter. 6. Tryk på Enter endnu en gang for at gemme programmet og afslutte. De skulle høre et bip, der angiver, at programmeringen er færdig. 7. Bekræft programmet ved at trykke på udløseren for at gå frem gennem hvert punkt. Efterhånden som De går gennem hvert punkt, indstiller De hastigheden på fyld/dispensér/bland med Vol (Volumen) tasten. Hastighedsindikatoren fremkommer ved hvert punkt. Brug Vol (Volumen) tasten til at justere hastighedsindikatoren til at vise 2 firkanter for funktionerne fyld og dispensér. Brug Vol (Volumen) tasten til at justere hastigheden for blandingen, så den viser 3 firkanter. Programgennemgang Programmerne skal gennemgås, inden proceduren påbegyndes. Sæt pipettoren til TÆNDT for at gennemgå programmerne. Tryk på den blå Prog (Program) tast. Tryk på Vol (Volumen) tasten, indtil det rette programnummer (2, 3 eller 5) vises. Tryk på Enter tasten. Brug pipetteringsudløseren for at gå frem punkt for punkt gennem programmet. Program 2: Dette program aspirerer 400 µl; dispenserer 150 µl i CT mikrobrønden; dispenserer 150 µl i GC mikrobrønden. Pipettorens display skal vise som følger: Fill (fyld) 400 µl - S II Dispense (dispensér) 150 µl - S II Dispense (dispensér) 150 µl - S II Program 3: Dette program aspirerer 600 µl; dispenserer 150 µl i CT mikrobrønden; dispenserer 150 µl i GC mikrobrønden; og dispenserer 150 µl i AC mikrobrønden. Pipettorens display skal vise som følger: Fill (fyld) 600 µl - S II Dispense (dispensér) 150 µl - S II Dispense (dispensér) 150 µl - S II Dispense (dispensér) 150 µl - S II Gennemgå Program 5 på samme måde: Program 5: Dette program aspirerer 100 µl; dispenserer 100 µl, og blander 50 µl tre gange. Pipettorens display skal vise som følger: Fill (fyld) 100 µl - S II Dispense (dispensér) 100 µl - S II Mix (bland) 50 µl - S III Zero (nul) (blinker skiftevis) C. Pladelayout: Pladelayoutrapporten genereres fra BD ProbeTec ET instrumentet efter analysetype, præparatidentifikation, kontrollotnumre, og kitlotnumre logges ind i systemet. Pladelayoutrapporten viser den fysiske layout af præparater og kontroller for hver plade, der skal testes. Systemsoftwaren grupperer nærliggende pladelokalisationer for de brønde, der er påkrævet til en specifik analyse. For CT/GC amplificeret DNA-analyse tildeles kolonner som følger: CT/GC. For CT/GC/AC amplificeret DNA-analyse tildeles kolonner som følger: CT/GC/AC. Denne orientering bruges til både primermikrobrøndpladen og amplifikationsmikrobrøndpladen. Primermikrobrønde er de ensfarvede mikrobrøndstrimler (CT - ensfarvet grøn; GC - ensfarvet gul, AC - ensfarvet sort, hvis relevant). Amplifikationsmikrobrønde er de stribede mikrobrøndstrimler (CT - stribet grøn; GC - stribet gul, AC - stribet sort, hvis relevant). 7\n8 D. Bearbejdning af podepind: Podepindsprøver skal bearbejdes inden for 4-6 dage fra opsamling, hvis de opbevares ved 2-27 C, eller 30 dage, hvis de opbevares ved 2-8 C. BEMÆRK: Podepinde og CT/GC diluentglas skal opbevares ved stuetemperatur inden brug. Bearbejdningsprocedure for podninger opsamlet med BD ProbeTec ET CT/GC amplificeret DNA-analyse endocervikal præparatopsamlings- og TØR TRANSPORT kit eller BD ProbeTec ET CT/GC amplificeret DNA-analyse urethral præparatopsamlings- og TØR TRANSPORT kit til mænd: 1. Sæt mærkat på et CT/GC diluentglas for hvert podepræparat, der skal bearbejdes. 2. Tag hætten af glasset og sæt podepinden i. Bland ved at slynge podepinden i diluent i 5-10 s. 3. Tryk podepinden af langs indersiden på glasset, således at væsken løber tilbage til bunden af glasset. 4. Fjern podepinden forsigtigt for at undgå at stænke. BEMÆRK: Små dråber kan kontaminere arbejdsområdet. 5. Sæt podepinden tilbage i transportglasset og kassér det. 6. Sæt hætten godt fast på CT/GC diluentglasset. 7. Vortex glasset i 5 s. 8. Anbring ved hjælp af pladelayoutrapporten glasset i rækkefølge i lyseringsstativet. 9. Gentag punkt 1-8 for yderligere podepræparater. 10. Lås prøverne på plads i lyseringsstativet. 11. Præparaterne er klar til at blive lyseret. BEMÆRK: Alternativt springes punkt 7 over, hvis en multiglas-vortexmixer er tilgængelig, og hele lyseringsstativet vortexes i s efter punkt 10 og før lysering. BEMÆRK: Prøver, der er bearbejdet, men stadig ikke lyseret, kan opbevares ved stuetemperatur i op til 6 h eller til næste dag ved 2-8 C. Bearbejdningsprocedure for podninger opsamlet med BD ProbeTec ET CT/GC amplificeret DNA-analyse opsamlingssæt til endocervikale præparater eller BD ProbeTec ET CT/GC amplificeret DNA-analyse opsamlingssæt til urethralpræparater fra mænd: 1. Vortex CT/GC diluentglasset i 5 s. BEMÆRK: Alternativt udføres punkt 2 og 3, hvis en multiglas-vortexmixer er tilgængelig; dernæst vortexes hele lyseringsstativet i s, og der fortsættes med punkt Anbring ved hjælp af pladelayoutrapporten prøve og kontrolglas i rækkefølge i lyseringsstativet. 3. Lås prøverne på plads i lyseringsstativet. 4. Præparaterne er klar til at blive lyseret. E. Bearbejdning af urin: Bearbejdningsprocedure for ukonserverede (rene) urinpræparater Rene urinpræparater skal bearbejdes i løbet af 30 timer efter opsamling, hvis opbevaret ved 2-30 C, i løbet af 7 dage efter opsamling, hvis opbevaret ved 2-8 C, og i løbet af 2 måneder efter opsamlingsdatoen, hvis opbevaret ved -20 C. NOTER: BD ProbeTec ET diluent (CT/GC) skal opbevares ved stuetemperatur inden brug. Afmål den nødvendige mængde BD ProbeTec ET diluent (CT/GC) ned i en ren beholder. Den nødvendige mængde bestemmes ved at gange antallet af prøver med 2 og tilsætte yderligere 1-2 ml, så det er let at pipettere. Undgå kontaminering af diluenten - Hæld ikke resterende diluent tilbage i flasken. 1. Sæt etiket på et tomt BD ProbeTec ET prøverør for hver urinprøve, der skal bearbejdes. 2. Vortex beholderen for at blande urinen og åben den forsigtigt. BEMÆRK: Åben forsigtigt for at undgå spild eller små dråber, som kan kontaminere arbejdsområdet. BEMÆRK: Frosne urinpræparater skal optøs og blandes fuldstændigt inden overførsel til prøverøret. 3. Pipettér 4,0 ml urin i det korrekt mærkede rør og sæt hætten godt fast på glasset igen. 4. Gentag punkt 2-3 for yderligere prøver. Brug en ny pipette eller pipettespids for hver prøve. 5. Indsæt prøverør i BD ProbeTec ET lyseringsstativ. 6. Indsæt lyseringsstativet i lyseringsvarmeapparatet for at forvarme prøverne. 7. Opvarm prøverne i 10 min. 8. Efter 10 min. fjernes lyseringsstativet fra lyseringsvarmeapparatet, og rørene nedkøles ved stuetemperatur i mindst 15 min. eller maks. 6 timer. BEMÆRK: Prøverørene må ikke sættes i køleskab eller fryses efter 10 minutters forvarmmning. 9. Centrifugér rørene ved 2000 x g i 30 min. 10. Når centrifugeringen er færdig, fjernes rørene forsigtigt fra centrifugen. 11. Tag hætten af det første rør og dekantér forsigtigt supernatanten. Afslut dekanteringsbevægelsen med en forsigtig rap drejning af håndledet for at fjerne residualvæske fra røret. BEMÆRK: Dette er et vigtigt punkt - overskydende residualprøve kan bevirke hæmmende. Rør kan afduppes enkeltvist på et særskilt ark sugende papir for at forbedre fjernelse af residualurin. 12. Sæt hættet løst på røret. 13. Gentag punkt for hvert centrifugeret urinpræparat. 8\n9 14. Pipettér 2,0 ml diluent i hvert rør. Brug en ny pipette eller pipettespids for hvert rør. 15. Sæt hætten godt fast på prøverørene og vortex i 5 s for at resuspendere sedimentet i diluenten fuldstændigt. 16. Prøver er klar til lysering. BEMÆRK: Præparater, der er bearbejdet, men stadig ikke lyseret, kan opbevares ved stuetemperatur i op til 6 timer eller natten over ved 2-8 C. Bearbejdningsprocedure ved brug af urinpræparater indsamlet ved brug af BD ProbeTec ET urinkonserveringstransportkit (UPT) NOTER: UPT-prøver kan opbevares ved 2-30 C og bearbejdes i løbet af 30 dage efter opsamling eller nedfryses ved -20 C og bearbejdes i løbet af 2 måneder efter opsamling. BD ProbeTec ET diluent (CT/GC) skal opbevares ved stuetemperatur inden brug. Afmål den nødvendige mængde BD ProbeTec ET diluent (CT/GC) ned i en ren beholder. Den nødvendige mængde bestemmes ved at gange antallet af prøver med 2 og tilsætte yderligere 1-2 ml, så det er let at pipettere. Undgå kontaminering af diluenten - Hæld ikke resterende diluent tilbage i flasken. Sørg for, at mængden af urin i hvert rør er mellem stregerne angivet på det mærkede rør. Underopfyldning og overopfyldning af røret kan påvirke analyseeffektivitet. 1. Indsæt UPT-rør i BD ProbeTec ET lyseringsstativ. BEMÆRK: Hvis præparater var frosne, skal det sikres, at de optøs fuldstændigt og blandes ved omvending inden opvarmning. 2. Indsæt lyseringsstativet i lyseringsvarmeapparatet for at forvarme prøverne. 3. Opvarm prøverne i 10 min. 4. Efter 10 min. fjernes lyseringsstativet fra lyseringsvarmeapparatet, og rørene nedkøles ved stuetemperatur i mindst 15 min. eller maks. 6 h. BEMÆRK: Prøverørene må ikke sættes i køleskab eller fryses efter 10 min forvarmmning. 5. Centrifugér rørene ved 2000 x g i 30 min. 6. Når centrifugeringen er færdig, fjernes rørene forsigtigt fra centrifugen. 7. Tag hætten af det første UPT-rør og dekantér forsigtigt supernatanten. Afslut dekanteringsbevægelsen med en forsigtig rap drejning af håndledet for at fjerne residualvæske fra røret og dup røret på en separat stykke sugende papir. 