Misuratore di portata magnetico (trasmettitore e tubo di misura) Rosemount - PDF\nDownload "Misuratore di portata magnetico (trasmettitore e tubo di misura) Rosemount"\n1 Guida di installazione rapida Serie 8732/8700 Rosemount Misuratore di portata magnetico (trasmettitore e tubo di misura) Rosemount Inizio Fase 1: Preinstallazione Fase 2: Movimentazione Fase 3: Montaggio Fase 4: Installazione (tubo di misura flangiato) Fase 4: Installazione (tubo di misura wafer) Fase 4: Installazione (tubo di misura per uso sanitario) Fase 5: Messa a terra Fase 6: Cablaggio elettrico Fase 7: Configurazione di base Fase 8: Protezione dalle perdite di processo (opzionale) Fase 9: Accensione del trasmettitore Fase 10: Controllo dei collegamenti del processo Fase 11: Conferma della configurazione Fine\n2 Serie 8732/8700 Rosemount Guida di installazione rapida 2004 Rosemount Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA Emerson Process Management Wiltonstraat KW Veenendaal Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited 1 Pandan Crescent Tel. (USA) (800) Paesi Bassi Singapore Tel. (Internazionale) (952) Tel. +31(0) Tel. (65) Fax (952) Fax +31(0) Fax (65) /(65) Emerson Process Management Fisher-Rosemount srl Via Pavia, 21 I Muggiò (MI) Italia Tel Fax web AVVISO IMPORTANTE La presente guida rapida indica le fasi per l installazione del modello 8732 Rosemount. La guida non contiene istruzioni dettagliate relative a configurazione, diagnostica, manutenzione, servizio, individuazione dei guasti o installazioni a prova di esplosione, a prova di fiamma o di sicurezza intrinseca. Per informazioni più dettagliate, consultare il manuale di riferimento del modello 8732 Rosemount (documento numero ). Il manuale e la presente guida di installazione rapida sono disponibili sul sito AVVERTENZA La mancata osservanza delle istruzioni per l installazione può causare incidenti gravi o mortali Le istruzioni per la manutenzione e l installazione devono essere usate esclusivamente da personale qualificato. Gli interventi di manutenzione non descritti nelle istruzioni per il funzionamento possono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato. Verificare che l ambiente operativo del tubo di misura e del trasmettitore sia conforme alle certificazioni FM, CSA o ATEX. Non collegare il modello 8732 Rosemount a un tubo di misura non prodotto dalla Rosemount ubicato in atmosfera esplosiva. 2\n3 Guida di installazione rapida Serie 8732/8700 Rosemount AVVERTENZA Il rivestimento del tubo di misura è soggetto a danni causati da movimentazione. Non infilare mai oggetti attraverso il tubo di misura allo scopo di sollevarlo o di fare leva. Eventuali danni al rivestimento possono compromettere la funzionalità del tubo. Per evitare possibili danni all estremità del rivestimento del tubo di misura, si sconsiglia di usare guarnizioni metalliche o a spirale. Nel caso in cui si prevedano frequenti spostamenti, prendere le precauzioni necessarie per proteggere le estremità del rivestimento. A scopo di protezione viene spesso effettuato il collegamento di tronchetti di linea dritta alle estremità del tubo di misura. Il corretto serraggio dei bulloni della flangia è fondamentale per garantire il buon funzionamento e la durata del tubo di misura. Tutti i bulloni devono essere serrati nella corretta sequenza e secondo i limiti di serraggio specificati. La mancata osservanza di queste informazioni potrebbe essere causa di gravi danni al rivestimento del tubo di misura e potrebbe rendere necessaria la sostituzione del tubo di misura. 3\n4 Serie 8732/8700 Rosemount Guida di installazione rapida FASE 1: PREINSTALLAZIONE Per semplificare il processo di installazione del trasmettitore del misuratore di portata magnetico 8732 Rosemount, è necessario seguire diverse fasi di preinstallazione: Identificare le opzioni e le configurazioni adeguate all applicazione di interesse. Se necessario, impostare gli interruttori meccanici. Prendere in considerazione i requisiti ambientali, elettrici e meccanici. Considerazioni meccaniche Il sito di montaggio del trasmettitore 8732 Rosemount deve essere di dimensioni adeguate per garantire un montaggio sicuro, un facile accesso agli imbocchi elettrici, l apertura totale dei coperchi del trasmettitore e una facile lettura dell indicatore/configuratore (fare riferimento alla Figure 1). Il trasmettitore deve essere montato in posizione verticale. Se il modello 8732 Rosemount viene montato separatamente dal tubo di misura, non è soggetto alle limitazioni applicabili al tubo di misura. Figura 1. Schema dimensionale Rosemount (1.88) 190 (7.49) 165 (6.48) Coperchio dell indicatore/ configuratore 224 (8.81) (4.97) (3.00) 78 (3.07) Collegamenti elettrici del conduit 3 /4 in. 14 NPT (2 punti) Collegamenti del conduit del tubo di misura 3 /4 in. 14 NPT (2 punti) 126 (4.97) 148 (5.82) _06a, 8742_06b, 1002G01A 4\n5 Guida di installazione rapida Serie 8732/8700 Rosemount CONTINUAZIONE FASE 1... Considerazioni ambientali Per garantire la durata massima del trasmettitore, si consiglia di evitare vibrazioni e calore eccessivi. Aree che presentano problemi tipici: linee con forti vibrazioni con trasmettitori integrati installazioni in presenza di temperature elevate con esposizione alla luce solare diretta installazioni all esterno in presenza di climi rigidi Per proteggere l elettronica in condizioni ambientali ostili e per garantire un facile accesso per eseguire la configurazione o la manutenzione, i trasmettitori per montaggio remoto possono essere installati nella sala quadri controllo. I trasmettitori 8732 Rosemount integrati o per montaggio remoto richiedono un alimentazione esterna. Deve essere quindi disponibile l accesso a una fonte di alimentazione adeguata. Procedure di installazione La procedura di installazione del modello 8732 Rosemount include istruzioni dettagliate sia per l installazione dei componenti elettrici che per quelli meccanici. Montaggio del trasmettitore In un sito remoto è possibile montare il trasmettitore su una palina di diametro massimo pari a 2 in. o su una superficie piana. Montaggio su palina Per montare il trasmettitore su una palina: 1. Fissare la piastra di montaggio alla palina con la bulloneria di fissaggio. 2. Fissare il Modello 8732 Rosemount alla piastra di montaggio con le viti di fissaggio. Opzioni e configurazioni L applicazione standard del Modello 8732 include un uscita di 4 20 ma e il controllo delle bobine del tubo di misura. Applicazioni di altro tipo possono richiedere una o più delle seguenti opzioni o configurazioni: comunicazioni multidrop uscita ausiliaria uscita impulsiva Altre opzioni potrebbero essere applicabili. Stilare un elenco delle opzioni e delle configurazioni applicabili alla situazione. Tenere l elenco a portata di mano come riferimento durante le procedure di configurazione e installazione. Interruttori/cavallotti hardware Il pannello dell elettronica del Modello 8732 è dotato di tre interruttori hardware selezionabili dall utente. Tramite questi interruttori è possibile impostare l allarme modalità di guasto, l uscita analogica attiva/passiva e la sicurezza del trasmettitore. Le configurazioni standard degli interruttori eseguite in fabbrica sono le seguenti: Allarme della modalità di guasto: ALTO Uscita analogica attiva/passiva: ATTIVA Sicurezza del trasmettitore: NON ATTIVA 5\n6 Serie 8732/8700 Rosemount Guida di installazione rapida CONTINUAZIONE FASE 1... Modifica dell impostazione degli interruttori meccanici Nella maggior parte dei casi non è necessario modificare l impostazione degli interruttori meccanici. Se fosse necessario modificare l impostazione degli interruttori, seguire le fasi descritte nel manuale. Considerazioni elettriche Prima di effettuare alcun collegamento elettrico del Modello 8732 Rosemount, considerare gli standard seguenti e assicurarsi di