8. Sæt hættet løst på røret. 9. Gentag punkt 7-8 for hvert centrifugeret urinpræparat. 10. Pipettér 2,0 ml diluent i hvert rør. Brug en ny pipette eller pipettespids for hvert rør. 11. Sæt hætten godt fast på UPT-rørene og vortex i 5 sekunder for at resuspendere sedimentet i diluenten fuldstændigt. 12. Prøver er klar til lysering. BEMÆRK: Præparater, der er bearbejdet, men stadig ikke lyseret, kan opbevares ved stuetemperatur i op til 6 timer eller natten over ved 2-8 C. F. Klargøring til kvalitetskontrol: BEMÆRK: BD ProbeTec ET (CT/GC) kontroller og diluent skal opbevares ved stuetemperatur inden brug. 1. For hver kørsel (plade), der skal testes, skal du klargøre et nyt CT/GC Negative Control-prøverør og et nyt CT/GC Positive Control-prøverør. Hvis en plade indeholder mere end et reagenspakke-lotnummer, skal kontroller testes med hvert lot. 2. Tag hætten af CT/GC negativt kontrolglas. Brug en ny pipette eller pipettespids og tilsæt 2,0 ml diluent. 3. Sæt hætte på glasset og vortex det i 5 s. 4. Tag hætten af CT/GC positivt kontrolglas. Brug en ny pipette eller pipettespids og tilsæt 2,0 ml diluent. 5. Sæt hætte på glasset og vortex det i 5 s. 6. Kontrollerne er klar til at blive lyseret. G. Lysering af prøverne og kontrollerne: 1. Sæt lyseringsstativet i lyseringsvarmeapparatet. 2. Opvarm prøverne i 30 min. 3. Efter 30 min tages lyseringsstativet ud af lyseringsvarmeapparatet og får lov at afkøle ved stuetemperatur i mindst 15 min. BEMÆRK: Efter lysering af prøver: a. De kan opbevares ved C i op til 6 h og kan testes uden relysering. b. De kan opbevares op til 5 dage ved 2-8 C. Prøver skal vortexes og relyseres inden testning. c. De kan opbevares op til 98 dage ved -20 C. Prøver skal optøs ved stuetemperatur, vortexes og relyseres inden testning. Lyserede prøver må fryses og optøs to gange. H.1 Testprocedure for CT/GC reagenspakken: BEMÆRK: Primer- og amplifikationsmikrobrøndene skal have stuetemperatur inden brug. 1. For præparater opsamlet med BD ProbeTec ET CT/GC amplificeret DNA-analyse endocervikal præparatopsamlings- og TØR TRANSPORT kit eller BD ProbeTec ET CT/GC amplificeret DNA-analyse urethral præparatopsamlings- og TØR TRANSPORT kit til mænd fjernes og kasseres hætterne fra de lyserede og afkølede prøver og kontroller. 9\n10 2. For podninger opsamlet med BD ProbeTec ET CT/GC amplificeret DNA-analyse opsamlingssæt til endocervikale præparater eller BD ProbeTec ET CT/GC amplificeret DNA-analyse opsamlingssæt til urethralpræparater fra mænd gøres følgende: a. Tag hætten af glasset og tryk forsigtigt podepinden mod siden af glasset for at fjerne overskydende væske. b. Træk hætten/podepinden ud af glasset. Undgå at trykke mod glassets væg for at undgå at stænke dråber, som kan give krydskontaminering. c. Kassér hætten/podepinden. 3. For bearbejdede urinpræparater skal hætten tages af røret og kasseres. 4. Skift handsker, inden De fortsætter for at undgå kontaminering. 5. Klargør primerpladen ved hjælp af pladelayoutrapporten. Primermikrobrøndene skal anbringes i en plade i følgende rækkefølge: CT (ensfarvet grønne mikrobrønde) dernæst GC (ensfarvet gule mikrobrønde). Gentag, indtil pladen er konfigureret som pladelayoutrapporten. 6. Forsegl mikrobrøndposerne igen som følger. a. Anbring posen på en plan flade. Hold den åbne ende fladt med den ene hånd. b. Med påføring af tryk køres fingeren hen over ydersiden af forseglingen fra den ene kant af posen til den anden. c. Se efter for at sikre, at posen er forseglet. 7. Vælg Program 2 på BD ProbeTec ET pipettoren. 8. Saml pipettespidser op. Udvid pipettoren ved at trække afstandsknoppen helt ud. BEMÆRK: Sørg for, at spidserne er sat forsvarligt på pipettoren, så lækage undgås. 9. Aspirér 400 µl fra den første kolonne af prøver. 10. Pres forsigtigt pipettoren sammen, lad pipettespidser berøre siderne af brøndene og dispensér 150 µl i hver af de 2 tilsvarende kolonner af primermikrobrønde (1 A-H; 2 A-H). BEMÆRK: Pipettoren må ikke presses sammen over prøver eller mikrobrønde, da dette kan give kontaminering. Pludselige bevægelser kan give dråber eller aerosoler. BEMÆRK: Det er vigtigt at dispensere væsker mod mikrobrøndenes indvendige væg for at sikre nøjagtighed og præcision og undgå krydskontaminering. 11. Kassér spidserne. Tryk ned på pipetteringsudløseren for at nulstille pipettoren. BEMÆRK: Kassér spidser forsigtigt for at undgå små dråber eller aerosoler, som kan kontaminere arbejdsområdet. 12. Saml nye spidser op og aspirér 400 µl fra den anden kolonne af prøver. 13. Pres forsigtigt pipettoren sammen, lad pipettespidser berøre siderne af brøndene og dispensér 150 µl i hver af de 2 tilsvarende kolonner af primermikrobrønde (3 A-H; 4 A-H). 14. Kassér spidserne. 15. Fortsæt med at overføre de resterende prøver til kørslen. 16. Dæk primermikrobrøndpladen med primerlåget og lad pladen inkubere ved stuetemperatur i mindst 20 min. (Kan inkubere op til 6 h.) BEMÆRK: Sæt nye hætter på de bearbejdede prøver for at bevare prøveglassene. 17. Når inkubationen af primeren er færdig, klargøres amplifikationspladen. Konfigurér amplifikationsmikrobrønden i en plade, der matcher pladelayoutrapporten (samme som primerpladen). Forsegl mikrobrøndposerne igen som beskrevet i punkt Tag låget af primermikrobrøndpladen og anbring pladen i primervarmeapparatet. Anbring STRAKS amplifikationsbrøndpladen i opvarmerapparatet for at forvarme. 19. Indstil uret til 10 min. (BEMÆRK: Dette punkt er vigtigt for tiden.) 20. Ved afslutningen af de 10 min (+/- 1 min) inkubation vælges Program 5 på pipettoren. 21. Saml spidser op og overfør 100 µl fra kolonne 1 i primermikrobrøndenpladen til kolonne 1 i amplifikationsmikrobrøndpladen. Lad pipettespidserne berøre siderne af brøndene og dispensér væsken. Lad efter dispenseringen pipettoren blande væsken i brøndene automatisk. Løft forsigtigt pipettoren væk fra pladen. Undgå berøring af andre brønde. 22. Kassér spidserne. Saml nye spidser op og fortsæt med at overføre reaktionsblandingen fra primermikrobrøndene til amplifikationsmikrobrøndene, kolonne efter kolonne, idet der bruges nye spidser for hver kolonne. 23. Når den sidste kolonne er blevet overført, fjernes bagbeklædningen fra amplifikationsforsegleren (fjern halvdelen af bagbeklædningen, hvis 6 eller færre kolonner er optaget af mikrobrønde; fjern hele bagbeklædningen, hvis 7 eller flere kolonner er optaget af mikrobrønde). Hold forsegleren i kanterne og centrér over pladen. Brug retningslinierne på opvarmerapparatet for at hjælpe Dem med at centrere forsegleren. Forsegleren vil række ud over mikrobrøndene på begge sider af pladen. Tryk nedad på forsegleren for at sikre, at alle mikrobrønde er fuldstændig forseglet. 24. Ved BD ProbeTec ET brugerkontaktfladen flyttes bæreren ud og dørene åbnes. Overfør STRAKS (inden for 30 s) den forseglede amplifikationsmikrobrøndplade til BD ProbeTec ET instrumentet og start kørslen. (Der henvises til brugermanualen til BD ProbeTec ET systemet for detaljerede instruktioner.) 25. Når kørslen er startet, færdiggøres følgende del af rengøringsproceduren: a. Forsegl primermikrobrøndene med en amplifikationsforsegler og fjern pladen fra primer- og opvarmerapparatet. ADVARSEL: Temperaturen er over 70 C. Brug den varmebestandige handske til at fjerne pladen. b. Lad pladen afkøle på bordet i 5 min. c. Fjern de forseglede primermikrobrønde fra pladen ved at holde fat i top og bund af forsegleren og løfte brøndene lige op som en enhed. Anbring mikrobrøndene i en engangspose og forsegl. 10\n11 d. Rengør metalpladen: Skyl pladen med Eliminase, DNA AWAY eller 1 % (v/v) natriumhypochlorit med Alconox opløsning. Skyl pladen med vand. Vikl pladen ind i et rent håndklæde og lad den tørre, inden den tages i brug igen. 26. Når kørslen er færdig, vil der genereres en udskrift af testresultaterne. 27. Flyt pladebæreren ud af platformen, åbn døren og fjern pladen. Luk døren og sæt pladeplatformen tilbage ind i instrumentet. 28. Fjern de forseglede amplifikationsmikrobrønde fra pladen. FORSIGTIG: Forseglingsmaterialet må ikke fjernes fra mikrobrønde. De forseglede mikrobrønde kan let fjernes som en enhed ved at holde fat i top og bund af forsegleren og løfte lige op og ud af pladen. Anbring de forseglede mikrobrønde i engangsposen. Forsegl posen. 