disporre dell alimentazione, del conduit e degli altri accessori adeguati. Rotazione della custodia del trasmettitore La custodia dell elettronica può essere ruotata sul tubo di misura secondo incrementi di 90, allentando i quattro bulloni di fissaggio sulla parte inferiore della custodia e installando di nuovo i bulloni. Dopo aver riportato la custodia alla sua posizione originale, controllare che la superficie sia pulita e che non vi sia alcun gioco tra il tubo di misura e la custodia. FASE 2: MOVIMENTAZIONE Per evitare danni, maneggiare con cautela tutti i componenti. Quando possibile, trasportare il sistema al sito di installazione negli imballaggi di spedizione originali. Durante la spedizione, i tubi di misura rivestiti in Teflon sono dotati di coperchi per la protezione da eventuali danni meccanici e deformazioni. Rimuovere i coperchi solo prima dell installazione. Figura 2. Supporto per la movimentazione del tubo di misura 8705 Rosemount Tubi di misura da ½- a 4 in. Tubi di misura da 6 in. o di dimensioni maggiori B02A, C02A FASE 3: MONTAGGIO Tubazione a monte e a valle Per garantire la precisione delle specifiche nell ambito di numerose e diverse condizioni di processo, si consiglia di installare il tubo di misura a un minimo di cinque diametri di tubo diritto a monte e due diametri di tubo diritto a valle dalla superficie dell elettrodo (fare riferimento alla Figure 3). 6\n7 Guida di installazione rapida Serie 8732/8700 Rosemount CONTINUAZIONE FASE 3... Figura 3. Diametri di tubo diritto a monte e a valle 5 diametri di tubo 2 diametri di tubo Flusso G02A Direzione del flusso Il tubo di misura deve essere montato in modo che l estremità FORWARD (AVANTI) della freccia indicante la direzione del flusso, presente sulla targhetta di identificazione del tubo di misura, sia rivolta nella direzione del flusso attraverso il tubo. Orientamento del tubo di misura Il tubo di misura deve essere installato in una posizione tale per cui rimanga pieno durante il funzionamento. L installazione in posizione verticale consente il flusso del fluido di processo verso l alto e mantiene piena l area di passaggio, indipendentemente dalla portata istantanea. L installazione orizzontale deve essere limitata a tubazioni a sezione ridotta che normalmente sono piene. In questi casi, orientare la superficie dell elettrodo fino a un massimo di 45 gradi rispetto al piano orizzontale. Figura 4. Orientamento del tubo di misura A FLUSSO FLUSSO A01A, A01C L orientamento degli elettrodi all interno del tubo di misura 8705 Rosemount è da considerarsi corretto quando i due elettrodi di misurazione si trovano nella posizione corrispondente alle lancette di un orologio sulle 3 e sulle 9, come illustrato nel lato destro della Figure 4. L orientamento degli elettrodi nel Modello 8711 Rosemount è da considerarsi corretto quando la parte superiore del tubo di misura è in posizione verticale o orizzontale, come illustrato nella Figure 5. Evitare posizioni di montaggio nelle quali la parte superiore del tubo di misura si trova a 45 rispetto alla posizione verticale o a quella orizzontale. 7\n8 Serie 8732/8700 Rosemount Guida di installazione rapida CONTINUAZIONE FASE 3... Figura 5. Posizione di montaggio del Modello 8711 Rosemount 45 Superficie dell elettrodo 45 Superficie dell elettrodo E01A, F01A FASE 4: INSTALLAZIONE (TUBO DI MISURA FLANGIATO) Guarnizioni Il tubo di misura richiede una guarnizione per ciascuna delle connessioni ai dispositivi o alle tubazioni adiacenti. Il materiale della guarnizione selezionato deve essere compatibile con il fluido di processo e le condizioni di esercizio. Guarnizioni a spirale o metalliche possono danneggiare il rivestimento. È necessario installare una guarnizione su ciascun lato dell anello di messa a terra. Tutte le altre applicazioni (inclusi i tubi di misura dotati di rivestimento di protezione o di elettrodo di messa a terra) richiedono solo una