29. Rengør metalpladen: Skyl pladen med Eliminase, DNA AWAY eller 1 % (v/v) natriumhypochlorit med Alconox opløsning. Skyl pladen med vand. Vikl pladen ind i et rent håndklæde og lad den tørre, inden den tages i brug igen. 30. Ved dagens sidste kørsel udføres følgende rengøringsprocedurer: a. Gennemvæd papirhåndklæder eller gazestykker med Eliminase, DNA AWAY eller 1 % (v/v) natruimhypochlorit med Alconox opløsning og påfør det på bordflader og på de udvendige flader af lyseringsvarmeapparatet, primerog opvarmerapparatet og BD ProbeTec ET instrumentet. Lad opløsningen sidde på overfladerne i 2-3 min. Gennemvæd papirhåndklæder eller gazestykker med vand og aftør rengøringsopløsningen. Skift håndklæder eller gaze hyppigt, når der påføres rengøringsopløsning og skylles med vand. Fugt papirhåndklæder eller gazestykker med Eliminase, DNA AWAY eller 1 % (v/v) natriumhypochlorit med Alconox og aftør pipettorens håndtag (KUN HÅNDTAGET). Efter 2-3 min aftørres håndtaget med papirhåndklæder eller gazestykker fugtet med vand. b. Læg lyseringsstativ, sokkel til lyseringsstativ og låg til lyseringsstativ og plader i blød i Eliminase, DNA AWAY eller 1 % (v/v) natriumhypochlorit med Alconox i 1-2 min. Skyl grundigt med vand og lad det lufttørre. c. Genoplad pipettoren. d. Bortskaf den forseglede engangspose og biofareposen i overensstemmelse med fastlagte procedurer for bortskaffelse af kontamineret biologisk affaldsmateriale. H.2 Testprocedure for CT/GC/AC reagenspakken: BEMÆRK: Primer- og amplifikationsmikrobrøndene skal have stuetemperatur inden brug. 1. For præparater opsamlet med BD ProbeTec ET CT/GC amplificeret DNA-analyse endocervikal præparatopsamlingsog TØR TRANSPORT kit eller BD ProbeTec ET CT/GC amplificeret DNA-analyse urethral præparatopsamlings- og TØR TRANSPORT kit til mænd fjernes og kasseres hætterne fra de lyserede og afkølede prøver og kontroller. 2. For podninger opsamlet med BD ProbeTec ET CT/GC amplificeret DNA-analyse opsamlingssæt til endocervikale præparater eller BD ProbeTec ET CT/GC amplificeret DNA-analyse opsamlingssæt til urethralpræparater fra mænd gøres følgende: a. Tag hætten af glasset og tryk forsigtigt podepinden mod siden af glasset for at fjerne overskydende væske. b. Træk hætten/podepinden ud af glasset. Undgå at trykke mod glassets væg for at undgå at stænke dråber, som kan give krydskontaminering. c. Kassér hætten/podepinden. 3. For bearbejdede urinpræparater skal hætten tages af røret og kasseres. 4. Skift handsker, inden De fortsætter for at undgå kontaminering. 5. Klargør primerpladen ved hjælp af pladelayoutrapporten. Primermikrobrøndene skal anbringes i en plade i følgende rækkefølge: CT (ensfarvet grønne mikrobrønde), GC (ensfarvet gule mikrobrønde) og AC (ensfarvet sorte mikrobrønde). Gentag, indtil pladen er konfigureret som pladelayoutrapporten. 6. Forsegl mikrobrøndposerne igen som følger. a. Anbring posen på en plan flade. Hold den åbne ende fladt med den ene hånd. b. Med påføring af tryk køres fingeren hen over ydersiden af forseglingen fra den ene kant af posen til den anden. c. Se efter for at sikre, at posen er forseglet. 7. Vælg Program 3 på BD ProbeTec ET pipettoren. 8. Saml pipettespidser op. Udvid pipettoren ved at trække afstandsknoppen helt ud. BEMÆRK: Sørg for, at spidserne er sat forsvarligt på pipettoren, så lækage undgås. 9. Aspirér 600 µl fra den første kolonne af prøver. 10. Pres forsigtigt pipettoren sammen, lad pipettespidserne berøre siderne af brøndene og dispensér 150 µl i hver af de 3 tilsvarende kolonner af primermikrobrønde (1 A-H; 2 A-H; 3 A-H). BEMÆRK: Pipettoren må ikke presses sammen over prøver eller mikrobrønde, da dette kan give kontaminering. Pludselige bevægelser kan give dråber eller aerosoler. BEMÆRK: Det er vigtigt at dispensere væsker mod mikrobrøndenes indvendige væg for at sikre nøjagtighed og præcision og undgå krydskontaminering. 11. Kassér spidserne. Tryk ned på pipetteringsudløseren for at nulstille pipettoren. BEMÆRK: Kassér spidserne forsigtigt for at undgå små dråber eller aerosoler, som kan kontaminere arbejdsområdet. 12. Saml nye spidser op og aspirér 600 µl fra den anden kolonne af prøver. 13. Pres forsigtigt pipettoren sammen, lad pipettespidserne berøre siderne af brøndene og dispensér 150 µl i hver af de 3 tilsvarende kolonner af primermikrobrønde (4 A-H; 5 A-H; 6 A-H). 11\n12 14. Kassér spidserne. 15. Fortsæt med at overføre de resterende prøver til kørslen. 16. Dæk primermikrobrøndpladen med primerlåget og lad pladen inkubere ved stuetemperatur i mindst 20 min. (Kan inkubere op til 6 h.) BEMÆRK: Sæt nye hætter på de bearbejdede prøver for at bevare prøveglassene. 17. Når inkubationen af primeren er færdig, klargøres amplifikationspladen. Konfigurér amplifikationsmikrobrønden i en plade, der matcher pladelayoutrapporten (samme som primerpladen). Forsegl mikrobrøndposerne igen som beskrevet i punkt Tag låget af primermikrobrøndpladen og anbring pladen i primervarmeapparatet. Anbring STRAKS amplifikationsbrøndpladen i opvarmerapparatet for at forvarme. 19. Indstil uret til 10 min. (BEMÆRK: Dette punkt er vigtigt for tiden.) 20. Ved afslutningen af de 10 min (+/- 1 min) inkubation vælges Program 5 på pipettoren. 21. Saml spidser op og overfør 100 µl fra kolonne 1 i primermikrobrøndpladen til kolonne 1 i amplifikationsmikrobrøndpladen. Lad pipettespidserne berøre siderne af brøndene og dispensér væsken. Lad efter dispenseringen pipettoren blande væsken i brøndene automatisk. Løft forsigtigt pipettoren væk fra pladen. Undgå berøring af andre brønde. 22. Kassér spidserne. Saml nye spidser op og fortsæt med at overføre reaktionsblandingen fra primermikrobrøndene til amplifikationsmikrobrøndene, kolonne efter kolonne, idet der bruges nye spidser for hver kolonne. 23. Når den sidste kolonne er blevet overført, fjernes bagbeklædningen fra amplifikationsforsegleren (fjern halvdelen af bagbeklædningen, hvis 6 eller færre kolonner er optaget af mikrobrønde; fjern hele bagbeklædningen, hvis 7 eller flere kolonner er optaget af mikrobrønde). Hold forsegleren i kanterne og centrér over pladen. Brug retningslinierne på opvarmerapparatet for at hjælpe Dem med at centrere forsegleren. Forsegleren vil række ud over mikrobrøndene på begge sider af pladen. Tryk nedad på forsegleren for at sikre, at alle mikrobrønde er fuldstændig forseglet. 24. Ved BD ProbeTec ET brugergrænsefladen flyttes bæreren ud og dørene åbnes. Overfør STRAKS (inden for 30 s) den forseglede amplifikationsmikrobrøndplade til BD ProbeTec ET instrumentet og start kørslen. (Der henvises til brugermanualen til BD ProbeTec ET systemet for detaljerede instruktioner.) 25. Når kørslen er startet, færdiggøres følgende del af rengøringsproceduren: a. Forsegl primermikrobrøndene med en amplifikationsforsegler og fjern pladen fra primer- og opvarmerapparatet. ADVARSEL: Temperaturen er over 70 C. Brug den varmebestandige handske til at fjerne pladen. b. Lad pladen afkøle på bordet i 5 min. c. Fjern de forseglede primermikrobrønde fra pladen ved at holde fat i de udvendige kanter på forsegleren og løfte brøndene lige op som en enhed. Anbring mikrobrøndene i en engangspose og forsegl. d. Rengør metalpladen: Skyl pladen med Eliminase, DNA AWAY eller 1 % (v/v) natriumhypochlorit med Alconox opløsning. Skyl pladen med vand. Vikl pladen ind i et rent håndklæde og lad den tørre, inden den tages i brug igen. 26. Når kørslen er færdig, vil der genereres en udskrift af testresultaterne. 27. Flyt pladebæreren ud af platformen, åbn døren og fjern pladen. Luk døren og sæt pladeplatformen tilbage ind i instrumentet. 28. Fjern de forseglede amplifikationsmikrobrønde fra pladen. FORSIGTIG: Forseglingsmaterialet må ikke fjernes fra mikrobrønde. De forseglede mikrobrønde kan let fjernes som en enhed ved at holde fat i top og bund af forsegleren og løfte lige op og ud af pladen. Anbring de forseglede mikrobrønde i engangsposen. Forsegl posen. 29. Rengør metalpladen: Skyl pladen med Eliminase, DNA AWAY eller 1 % (v/v) natriumhypochlorit med Alconox opløsning. Skyl pladen med vand. Vikl pladen ind i et rent håndklæde og lad den tørre, inden den tages i brug igen. 30. Ved dagens sidste kørsel udføres følgende rengøringsprocedurer: a. Gennemvæd papirhåndklæder eller gazestykker med Eliminase, DNA AWAY eller 1 % (v/v) natrutimhypochlorit med Alconox opløsning og påfør det på bordflader og på de udvendige flader af lyseringsvarmeapparatet, primerog opvarmerapparatet og BD ProbeTec ET instrumentet. Lad opløsningen sidde på overfladerne i 2-3 min. Gennemvæd papirhåndklæder eller gazestykker med vand og aftør rengøringsopløsningen. Skift håndklæder eller gaze hyppigt, når der påføres rengøringsopløsning og skylles med vand. Fugt papirhåndklæder eller gazestykker med Eliminase, DNA AWAY eller 1 % (v/v) natriumhypochlorit med Alconox og aftør pipettorens håndtag (KUN HÅNDTAGET). Efter 2-3 min aftørres håndtaget med papirhåndklæder eller gazestykker fugtet med vand. b. Læg lyseringsstativet, sokkel til lyseringsstativ og låg til lyseringsstativ og plader i blød i Eliminase, DNA AWAY 1 % (v/v) natriumhypochlorit med Alconox i 1-2 min. Skyl grundigt med vand og lad det lufttørre. c. Genoplad pipettoren. d. Bortskaf den forseglede engangspose og biofareposen i overensstemmelse med fastlagte procedurer for bortskaffelse af kontamineret biologisk affaldsmateriale. KVALITETSKONTROL BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis/neisseria gonorrhoeae positivt og negativt kontrolsæt leveres særskilt. En positiv og en negativ kontrol skal inkluderes i hver analysekørsel og for hvert nyt reagenskit-lotnummer. Kontroller kan placeres tilfældigt. CT/GC positiv kontrol vil kun overvåge for væsentlige reagensfejl. CT/GC negativ kontrol overvåger for reagensog/eller miljømæssig kontaminering. 12\n13 Den positive kontrol har både klonede CT og GC fokusregioner, som ikke nødvendigvis repræsenterer organismens fokus-dna påvist ved analysen, ligesom de ikke repræsenterer præparatmatricer (urin- og epithelialcellesuspensioner) indiceret til brug med BD ProbeTec ET systemet. Disse kontroller kan bruges til intern kvalitetskontrol, eller brugere kan udvikle deres eget interne kvalitetskontrolmateriale, som beskrevet af CLSI C24-A3. 15 Yderligere kontroller kan testes i overensstemmelse med retningslinier eller krav i lokale, statslige og/eller nationale regulativer eller akkrediteringsorganisationer. Der henvises til CLSI C24-A3 for yderligere vejledning om relevant testpraksis i forbindelse med intern kvalitetskontrol. Den positive kontrol indeholder 750 kopier pr. reaktion af pct16 lineariseret plasmid og 250 kopier pr. reaktion af pgc10 lineariseret plasmid. Begge organismer har adskillige kopier af fokus. BD ProbeTec ET amplifikationsreaktionsvolumen er 100 µl rehydreret kontrol. Da CT/GC positiv kontrol bruges til både CT og GC testning, er korrekt placering af mikrobrøndstrimlerne vigtig for korrekt rapportering af resultater. Der henvises til afsnit H i Testprocedure for korrekt placering af mikrobrøndstrimler. CT/GC positiv og CT/GC negativ kontrol skal teste som henholdsvis positiv og negativ for at rapportere patientresultater. Hvis kontrollerne ikke præsterer som forventet, betragtes analysekørslen som ugyldig og intrumentet vil ikke rapportere patientresultater. Hvis kvalitetskontrollen ikke opfylder de forventede resultater, gentages hele kørslen med et nyt sæt kontroller, nye mikrobrønde og de bearbejdede præparater. Hvis den nye kvalitetskontrol ikke giver de forventede resultater, kontaktes teknisk service. (Se Tolkning af resultater. ) Der henvises til afsnit F i Testprocedure for vejledning i klargøring af kontrollerne. Så snart kontrollerne er blevet klargjort, fortsættes med testning som beskrevet i afsnit G i Testprocedure. En særskilt amplifikationskontrol (AC) er en mulighed til inhiberingstestning og findes i CT/GC/AC reagenspakken. Når CT/GC/AC reagenspakken bruges, skal AC inkluderes for hver patientprøve og -kontrol. Amplifikationskontrolmikrobrøndene indeholder 1000 kopier pr. reaktion af pgc10 lineariseret plasmid, som skal amplificeres i prøvematrix. Amplifikationskontrollen er designet til identifikation af prøver, der kan indeholde amplifikationsinhibitorer, der kunne hindre påvisning af CT eller GC DNA, hvis det findes. (Se Tolkning af resultater. ) Tolkning af kontrolresultater: Tolkning af kontrol uden AC CT eller GC MOTA score Resultat CT/GC Positiv kontrol MOTA 2000 Acceptabel CT/GC negativ kontrol MOTA < 2000 Acceptabel Tolkning af kontrol med AC CT eller GC MOTA score AC MOTA score* Resultat CT/GC Positiv kontrol MOTA 2000 MOTA 1000 Acceptabel CT/GC negativ kontrol MOTA < 2000 MOTA 1000 Acceptabel * Hvis AC mislykkes (MOTA < 1000), mislykkes kontrollen. Præparatbearbejdningskontroller: Præparatbearbejdningskontroller kan testes i overensstemmelse med kravene fra relevante akkrediteringsorganisationer. En positiv kontrol bør teste hele analysesystemet. Til dette formål kan kendte positive præparater tjene som kontroller ved at blive bearbejdet og testet sammen med ukendte præparater. Præparater, der bruges som bearbejdningskontroller, kan lagres, bearbejdes og testes i henhold til indlægssedlen. Som et alternativ til brug af positive præparater kan præparatbearbejdningskontroller, som simulerer urinbearbejdning, klargøres ifølge retningslinjerne nedenfor. Chlamydia trachomatis: Hvis et kendt positivt præparat ikke er tilgængeligt, vil en anden fremgangsmåde være at analysere en stammedyrkning af C. trachomatis LGV2 (ATCC nr. VR-902B) klargjort som beskrevet nedenfor: 1. Optø et hætteglas med C. trachomatis LGV2 celler modtaget fra ATCC. 2. Klargør 10-fold seriefortyndinger til en 10 5 fortynding (mindst 5 ml endelig volumen) i saltvand tilsat fosfatbuffer (PBS). 3. Anbring 4 ml 10 5 fortynding i et BD ProbeTec ET prøveglas. 4. Bearbejd som en urinprøve med start ved afsnit E, trin 5 i Testprocedure. 5. Efter bearbejdning lyseres prøverne som beskrevet i afsnit G i Testprocedure. 6. Fortsæt testning som beskrevet i afsnit H i Testprocedure. Neisseria gonorrhoeae: Hvis et kendt positivt præparat ikke er tilgængeligt, vil en anden fremgangsmåde være at analysere en stammedyrkning af N. gonorrhoeae (fås fra ATCC, stamme nr ) klargjort som beskrevet nedenfor: 1. Optø et hætteglas med N. gonorrhoeae stammedyrkning, modtaget fra ATCC og indpod straks en chokoladeagarplade. 2. Inkubér ved 37 C i 3-5 % CO2 i h. 3. Resuspendér kolonier fra chokoladeagarpladen med saltvand med fosfatbuffer (PBS). 4. Fortynd celler i PBS til en 1,0 McFarland turbiditetsstandard (ca. 3 X 10 8 celler/ml). 5. Klargør 10-fold seriefortyndinger til en 10 5 fortynding af McFarland (mindst 5 ml endeligt volumen) i PBS. 6. Anbring 4 ml 10 5 fortyndingen i et BD ProbeTec ET prøveglas. 7. Bearbejd som en urinprøve med start ved afsnit E, trin 5 i Testprocedure. 8. Efter bearbejdning lyseres prøverne som beskrevet i afsnit G i Testprocedure. 9. Fortsæt testning som beskrevet i afsnit H i Testprocedure. 13\n14 Overvågning af tilstedeværelsen af kontaminering med DNA Mindst en gang om måneden bør følgende testprocedure udføres for at overvåge arbejdsområdet og udstyrsflader for tilstedeværelse af kontaminering med DNA. Overvågning af miljøet er væsentligt for at påvise kontaminering, inden der opstår et problem. 1. For hvert område, der skal testes, anvendes en ren opsamlingsserviet fra et af BD ProbeTec ET endocervikale præparatopsamlings- og transportsystemerne og et CT/GC diluentglas. [Alternativt kan et prøveglas med 2 ml diluent (CT/GC) anvendes.] 2. Dyp podepinden i CT/GC diluenten og aftør det første område* med en bred, fejende bevægelse. 3. Tryk podepinden af i CT/GC diluentglasset. Sæt hætte på glasset og vortex det i 5 s. 4. Gentag for hvert ønsket område. 5. Når alle podepinde er blevet opsamlet, trykket ud i diluent og vortexet, er glassene klar til at blive lyseret (afsnit G) og analyseret (afsnit H) i henhold til Testprocedure. *Anbefalede område, der skal testes, omfatter: overfladen på lyseringsvarmeapparatet, lyseringsstativet, primer- og opvarmerapparatet, sorte mikrobrøndbakker, pipettorhåndtaget, instrumentets taster, instrumentets tastatur, instrumentets døråbner (grønblå tast) centrifugetrommen og arbejdsbord(e), herunder områder hvor prøver bearbejdes. Hvis et område giver et positivt resultat, rengøres området med frisk Eliminase, DNA AWAY eller 1 % (v/v) natriumhypochlorit med Alconox. Sørg for, at hele området er vædet med opløsningen og får lov at blive på fladen i mindst to min, eller indtil tørhed opnås. Fjern overskydende rengøringsopløsning med et rent håndklæde, hvis det er nødvendigt. Aftør området med et rent håndklæde vædet med vand og lad fladen tørre. Test området igen. Gentag, indtil der foreligger negative resultater. Hvis der bliver ved med at være kontaminering, kontaktes teknisk service for yderligere information. TOLKNING AF TESTRESULTATER BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae amplificeret DNA-analyse anvender fluorescensenergioverførsel som påvisningsmetoden til at teste for tilstedeværelsen af C. trachomatis og N. gonorrhoeae i kliniske præparater. Alle beregninger udføres automatisk af instrumentsoftwaren. Tilstedeværelsen eller fraværet af C. trachomatis og N. gonorrhoeae bestemmes ved at relatere BD ProbeTec ET MOTA scores for præparatet til forudbestemte cut-off værdier. MOTA scoren er en metrik, der anvendes til at vurdere signalstørrelsen som et resultat af reaktionen. MOTA scorens størrelse antyder ikke niveauet af organisme i præparatet. Hvis analysekontroller ikke forventes, skal patientresultaterne ikke rapporteres. Se afsnittet om kvalitetskontrol for forventede kontrolværdier. Rapporterede resultater bestemmes som følger. For CT/GC reagenspakken: C. trachomatis og N. gonorrhoeae Tolkning af resultat uden AC CT eller GC MOTA score Rapport Tolkning Resultat C. trachomatis plasmid DNA og/eller N. gonorrhoeae DNA påvist ved SDA Positiv for C. trachomatis og/eller N. gonorrhoeae. C. trachomatis og/eller N. gonorrhoeae organismelevedygtighed og/eller infektivitet kan ikke udledes, da fokus-dna kan persistere ved fravær af levedygtige organismer. Positiv C. trachomatis plasmid DNA og/eller N. gonorrhoeae påvist ved SDA < 2000 C. trachomatis plasmid DNA og/eller N. gonorrhoeae ikke påvist ved SDA C. trachomatis og/eller N. gonorrhoeae sandsynligt. Supplerende testning kan være nyttigt for bekræftelse af tilstedeværelse af C. trachomatis og/eller N. gonorrhoeae. 2 Formodet negativ for C. trachomatis og/eller N. gonorrhoeae. Et negativt resultat udelukker ikke C. trachomatis og/eller N. gonorrhoeae infektion, fordi resultater er afhængige af adækvat præpara tindsamling, fravær af inhibitorer og tilstrækkeligt DNA til påvisning. Lav positiv 1,2,3 Negativ 1 I henhold til CDC-retningslinier bør man overveje yderligere rutinemæssig testning for personer med positiv screeningtests for C. trachomatis eller N. gonorrhoeae, når oplysninger om risikofaktor eller faktiske undersøgelser angiver, at prævalensen er lav, hvilket resulterer i en lavere PPV (fx <90 %). Uanset den anvendte screeningmetode (fx NAAT, DFA, EIA, nukleinsyreprobe), bør alle positive screeningtests betragtes som formodet evidens på infektion. 