guarnizione per ciascuna connessione. Bulloni della flangia Le coppie di serraggio consigliate a seconda del diametro del tubo di misura e del tipo di rivestimento sono elencate nella Table 1 per ASME B16.5 (ANSI) e nella Table 2 per flange DIN. Se il valore nominale della flangia non è elencato, rivolgersi al produttore. Serrare i bulloni della flangia sul tubo di misura a monte nella sequenza incrementale indicata nella Figure 6 al 20% delle coppie di serraggio consigliate. Ripetere la procedura sul tubo di misura a valle. Per i tubi di misura con un numero maggiore o inferiore di bulloni della flangia, serrare i bulloni in una sequenza trasversale simile. Ripetere l intera sequenza di serraggio al 40%, 60%, 80% e 100% delle coppie di serraggio consigliate o fino a eliminare la perdita tra il processo e le flange del tubo di misura. Nel caso in cui la perdita sia ancora presente alle coppie di serraggio indicate, i bulloni possono essere serrati di un ulteriore 10% fino a eliminare la perdita in corrispondenza della connessione, o finché la coppia di serraggio misurata raggiunge il valore massimo della coppia di serraggio dei bulloni. Le considerazioni pratiche relative all integrità del rivestimento spesso spingono l utente ad applicare diverse coppie di serraggio per eliminare la perdita causata dalla combinazione di flange, bulloni, guarnizioni e materiale del rivestimento del tubo di misura. 8\n9 Guida di installazione rapida Serie 8732/8700 Rosemount CONTINUAZIONE FASE 4... Dopo aver riserrato i bulloni controllare che non vi siano perdite in corrispondenza delle flange. La mancata osservanza dei metodi di serraggio corretti può essere causa di gravi danni. I tubi di misura richiedono un secondo serraggio 24 ore dopo l installazione iniziale. Con il tempo i materiali del rivestimento del tubo di misura possono deformarsi se sottoposti a pressione. Figura 6. Sequenza di serraggio dei bulloni della flangia 8 bulloni 8742f_01a.eps Tabella 1. Coppie di serraggio consigliate per i bulloni della flangia dei tubi di misura High-signal 8705 e 8707 Rosemount Codice dimensione Diametro del tubo Rivestimento in Teflon/Tefzel/PFA Classe 150 (lb-ft) Classe 300 (lb-ft) Rivestimenti in poliuretano/ neoprene/linatex Classe 150 (lb-ft) Classe 300 (lb-ft) mm ( 1 /2 in.) mm (1 in.) mm (1 1 /2 in.) mm (2 in.) mm (3 in.) mm (4 in.) mm (6 in.) mm (8 in.) mm (10 in.) mm (12 in.) mm (14 in.) mm (16 in.) mm (18 in.) mm (20 in.) mm (24 in.) mm (30 in.) mm (36 in.)\n10 Serie 8732/8700 Rosemount Guida di installazione rapida CONTINUAZIONE FASE 4... Tabella 2. Specifiche di serraggio dei bulloni della flangia e di carico dei bulloni per il modello 8705 Rivestimento in Teflon/Tefzel PN10 PN 16 PN 25 PN 40 Codice dimensione Diametro del tubo (Nm) (N) (Nm) (N) (Nm) (N) (Nm) (N) mm (0.5 in.) mm (1 in.) mm (1.5 in.) mm (2 in.) mm (3 in.) mm (4 in.) mm (6 in.) mm (8 in.) mm (10 in.) mm (12 in.) mm (14 in.) mm (16 in.) mm (18 in.) mm (20 in.) mm (24 in.) Rivestimenti in poliuretano, linatex e neoprene PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 Codice dimensione Diametro del tubo (Nm) (N) (Nm) (N) (Nm) (N) (Nm) (N) mm (1 in.) mm (1.5 in.) mm (2 in.) mm (3 in.) mm (4 in.) mm (6 in.) mm (8 in.) mm (10 in.) mm (12 in.) mm (14 in.) mm (16 in.) mm (18 in.) mm (20 in.) mm (24 in.) FASE 4: INSTALLAZIONE (TUBO DI MISURA WAFER) Guarnizioni Il tubo di misura richiede una guarnizione per ciascuna delle connessioni con i dispositivi o le tubazioni adiacenti. Il materiale della guarnizione selezionato deve essere compatibile con il fluido di processo e le condizioni di esercizio. Guarnizioni a spirale o metalliche possono danneggiare il rivestimento. È necessario installare una guarnizione su ciascun lato dell anello di messa a terra. Tutte le altre applicazioni (inclusi i tubi di misura dotati di rivestimento di protezione o di elettrodo di messa a terra) richiedono solo una guarnizione per ciascuna connessione. Allineamento e imbullonatura 1. Su diametri del tubo compresi tra 40 e 200 mm (1 1 /2 8 in.), installare un anello di centraggio su ciascuna estremità del tubo di misura. I diametri di tubo più piccoli, da 4 a 25 mm ( in.), non richiedono anelli di centraggio. Su PN da 100 e 150 mm (4 e 6 in.) inserire prima il tubo di misura con gli anelli, quindi inserire i dadi. Le scanalature su questo tipo di anello sono ubicate all interno dell anello. 