16 Der henvises til CDCretningslinier for detaljer om yderligere testning og patientbehandling efter en positiv screeningtest. 2 Der henvises til beskrivelsen af cut-off værdier nedenfor og Figur 2 og 3 i Funktionsdata for yderligere information om fordelingen af CT og GC MOTA værdier efter præparattype iagttaget i de kliniske forsøg. 3 MOTA scorens størrelse antyder ikke niveauet af organisme i præparatet. 14\n15 For CT/GC/AC reagenspakken: C. trachomatis og N. gonorrhoeae Tolkning af resultat med AC CT eller GC MOTA Score AC Rapport Tolkning Resultat MOTA Score Enhver C. trachomatis plasmid DNA og/eller N. gonorrhoeae DNA påvist ved SDA Enhver C. trachomatis plasmid DNA og/eller N. gonorrhoeae påvist ved SDA < C. trachomatis plasmid DNA og/eller N. gonorrhoeae ikke påvist ved SDA < 2000 < 1000 Amplifikationskontrol hæmmet. Gentag test 4 Positiv for C. trachomatis og/eller N. gonorrhoeae. C. trachomatis og/eller N. gonorrhoeae organismelevedygtighed og/eller infektivitet kan ikke udledes, da fokus-dnakan persistere ved fravær af levedygtige organismer. C. trachomatis og/eller N. gonorrhoeae sandsynligt. Supplerende testning kan være nyttigt for bekræftelse af tilstedeværelse af C. trachomatis og/eller N. gonorrhoeae. 2 Formodet negativ for C. trachomatis og/eller N. gonorrhoeae. Et negativt resultat udelukker ikke C. trachomatis og/eller N. gonorrhoeae infektion, fordi resultater er afhængige af adækvat præparatindsamling, fravær af inhibitorer og tilstrækkeligt DNA til påvisning. Gentagent hæmmende præparat. C. trachomatis og/eller N. gonorrhoeae, hvis til stede, ville ikke være påviselige ved hjælp af SDA. Udsæt et andet præparat for testning. Positiv 1 Lav positiv 1,2,3 Negativ Inkonklusivt 1 I henhold til CDC-retningslinier bør man overveje yderligere rutinemæssig testning for personer med positive screeningtests for C. trachomatis eller N. gonorrhoeae, når oplysninger om risikofaktor eller faktiske undersøgelser angiver, at prævalensen er lav, hvilket resulterer i en lavere PPV (fx <90 %). Uanset den anvendte screeningmetode (fx NAAT, DFA, EIA, nukleinsyreprobe), bør alle positive screeningtests betragtes som formodet evidens på infektion. 16 Der henvises til CDC-retningslinier for detaljer om yderligere testning og patientbehandling efter en positiv screeningtest. 2 Der henvises til beskrivelsen af cut-off værdier nedenfor og Figur 2 og 3 i Funktionsdata for yderligere information om fordelingen af CT og GCMOTA værdier efter præparattype iagttaget i de kliniske forsøg. 3 MOTA scorens størrelse antyder ikke niveauet af organisme i præparatet. 4 Gentag BD ProbeTec ET test. For uriner gentages fra det oprindelige præparat. Hvis det oprindelige præparat ikke er tilgængeligt, gentages fra det bearbejdede prøveglas. For podninger gentages fra bearbejdede prøveglas. Hvis resultatet fra gentagelsen er enten positivt eller negativ, tolkes som beskrevet ovenfor. Hvis resultater gentager som inkonklusive, bør der anmodes om et nyt præparat. Bestemmelse af CT/GC/AC cut-off værdi: Cut-off værdierne for analysen og amplifikationskontrollen for CT og GC præparatresultater blev bestemt baseret på Receiver Operating Characteristic (ROC) kurveanalyse af MOTA værdier opnået med patientpræparater (urethralpodning fra mænd, endocervikal podning fra kvinder, urin fra mænd og kvinder) testet ved hjælp af både BD ProbeTec ET CT/GC analyse og en anden amplificeret metode under prækliniske undersøgelser. Cut-off værdierne blev bekræftet i kliniske undersøgelser ved hjælp af BD ProbeTec ET CT/GC analyse og dyrkning, direkte fluorescensantistof (DFA) (kun CT) og en anden amplificeret metode. Disse undersøgelser viser, at for størstedelen af tiden vil CT og/eller GC MOTA værdier over 2000 angive tilstedeværelsen af C. trachomatis og/eller N. gonorrhoeae. En CT og/eller GC MOTA værdi under 2000 korrelerer med negative C. trachomatis og/eller N. gonorrhoeae dyrkningsresultater størstedelen af tiden. Urethralpodning fra mænd, endocervikal podning fra kvinder og urinprøver fra mænd med CT MOTA værdier mellem 2000 og 4000 havde en faldende sandsynlighed for at være sandt positive sammenlignet med resultater med MOTA værdier over For urinprøver fra kvinder havde CT positive resultater med MOTA værdier mellem 2000 og også en faldende sandsynlighed for at være sandt positive sammenlignet med resultater med MOTA værdier over GC positive resultater med MOTA værdier mellem 2000 og havde også en faldende sandsynlighed for at være sandt positive sammenlignet med resultater med MOTA værdier over Der henvises til Figur 2 og 3 for fordelingen af CT og GC MOTA værdier efter præparattype iagttaget i det kliniske forsøg. Den positive prædiktive værdi (PPV) for dataene i disse tal blev beregnet ved hjælp af den følgende formel: Sand positiv/sand positiv + Falsk positiv. Dataene er ikke justeret for prævalens. CT resultater mellem MOTA havde en PPV, der gik fra 56 % - 83 %, sammenlignet med en PPV der går fra 82 % % for MOTA værdier over GC resultater mellem MOTA havde en PPV, der gik fra 44 % - 75 %, sammenlignet med en PPV, der gik fra 90 % % for MOTA værdier over Afhængig af de præparattyper, der blev testet, de populationer hvorfra prøverne blev taget og laboratoriepraksis, kan supplerende testning for præparater med MOTA værdier mellem være nyttig. Der henvises til CDC-retningslinier for detaljer om yderligere testning og patientbehandling efter en positiv screeningtest. N. cinerea har vist sig at krydsreagere i BD ProbeTec ET GC analysen, og andre Neisseria arter kan også give falsk positive resultater. I miljøer med høj prævalens af seksuelt overførte sygdomme, har positive analyseresultater en høj sandsynlighed for at være sandt positive. I miljøer med lav prævalens af seksuelt overførte sygdomme, eller i ethvert miljø, hvori en patients kliniske tegn og symptomer eller risikofaktorer er uforenelige med urogenital gonokok- eller klamydiainfektion, bør positive resultater vurderes omhyggeligt, og patienten testes igen med andre metoder (f.eks. dyrkning for GC), hvis relevant. 15\n16 PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER 1. Denne metode er kun blevet testet med endocervikale podninger, urethralpodninger fra mænd og urinprøver fra mænd og kvinder. Ydelse med andre præparattyper er ikke blevet vurderet. 2. Optimal ydelse af testen kræver adækvat præparatopsamling og -håndtering. Der henvises til afsnittet Opsamling og transport af prøve i denne indlægsseddel. 3. Tilstrækkeligheden af et endocervikalt præparat kan kun vurderes ved mikroskopisk fremstilling af søjleepithelceller i præparaterne. 4. Opsamling og testning af urinpræparater med BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis/neisseria gonorrhoeae amplificeret DNA-analyse er ikke beregnet på at erstatte cervikal undersøgelse og endocervikal prøvetagning for diagnose på urogenital infektion. Cervicitis, urethritis, urinvejsinfektioner og vaginalinfektioner kan skyldes andre årsager, eller samtidige infektioner kan opstå. 5. BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis/neisseria gonorrhoeae amplificeret DNA-analyse til testning af urin fra mænd og kvinder bør udføres på tilfældige urinpræparater fra første del af strålen (defineret som de første ml af urinstrålen). Under den kliniske evaluering var testning af urinvolumener op til 60 ml inkluderet i ydelsesestimaterne. Fortyndingsvirkninger af større urinvolumener kan resultere i nedsat analysesensitivitet. Virkningerne af andre variabler, som f.eks. opsamling af midtstråleurin, er ikke bestemt. 6. Virkningerne af andre potentielle variabler, som f.eks. vaginaludflåd, brug af tamponer, udskylning og præparatopsamlingsvariabler, er ikke bestemt. 7. Et negativt testresultat udelukker ikke muligheden for infektion, fordi testresultater kan være påvirket af ukorrekt opsamling af præparatet, teknisk fejl, sammenblanding af præparater, samtidig antibiotikabehandling eller antallet af organismer i præparatet, som kan ligge under testens sensitivitet. 8. Som det er tilfældet med mange diagnostiske tests, bør resultater fra BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis/ Neisseria gonorrhoeae amplificeret DNA-analyse tolkes sammen med andre laboratorie- og kliniske data, som er til rådighed for lægen. 9. BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis/neisseria gonorrhoeae amplificeret DNA-analyse påviser ikke plasmid-frie varianter af C. trachomatis. 10. BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis/neisseria gonorrhoeae amplificeret DNA-analyse bør ikke bruges til evaluering af mistænkt seksuelt misbrug eller til andre mediko-juridiske indikationer. Yderligere testning anbefales i ethvert tilfælde, hvor falsk positive eller falsk negative resultater kunne føre til uønskede medicinske, sociale eller psykologiske konsekvenser. 11. BD ProbeTec ET systemet kan ikke bruges til at vurdere terapeutisk succes eller fiasko, da nukleinsyrer fra Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae kan persistere efter behandling med antibiotika. 12. BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis/neisseria gonorrhoeae amplificeret DNA-analyse giver kvalitative resultater. Der kan ikke bestemmes en sammenhæng mellem størrelsen af MOTA score og antallet af celler i en inficeret prøve. 13. En analyses prædiktive værdi afhænger af sygdommens prævalens i en særlig population. Se Tabel 1 og 2 for hypotetiske prædiktive værdier, når forskelligartede populationer testes. 14. Da CT/GC positiv kontrol bruges til både CT og GC testning, er korrekt placering af mikrobrøndstrimlerne vigtig for rapportering af endelige resultater. Der henvises til afsnit H i Testprocedure for korrekt placering af mikrobrøndstrimler. 15. Brug af BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis/neisseria gonorrhoeae amplificeret DNA-analyse begrænses til personale, som er blevet uddannet i analyseproceduren og BD ProbeTec ET systemet. 16. I laboratorieundersøgelser viste det sig, at blod > 5 % (v/v) forårsagede inkonklusive (inhiberende) resultater i både urin og podepræparater (med AC) og falsk negative resultater i urinprøver (med og uden AC). Blod > 5 % (v/v) kan forårsage falsk negative resultater i podepræparater (med og uden AC). Præparater med moderat til synligt blod kan interferere med BD ProbeTec ET CT/GC analyseresultater. Der henvises til Funktionsdata for specifik ydelse af podepræparater fra kvinder med iagttaget blod. 17. Tilstedeværelsen af særdeles pigmenterede stoffer i urin, som f.eks. bilirubin (10 mg/ml) og Phenazopyridin (10 mg/ ml), kan forårsage inkonklusive eller falsk negative resultater. 18. Leukocytter over celler/ml (podepræparater) kan forårsage inkonklusive eller falsk negative resultater. 19. Tilstedeværelsen af serum, deoderantspray til kvinder eller talkumpudder kan give falskt negative resultater ) urinpræparater). 20. BD ProbeTec ET C. trachomatis/n. gonorrhoeae amplificerede DNA-analyser kan krydsreagere med N. cinerea og N. lactamica. Der henvises til Funktionsdata for yderligere information. 21. Reproducerbarheden af BD ProbeTec ET CT/GC analysen blev fastlagt ved hjælp af udsåede podepræparater og udsået buffer, der simulerede urinpræparater. Disse prøver blev inokuleret med både C. trachomatis og N. gonorrhoeae. Reproducerbarheden, når der testes urinprøver og prøver med C. trachomatis alene og N. gonorrhoeae alene, er ikke blevet bestemt. 22. Funktionsdata for påvisning af N. gonorrhoeae hos mænd er baseret på testning af patienter med infektionsrater på 0-43 %; de mandlige populationer, hvor der blev taget prøver fra, var primært fra STD (Sexually transmitted disease, Seksuelt overførte sygdomme) klinikker, hvor prævalensen af GC er højere end i andre kliniske miljøer. Hos mænd blev 16 gonokokinfektioner identificeret i miljøet med lav prævalens (0-8 % prævalens). Ligeledes var størstedelen af kvinder i undersøgelsen med GC infektioner fra STD klinikker. Hos kvinder blev kun seks gonokokinfektioner identificeret i miljøet med lav prævalens (1,2 % prævalens). Positive resultater i populationer med lav prævalens bør tolkes forsigtigt sammen med kliniske tegn og symptomer, patientens risikoprofil og andre fund med den forståelse, at sandsynligheden for en falsk positiv kan være højere end en sand positiv. 23. Testning af urinprøver fra kvinder som den eneste test til identifikation af klamydiainfektioner eller gonokokinfektioner kan måske mangle inficerede enkeltpersoner (17/100 eller 17 % af kvinder med CT-positive dyrkninger og 11/80 eller 13,8 % af kvinder med GC-positive dyrkninger havde negative resultater, når urin alene blev testet) med BD ProbeTec ET CT/GC analysen. 16\n17 24. Da AC anvender GC fokus, er effektiviteten af AC til detektion af inhibering nedsat i GC inficerede prøver. Se Funktionsdata for resultater med samtidigt inficerede patienter. 25. Effektivitet er ikke blevet etableret for UPT opfyldningsmængder andre end mængder, der falder inden for de sorte streger på opfyldningsvinduet (ca. 2,5 ml til 3,45 ml). 26. UPT-effektivitet er ikke blevet etableret på BD Viper instrumenter, der ikke har ombordværende aflæsere (kat nr ). FORVENTEDE RESULTATER A. Prævalens Prævalensen af positive C. trachomatis eller N. gonorrhoeae præparater i patientpopulationer afhænger af: klinisk type, alder, risikofaktorer, køn og testmetode. Prævalensen iagttaget med BD ProbeTec ET CT/GC amplificeret DNA-analyse under et klinisk multicenterforsøg gik fra 4,5 til 28,6 % for CT (Tabel 6) og fra 0 til 42,9 % for GC (Tabel 12). Samtidige infektioner gik fra 0 % til 5,4 %. B. Positive og negative prædiktive værdier Hypotetiske positive og negative prædiktive værdier (PPV & NPV) for BD ProbeTec ET CT/GC amplificerede DNA-analyser vises i henholdsvis Tabel 1 og 2. Disse beregninger er baseret på den hypotetiske prævalens og samlede CT sensitivitet og specificitet (sammenlignet med patientens infektionsstatus) på henholdsvis 90,7 og 96,6 %, og den samlede GC sensitivitet og specificitet på henholdsvis 96,0 og 98,8 %. Desuden vises PPV og NPV baseret på faktisk prævalens, sensitivitet og specificitet i Tabel 6 og Tabel 12. C. Fordeling af MOTA score hyppighed I alt blev 5119 opsamlede præparater fra klinikker på ni forskellige geografiske lokalisationer analyseret med BD ProbeTec ET systemet for C. trachomatis og/eller N. gonorrhoeae i syv kliniske laboratorier. En fordeling af hyppigheden af de indledende MOTA scores for AC vises i Figur 1 efter præparattype. I alt blev 4108 BD ProbeTec ET C. trachomatis resultater evalueret på syv kliniske steder. En fordeling af hyppigheden af de indledende MOTA scores for CT vises i Figur 2. Fordelingen af BD ProbeTec ET entydigt falsk positive (test, som var positiv i BD ProbeTec ET men ikke positiv ved celledyrkning, DFA eller AMP1 i nogen af præparattyperne) og falsk negative resultater vises under Figur 2. I alt blev 5093 BD ProbeTec ET N. gonorrhoeae resultater evalueret på ni kliniske steder. En fordeling af hyppigheden af de indledende MOTA scores for GC vises i Figur 3. Fordelingen af BD ProbeTec ET entydigt falsk positive (test, som var positiv i BD ProbeTec ET men ikke positiv ved dyrkning eller AMP1 i nogen af præparattyperne) og falsk negative resultater vises under Figur 3. D. Kontroller Under den kliniske evaluering blev CT/GC positive kontrolfejl iagttaget i 22 ud af 518 CT og GC analysekørsler. For den negative CT/GC kontrol blev fejl iagttaget i 19 ud af 518 CT analysekørsler og i 12 ud af 518 GC analysekørsler. Otte af disse iagttagne CT og GC kontrolfejl opstod på grund af, at operatøren byttede om på den positive og negative kontrol. CT/GC positive og negative kontrol MOTA scores iagttaget i de kliniske forsøg vises i den følgende tabel. Kontrol Område 5. percentil MOTA score Middel Median 95. percentil CT negativ ,5 262 CT positiv GC negativ ,5 245 GC positiv FUNKTIONSDATA: Klinisk funktion Funktionsdata for BD ProbeTec ET C. trachomatis og N. gonorrhoeae (CT/GC) amplificeret DNA-analyse blev fastlagt i et multicenterforsøg ved syv geografisk forskellige kliniske steder. Hvert sted skulle bestå et kompetencepanel, inden patienter blev indskrevet i undersøgelsen. Undersøgelsen omfattede 4131 præparater opsamlet fra 2109 patienter, som søgte klinikker for seksuelt overførte sygdomme (sexually transmitted disease, STD), OB/GYN klinikker, Familieplanlægningsklinikker, Klinikker for unge og skadestuer. I alt blev 22 CT resultater ekskluderet af dataanalysen på grund af kontaminering af celledyrkningen. Yderligere et præparat blev ekskluderet på grund af et manglende DFA resultat. I alt blev 26 GC resultater ekskluderet af dataanalysen. Af disse 26 blev 15 ekskluderet på grund af kontaminering af dyrkningen, og 11 blev ekskluderet på grund af undladelse af at foretage en podning til dyrkning. Derfor blev i alt 4108 CT og 4105 GC resultater fra 2109 patienter brugt i den endelige dataanalyse. Parrede præparater (podning og urin) blev opsamlet fra 2020 af de 2109 patienter. Størstedelen af disse kom fra patienter i STD- og familieplanlægningsklinikker. Fire endocervikale podninger og en urinprøve blev opsamlet fra kvindelige patienter. Podningerne blev testet efter celledyrkning for CT, dyrkning for GC, BD ProbeTec ET analysen og en i handelen tilgængelig amplifikationsmetode (AMP1). Opsamlingsrækkefølgen i forbindelse med endocervikale podninger blev udskiftet for at mindske virkningerne af opsamlingsrækkefølgen. For mænd blev to urethralpodninger og en urinprøve opsamlet. Den første podning blev brugt til GC dyrkning og derefter BD ProbeTec ET analysen. Den anden podning blev brugt til CT celledyrkningen. UPP en blev tilsat urinen på opsamlingsstedet inden transporten til laboratoriet. C. trachomatis blev påvist ved celledyrkning af endocervikale podninger og urethralpodninger fra mænd. Positivitet blev baseret på påvisning af mindst en inklusionsdannende enhed (inclusion-forming unit, IFU) i enten første eller anden passage. BD ProbeTec ET resultater fra urinprøver fra kvinder og mænd blev sammenlignet med dyrkningsresultater fra henholdsvis endocervikale podninger og urethralpodninger fra mænd. Desuden blev en i handelen tilgængelig amplifikationsanalyse (AMP1) udført på alle endocervikale podninger og urinprøver. Hvis celledyrkningen var negativ, men ingen af amplifikationsanalyserne var positive, blev en DFA test udført fra celledyrkningstransportmediet. For 17\n18 urethralpodepræparater fra mænd omfattede testningen celledyrkning, men ikke AMP1 metoden. Hvis celledyrkningen var negativ, men BD ProbeTec ET (podning eller urin) og/eller AMP1 CT urintesten var positive, blev DFA udført fra celledyrkningstransportmediet. En anden i handelen tilgængelig amplifikationsanalyse (AMP2) blev udført fra dyrkningstransportmediet for de mandlige patienter, som havde en positiv AMP1 test for urin og de tilsvarende podninger var negative ved dyrkning. N. gonorrhoeae blev påvist ved isolering af gramnegative, oxidase-positive kolonier på agar. Identifikation af dyrkning blev bekræftet ved to metoder, en biokemisk og en enten immunologisk eller fluorometrisk. BD ProbeTec ET analyseresultater blev sammenlignet med dyrkning og en i handelen tilgængelig amplifikationsanalyse (AMP1). Alle GC dyrkninger blev inkuberet mellem h inden rapportering af et endeligt resultat. Funktionsdata for CT og GC blev beregnet både med og uden amplifikationskontrollen (AC). Alle data præsenteres uden amplifikationskontrollen. Forskelle i analysetolkning, som er et resultat af amplifikationskontrollen, findes i fodnoter i bunden af hver tabel. For sande CT og/eller GC positiver er fokusniveauet generelt højt nok til at overvinde de inhiberende virkninger af præparatmatrixen. Disse præparater tolkes som positive af instrumentalgoritmen, selvom AC er negativ (MOTA < 1000). Alle resultater, der i starten var inkonklusive, blev gentaget. Ydelse blev beregnet baseret på resultaterne af gentagen testning. Resultater blev klassificeret som positive, negative eller inkonklusive. Gentagent inhiberende præparater blev betragtet som ikke-tolkelige og ekskluderet fra sensitivitets- og specificitetsberegninger. For at beregne ydelse uden AC blev inkonklusive resultater (resultater med negativ AC) tolket som negative for CT og/eller GC. Antallet af indledende og endelige inkonklusive resultater efter patientens infektionsstatus vises i Tabel 3 (CT) og Tabel 4 (GC). Antallet af indledende og endelige inkonklusive resultater efter præparattype vises i Tabel 5 (CT) og Tabel 11 (GC). I det foregående multicenterforsøg opsamlede de syv steder henholdsvis 183 og 184 GC podninger og urinprøver fra asymptomatiske mænd. For at supplere disse data blev en lignende undersøgelse udført på tre kliniske steder, hvoraf et sted deltog i den oprindelige evaluering. Undersøgelsen inkluderede præparater opsamlet fra to STD klinikker og et universitetshospital. De mandlige patienter, der besøgte STD klinikkerne, kan have haft en tidligere STD infektion, en inficeret partner eller besøgte klinikken med henblik på en rutinekontrol. I alt blev 560 patienter optaget i undersøgelsen, hvoraf 41 blev ekskluderet fra dataanalysen på grund af noncompliance (f.eks. patienter optaget før kompetence blev afsluttet, symptomatiske patienter optaget, GC dyrkning ikke udført). Fra de resterende 519 patienter blev 1038 parvise præparater (podning og urin) opsamlet. I alt blev 50 præparater ekskluderet af forskellige årsager (f.eks. urinen frosset inden testning, ufuldstændig kompetencetestning, præparater mere end seks dage gamle). Derfor blev i alt 988 opsamlede præparater fra 519 patienter brugt i den endelige dataanalyse. Podepræparatet blev brugt til GC dyrkning og derefter BD ProbeTec ET analysen. Urinprøven blev testet med både BD ProbeTec ET analysen og en i handelen tilgængelig amplifikationsmetode (AMP1). UPP en blev tilsat urinen på teststedet. BD ProbeTec ET urinresultater blev sammenlignet med dyrkningsresultater fra urethralpodninger fra mænd. Resultaterne blev kombineret med de data, der blev indsamlet i det oprindelige multicenterforsøg, og inkluderes i de data, der præsenteres i Figur 1 og 3 og Tabel 2, 4, 11, 12, 13, 14 og 16. I en prospektiv, klinisk overensstemmelsesunderøsgelse evaluerede fire kliniske centre på forskellige geografiske steder effektiviteten af rene urinpræparater og urinpræparater bearbejdet med UPT for både CT og GC med urinpræparater bearbejdet med UPP. Disse urinpræparater blev opsamlet fra både symptomatiske og asymptomatiske mænd og kvinder. I alt 1183 overensstemmende CT-urinpræparater og 1181 overensstemmende GC-urinpræparater blev opsamlet og opdelt mellem ren urin, UPT og UPP og blev inkluderet i den inkonkluisive analyse. For effektivitet uden AC blev i alt 1182 overensstemmende CT ren/upp og UPT/UPP parrede præparater og 1181 overensstemmende GC ren/upp og UPT/ UPP parrede præparater inkluderet. Effektivitet med amplifikationskontrollen blev beregnet for 1171 overensstemmende CT ren/upp parrede præparater og 1169 overensstemmende GC ren/upp parrede præparater. Effektivitet med AC blev beregnet for 1164 overensstemmende CT ren/upp parrede præparater og 1162 overensstemmende GC UPT/UPP parrede præparater. Overensstemmelsesresultaterne for ren urin sammenlignet med UPP for CT og GC, både med og uden AC, er skitseret i tabel 22. Overensstemmelsesresultaterne for UPT sammenlignet med UPP for CT og GC, både med og uden AC, er skitseret i tabel 23. C. trachomatis BD ProbeTec ET C. trachomatis resultater blev sammenlignet med dyrkning og patientens infektionsstatus. Ydelsesestimater for hver præparattype og symptomatisk status vises i Tabel 5. En patient blev betragtet som inficeret, hvis (1) dyrkningen var positiv, eller (2) positive resultater blev opnået for både AMP1 (i enten podning eller urin) og DFA, eller (3) AMP1 var positive i parvise præparater fra både podning og urin. Data om gravide kvinder findes i fodnoter i bunden af Tabel 5. Af de 1419 podepræparater fra kvinder, der blev testet i de kliniske evalueringer med BD ProbeTec ET CT analysen, blev 101 (7,1 %) klassificeret som synligt blodige og 242 (17,1 %) som moderat blodige. Analyseydelse med moderat til synligt blodige podninger var ikke statistisk anderledes end analyseydelse med ikke-blodige eller let blodige podninger. Tabel 6 viser ydelsesestimater for BD ProbeTec ET CT analysen sammenlignet med patientens infektionsstatus for hvert klinisk sted differentieret efter præparattype. I det kliniske forsøg blev AMP1 analysen udført på alle endocervikale podninger og urinprøver (mænd og kvinder). En sammenligning af BD ProbeTec ET analysen og AMP1 CT analysen med dyrkning og DFA (på dyrkningsnegative, analysepositive præparater) vises i Tabel 7. Tabel 8 viser den procentvise overensstemmelse mellem BD ProbeTec ET CT resultater og AMP1 resultater. En oversigt over testresultater på parvise præparater findes i Tabel 9 (kvinder) og 10 (mænd). Patientens infektionsstatus vises også i disse tabeller. N. gonorrhoeae BD ProbeTec ET N. gonorrhoeae resultater blev sammenlignet med dyrkning og patientens infektionsstatus. Ydelsesestimater for hver præparattype og symptomatisk status vises i Tabel 11. En patient blev betragtet som inficeret, hvis (1) dyrkningen var positiv, eller (2) hos kvinder, hvis AMP1 var positiv i både podning og urin (parvise præparater). Data om gravide kvinder findes i fodnoter i bunden af Tabel 11. Af de 1411 podepræparater fra kvinder, der blev testet i de kliniske evalueringer med BD ProbeTec ET GC analysen, blev 102 (7,2 %) klassificeret som synligt blodige og 242 (17,2 %) som moderat blodige. Analyseydelse med moderat til synligt blodige podninger var ikke statistisk anderledes end analyseydelse med ikke-blodige eller let blodige podninger. Tabel 12 viser ydelsesestimater for BD ProbeTec ET GC analysen sammenlignet med patientens infektionsstatus for hvert klinisk sted differentieret efter præparattype. 18\n19 I det kliniske forsøg blev AMP1 analysen udført på alle endocervikale podninger og urinprøver (mænd og kvinder). En sammenligning af BD ProbeTec ET analysen og AMP1 GC analysen med dyrkning vises i Tabel 13. Tabel 14 viser den procentvise overensstemmelse mellem BD ProbeTec ET GC resultater og AMP1 resultater. En oversigt over testresultater på parvise præparater findes i Tabel 15 (kvinder) og 16 (mænd). Patientens infektionsstatus vises også i disse tabeller. C. trachomatis og N. gonorrhoeae samtidig infektion I det kliniske forsøg var både BD ProbeTec ET CT og GC resultater tilgængelige for 4082 præparater. En oversigt over BD ProbeTec ET ydelse for påvisning af både CT og GC i præparater fra patienter, der betragtes som samtidige inficerede efter patientens infektionsstatus, vises i Tabel 17. Analytiske undersøgelser Bemærk: BD ProbeTec ET CT/GC amplifikationsreaktionsvolumen er 100 µl bearbejdet prøve. Præcision Præcisionen af BD ProbeTec ET CT/GC amplificerede DNA-analyser blev påvist ved at teste et medlemspanel på fem bestående af fire fortyndinger, der blev samtidigt inokuleret med C. trachomatis og N. gonorrhoeae i diluent (CT/GC) og en negativ (ikke-inokuleret diluent). Medlemspanelet på fem blev sammenstillet af prøver indeholdende C. trachomatis elementarlegemer pr. reaktion (Elementary Bodies per reaction, EB er/rxn) og N. gonorrhoeae celler/rxn. Dette præcisionspanel blev kørt på to kliniske steder og internt. Seks gentagelser af hvert panel blev kørt to