10\n11 Guida di installazione rapida Serie 8732/8700 Rosemount CONTINUAZIONE FASE Installare i dadi per il lato inferiore del tubo di misura tra le flange del tubo. Le specifiche dei dadi sono elencate nella Tabella 3. L uso di bulloni di acciaio al carbonio su diametri del tubo piccoli, da 4 a 25 mm ( in.), invece dei bulloni in acciaio inossidabile richiesti, peggiora le prestazioni. Tabella 3. Specifiche dei dadi Diametro nominale del tubo di misura Specifiche dei dadi 4 25 mm ( in.) Dadi filettati 316 SST ASTM A193, Grado B8M Classe mm (1 1 /2 8 in.) Dadi filettati CS, ASTM A193, Grado B7 3. Posizionare il tubo di misura tra le flange. Controllare che gli anelli di centraggio siano posizionati correttamente nei dadi. I dadi devono essere allineati ai contrassegni sugli anelli corrispondenti alla flangia in uso. 4. Installare i dadi, le rondelle e i bulloni rimanenti. 5. Serrare alle specifiche di serraggio riportate nella Tabella 1. Non serrare eccessivamente i bulloni per evitare di danneggiare il rivestimento. Figura 7. Posizionamento della guarnizione con gli anelli di centraggio Guarnizione fornita dal cliente Installazione dei dadi e delle rondelle Anelli di centraggio FLUSSO A1A Bulloni della flangia Serrare i bulloni della flangia in sequenza trasversale. Dopo aver riserrato i bulloni della flangia, controllare che non vi siano perdite in corrispondenza delle flange. Tutti i tubi di misura richiedono un secondo serraggio 24 ore dopo il primo serraggio dei bulloni della flangia. Tabella 4. Codice dimensione Diametro del tubo lb-ft Nm 15F 4 mm (0.15 in.) 5 6,8 30F 8 mm (0.30 in.) 5 6, mm ( 1 /2-in.) 5 6, mm (1 in.) 10 13, mm (1 1 /2 in.) 15 20, mm (2 in.) 25 33, mm (3 in.) 40 54, mm (4 in.) 30 40, mm (6 in.) 50 67, mm (8 in.) 70 94,9 11\n12 Serie 8732/8700 Rosemount Guida di installazione rapida FASE 4: INSTALLAZIONE (TUBO DI MISURA PER USO SANITARIO) Guarnizioni Il tubo di misura richiede una guarnizione per ciascuna delle connessioni con i dispositivi o le tubazioni adiacenti. Il materiale della guarnizione selezionato deve essere compatibile con il fluido di processo e le condizioni di esercizio. Le guarnizioni sono ubicate tra il raccordo IDF e il raccordo della connessione a processo, ad esempio un raccordo Tri-Clamp, su tutti i tubi di misura per uso sanitario 8721 Rosemount, tranne nel caso in cui i raccordi della connessione a processo non sono in dotazione e l unico tipo di connessione disponibile è un raccordo IDF. Allineamento e imbullonatura Durante l installazione di un misuratore magnetico con raccordi per uso sanitario è necessario seguire le procedure standard dello stabilimento di produzione. Non è necessario applicare tecniche di imbullonatura e coppie di serraggio singole. Figura 8. Installazione del modello 8721 Rosemount per uso sanitario Morsetto fornito dall utente Guarnizione fornita dall utente Nota: il morsetto e la guarnizione possono essere ordinati direttamente al produttore 8721_a_06.eps FASE 5: MESSA A TERRA Per determinare le opzioni di messa a terra da applicare per un installazione corretta, fare riferimento alla Tabella 5. La cassa del tubo di misura deve essere sempre messa a terra in conformità alle normative elettriche locali e nazionali. In caso contrario è possibile compromettere la protezione fornita dall attrezzatura. Il collegamento a terra interno (collegamento a terra di protezione), ubicato nella scatola di giunzione, è la vite di collegamento a terra interno. La vite è contraddistinta dal simbolo di messa a terra. 