gange om dagen i tre dage. Da der ikke blev iagttaget nogen signifikant kørsel-til-kørsel eller sted-til-sted foranderlighed, blev dataene kombineret og vises i Tabel 18. Der blev ikke iagttaget nogen positive eller negative CT/GC kontrolfejl i præcisionsundersøgelsen. Kvalifikation/Reproducerbarhed Forud for dataindsamling til det kliniske forsøg bearbejdede og udførte hver bioanalytiker to kompetencepaneler. Det ene panel bestod af udsåede podepræparater og det andet panel bestod af udsået buffer til at simulere testning af urinprøver. Hvert podningsmedlemspanel på 30 indeholdt 12 replikater af et niveau udsået med både 500 EB er/rxn (CT) og 500 celler/ rxn (GC), 12 replikater af et niveau udsået med både 50 EB er/rxn (CT) og 30 celler/rxn (GC) og seks ikke-udsåede prøver. Hvert urin-medlemspanel på 30 indeholdt 12 gentagelser af et niveau udsået med både 600 EB er/rxn (CT) og 500 celler/rxn (GC), 12 gentagelser af et niveau udsået med både 115 EB er/rxn (CT) og 100 celler/rxn (GC), og seks ikke-udsåede prøver. Resultater fra denne kvalifikationsundersøgelse blev kombineret på tværs af 23 operatører og på tværs af alle prøveniveauer (negativ, lavniveau, højniveau) for at estimere reproducerbarhed. Reproducerbarhedsestimater vises i Tabel 19 som procent korrekt kontra forventede resultater. Der blev ikke iagttaget nogen positive eller negative CT/GC kontrolfejl i kvalifikations-/reproducerbarhedsundersøgelsen. På tre af de kliniske steder kørte udpegede bioanalytikere med forskellige erfaringsniveauer paneler to gange på en dag for at vise, at flere kørsler i det samme lokale ikke påvirker resultaterne uheldigt. Der blev ikke set noget fald i korrekte resultater mellem første og anden kørsel. Særskilte chi-i-anden-tests blev udført for at sammenligne de to kørsler for podninger og urinprøver. Ingen statistiske forskelle blev iagttaget (p-værdi for podninger: 0,1769; p-værdi for urinprøver: 0,7691). Undersøgelser af præparatstabilitet Transport og opbevaring af prøver til testning blev evalueret ved hjælp af den information, der blev indsamlet under de kliniske undersøgelser, såvel som ved at udføre interne analytiske undersøgelser og simulerede prøvestabilitetsundersøgelser. Kliniske forsøg Størstedelen af de kliniske prøver blev transporteret til laboratoriet inden for en dag og opbevaret afkølet eller ved stuetemperatur og testet inden for fire dage fra opsamling. En separat stabilitetsundersøgelse blev udført på to kliniske steder for at bekræfte stabilitet ved stuetemperatur med kliniske podninger og urinprøver. Fem podninger blev opsamlet fra kvindelige patienter (en for AMP1 og fire for BD ProbeTec ET). Urinprøver blev opsamlet fra både kvindelige og mandlige patienter. Basislinjeprøver (dag 0) blev bearbejdet inden for 24 h fra opsamling. Yderligere prøver blev opbevaret ved stuetemperatur og bearbejdet på dag 2, 4 og 5. Hvert tidspunkt blev sammenlignet med BD ProbeTec ET-resultater på dag 0. CT-resultater: Af de 101 podepindsprøver var 29 positive og 57 negative ved hvert tidspunkt. De resterende 15 prøver (14,9 %) var variable fra dag til dag. Af de 107 urinprøver var 27 positive og 68 negative ved hvert tidspunkt. De resterende 12 urinprøver (11,2 %) varierede fra dag til dag. GCresultater: Af de 101 podepindsprøver var 28 positive og 67 negative ved hvert tidspunkt. De resterende 7 prøver (6,9 %) var variable fra dag til dag. Af de 107 urinprøver var 30 positive og 69 negative ved alle tidspunkter. De resterende 8 prøver (7,5 %) varierede fra dag til dag. Konklusion: Dag-til-dag foranderlighed for både podninger og urinprøver varierede fra 5,6-10,9 % for CT og 1,9-5,9 % for GC. Interne analytiske undersøgelser Der er udført interne undersøgelser udført ved at udså podninger og human urin med ca. 200 CT EB er og 200 GC-celler pr. reaktion. Både udsåede og ikke-udsåede podninger og urinprøver blev opbevaret afkølet og testet på dag 0, 1, 2, 4, 5 og 6. Hver positiv og negativ prøve blev testet tredobbelt for i alt 18 positive og ni negative datapoints på hver dag. Dataene viste, at både podninger og urinprøver var stabile op til dag 6. Anbefalinger, der støtter yderligere to dages podningsstabilitet ved C, var baseret på interne undersøgelser, der blev udført som beskrevet ovenfor. Dataene påviste, at podningerne var stabile op til dag 6. Simulerede prøveundersøgelser Puljer af CT negativ endocervikal podningsmatrice blev brugt i analytiske eksperimenter til at støtte påstandene om opbevarings- og transportstabilitet for endocervikale og urethrale podepindsprøver. Puljer af podningsmatrice blev spiket med CT serovar L2 og GC stamme ATCC for at opnå et endeligt spikeniveau pr. reaktion på henholdsvis 200 EB pr. ml og 200 celler pr. ml. 100 µl af puljen blev spiket på endocervikale podninger fra kvinder. Halvdelen af de spikede podninger blev trykket ud i 2 ml CT/GC-prøvediluentglas for at simulere våde endocervikale prøver og opbevaret ved 2-8 C. De resterende spikede podninger simulerede tørre podninger og blev opbevaret ved 2-8 C og trykket ud i 2 ml CT/GC-prøvediluentglas på det passende tidspunkt. Tidspunkter for denne undersøgelse omfattede: dag 0, 16, 20 og 31. På hvert tidspunkt blev prøver fjernet fra opbevaring og testet med BD ProbeTec CT/GC Assay på BD ProbeTec-systemet. 19\n20 Atten analysereplikater blev genereret for hvert tidspunkt. De genererede data påviste, at podningerne var stabile op til dag 31, når de blev opbevaret ved 2-8 C. Analytisk sensitivitet Den analytiske sensitivitet (påvisningsgrænse, Limit of Detection eller LOD) af BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae amplificeret DNA-analyse blev bestemt ved at fortynde 15 C. trachomatis serotyper og 39 N. gonorrhoeae stammer i diluent (CT/GC). Kvantificerede CT dyrkninger blev fortyndet til 0, 5, 15, 35, 70 og 200 EB er pr. reaktion for hver serotype. Kvantificerede GC dyrkninger blev fortyndet til 0, 5, 10, 15 og 25 celler pr. reaktion for hver stamme. Prøver blev bearbejdet og analyseret tredobbelt. LOD for C. trachomatis serotyperne gik fra EB er pr. reaktion med en median på 35 EB er pr. reaktion. De 15 CT serotyper med den tilsvarende LOD for hver i parentes (udtrykt som EB er/reaktion) er som følger: A (15), B (35), Ba (35), C (5), D (70), E (35), F (200), G (35), H (15), I (200), J (70), K (200), LGV-1 (35), LGV-2 (15), LGV-3 (35). Kvantificering af C. trachomatis (CT) baseret på EB er fandtes at være mere akkurate og reproducerbare end kvantificering ved inklusionsdannende enheder (IFU). Kvantificering af IFU har tendens til at være variabel og giver overensstemmende et lavere tal ved sammenligning med direkte (DFA) kvantificering af EB er. For at bestemme korrelationen mellem kvantificering efter DFA og IFU titere blev alle 15 CT serotyper dyrket i vævsdyrkning, dernæst blev EB erne opsamlet og kvantificeret efter både DFA og IFU. Forholdet mellem EB tællinger (fra DFA) og IFU titere for hver serotype blev beregnet. Middel EB til IFU forholdet for de 15 CT serotyper (A til LGV-3) bestemtes at være 167 EB er pr. IFU. For STD gruppen (CT serotyper D-K) var middel forholdet 317 EB er pr. IFU. Disse forhold var repræsentative for variationen, der blev fundet mellem serotyper. Med disse omregninger ville CT-analysens analytiske sensitivitet være < 1 IFU. LOD for de 39 N. gonorrhoeae stammer gik fra 5-25 celler pr. reaktion med en median på 10 celler pr. reaktion. Disse stammer omfattede 14 ATCC stammer (herunder seks forskellige N. gonorrhoeae auxotyper) og 25 kliniske isolater taget fra geografisk forskellige steder. Analytisk specificitet Tabel 20 identificerer de bakterier, vira og gærsvampe, der er evalueret ved hjælp af BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae amplificerede DNA-analyser. Bakterieisolater blev testet ved hjælp af mindst 10 8 kolonidannende enheder (Colony Forming Units, CFU)/mL eller ækvivalente kopier af genom-dna undtagen som angivet. Vira blev testet ved hjælp af mindst 10 8 plakdannende enheder (Plaque Forming Units, PFU)/mL eller ækvivalente kopier af genom-dna. De testede organismer omfatter dem, der almindeligvist findes i urinvejene så vel som andre. For Chlamydia trachomatis var alle resultater negative som forventet. Tre N. cinerea stammer blev testet i BD ProbeTec ET GC analysen. Af disse var to gentagne gange positive. Seksten N. subflava stammer blev testet tredobbelt. To stammer var positive i en af tre gentagelser. Da de to stammer blev klargjort og testet igen, var alle resultater negative. Otte N. lactamica stammer blev testet tredobbelt. En stamme var positiv i en af de tre gentagelser. Da den stamme blev klargjort og testet igen, var alle resultater negative. Interfererende stoffer Potentielt interfererende stoffer, der kan findes i podninger og/eller urinprøver, blev testet med BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae amplificeret DNA-analyse. Potentielt interfererende stoffer blev evalueret i fravær af fokus eller med 200 CT EB er pr. reaktion (dvs EB er/ml urin eller 4000 EB er pr. podning) og 200 GC celler pr. reaktion (dvs celler/ml urin eller 4000 celler pr. podning). En oversigt over resultater findes i Tabel