12\n13 Guida di installazione rapida Serie 8732/8700 Rosemount CONTINUAZIONE FASE 5... Tabella 5. Installazione della messa a terra Opzioni di messa a terra Tipo di tubo Nessuna opzione di messa a terra Anelli di messa a terra Elettrodi di messa a terra Rivestimenti di protezione Tubazione conducibile senza rivestimento interno Vedi Figure 9 Non richiesto Non richiesto Vedi Figure 10 Tubazione con rivestimento Messa a terra insufficiente Vedi Figure 10 Vedi Figure 9 Vedi Figure 10 interno conducibile Tubazione non conducibile Messa a terra insufficiente Vedi Figure 11 Vedi Figure 12 Vedi Figure 11 Figura 9. Nessuna opzione di messa a terra o elettrodo di messa a terra nelle tubazione con rivestimento Messa a terra C Figura 10. Messa a terra con anelli di messa a terra o rivestimenti di protezione Messa a terra Anelli di messa a terra o rivestimenti di protezione C 13\n14 Serie 8732/8700 Rosemount Guida di installazione rapida CONTINUAZIONE FASE 5... Figura 11. Messa a terra con anelli di messa a terra o rivestimenti di protezione Messa a terra Anelli di messa a terra a01b Figura 12. Messa a terra con elettrodi di messa a terra Messa a terra a01a FASE 6: CABLAGGIO ELETTRICO Imbocchi elettrici e collegamenti Sia il tubo di misura che le scatole di giunzione del trasmettitore sono dotate di imbocchi per collegamenti del conduit da ¾ in. NPT. Questi collegamenti devono essere effettuati in conformità alle normative elettriche dello stabilimento di produzione o delle normative locali. Gli imbocchi inutilizzati devono essere sigillati con dei tappi di metallo. Una corretta installazione elettrica è necessaria per evitare errori dovuti a interferenze o disturbi elettrici. Per i due cavi non sono necessari conduit separati, ma si richiede un conduit dedicato tra ciascun trasmettitore e tubo di misura. Per ottenere i migliori risultati in ambienti elettricamente disturbati è necessario usare un cavo schermato. Imbocchi elettrici Far passare un cavo di dimensioni appropriate attraverso il collegamento del conduit nel misuratore di portata magnetico. Condurre il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione al trasmettitore. Disporre i cavi di alimentazione della bobina e dell elettrodo tra il misuratore di portata e il trasmettitore. Preparare le estremità dei cavi di alimentazione della bobina e dell elettrodo come illustrato nella Figure 13. Limitare la lunghezza del cavo scoperto a 1 in. sia sul cavo di alimentazione della bobina che sul cavo dell elettrodo. La lunghezza eccessiva del conduttore, o il mancato collegamento dei cavi schermati, può essere causa di disturbi elettrici e, di conseguenza, di una lettura instabile dell indicatore. 14\n15 Guida di installazione rapida Serie 8732/8700 Rosemount CONTINUAZIONE FASE 6... Figura 13. Preparazione del cavo 26 (1.00) Schermo del cavo NOTA Le dimensioni sono indicate in mm (in.). 8705/0041a.eps Fase 6.1 Ingresso bobina al trasmettitore La sezione del cablaggio elettrico fornisce alimentazione alle bobine del tubo di misura tramite il trasmettitore. L ingresso bobina al trasmettitore invia una frequenza a impulsi a corrente continua al tubo di misura. Collegare il trasmettitore in conformità ai requisiti elettrici locali. Collegare a terra la gabbia del trasmettitore tramite il collegamento filettato del conduit. Per applicazioni di alimentazione A.C., collegare il neutro A.C. al terminale N e la linea A.C. al terminale L1. Per applicazioni di alimentazione C.C., collegare i terminali positivi e negativi nel modo corretto. Le unità alimentate a V c.c. possono assorbire fino a 1 A di corrente. Inoltre, seguire i requisiti del sezionatore e del filo di alimentazione. Figura 14. Corrente di alimentazione 1,0 Corrente di alimentazione (A) 0,75 0,5 0, Alimentazione (V) I = 10/V I = requisiti di corrente di alimentazione (A) V = tensione di alimentazione (V) 15\n16 Serie 8732/8700 Rosemount Guida di installazione rapida CONTINUAZIONE FASE 6... Requisiti del filo di alimentazione Per le corrette applicazioni di temperatura, usare un filo di calibro nominale compreso tra 12 e 18 AWG. Per collegamenti a temperature ambienti superiori a 60 C (140 F), usare un filo omologato per temperature di 80 C (176 F). Per temperature ambienti superiori a 80 C (176 F), usare un filo omologato per temperature di 110 C (230 F). Sezionatori Collegare l apparecchiatura tramite un sezionatore esterno o un interruttore automatico. Etichettare il sezionatore o l interruttore automatico e posizionarlo vicino al trasmettitore come comando elettrico locale. Categoria di installazione La categoria di installazione per il Modello 8732 (sovratensione) è la categoria II. Protezione da sovracorrente Il trasmettitore del misuratore di portata 8732 Rosemount richiede la protezione da sovracorrente delle linee di alimentazione. I valori nominali massimi dei dispositivi di sovracorrente sono i seguenti: Impianto di alimentazione Valore nominale del fusibile Produttore 110 V A.C. 250 V; 1 A, ad azione rapida Bussman AGCI o equivalente 220 V A.C. 250 V; 0,5 A, ad azione rapida Bussman AGCI o equivalente Fase 6.2 Ingresso comunicazione del trasmettitore Collegamento di una fonte di alimentazione esterna da 4 20 ma Il circuito di uscita del segnale 4 20 ma può essere alimentato sia internamente che esternamente. La posizione predefinita del cavallotto di uscita analogica attiva/passiva è interna. Il cavallotto di alimentazione è selezionabile dall utente ed è ubicato sul pannello dell elettronica Alimentazione interna Il circuito di potenza analogica 4 20 ma può essere alimentato dallo stesso trasmettitore. La resistenza nel circuito deve essere di 1000 ohm o meno. Se viene utilizzato un comunicatore HART, o un sistema di controllo, è necessario collegarlo al circuito con una resistenza minima di 250 ohm. Alimentazione esterna Le installazioni in multidrop HART richiedono una fonte di alimentazione analogica esterna da V C.C. Se viene utilizzato un comunicatore HART, o un sistema di controllo, è necessario collegarlo al circuito con una resistenza minima di 250 ohm. Per collegare l alimentazione esterna al circuito 4 20 ma, collegare il negativo c.c. al terminale 8 e il positivo c.c. al terminale 7. NOTA Per il collegamento di tutte le altre opzioni (uscita impulsiva per totalizzazione, uscita ausiliaria per contatto chiuso o ritorno positivo dello zero) consultare il manuale del prodotto. 16\n17 Guida di installazione rapida Serie 8732/8700 Rosemount CONTINUAZIONE FASE 6... Fase 6.3 Collegamento del trasmettitore al tubo di misura Tra il trasmettitore remoto e il tubo di misura è necessario un singolo conduit dedicato per i cavi di alimentazione della bobina e dell elettrodo. L installazione di un multicavo in un singolo conduit può creare problemi di interferenza e disturbi al sistema. Usare un set di cavi per ciascun conduit. Figura 15. Preparazione del conduit Non corretta Corretta Uscite Alimentazione Alimentazione Uscite Cavi di alimentazione della bobina e dell elettrodo Uscite Alimentazione Alimentazione Uscite Cavi di alimentazione della bobina e dell elettrodo 8705/0000a01a, 0000a01b.eps Tabella 6. Requisiti dei cavi Descrizione Lunghezza Numero pezzo Cavo di segnale (20 AWG) Belden 8762, equivalente Alpha 2411 ft m Cavo alimentazione bobina (14 AWG) Belden 8720, equivalente Alpha 2442 ft m Combinazione cavo di segnale e cavo alimentazione bobina (18 AWG) (1) ft m (1) La combinazione di cavo segnale e cavo alimentazione bobina non è consigliata per i misuratori magnetici High-signal. Per installazioni a montaggio remoto è necessario limitare la combinazione di cavo di segnale e cavo alimentazione bobina a una lunghezza inferiore a 30 m (100 ft). Le installazioni remote del trasmettitore richiedono che il cavo alimentazione bobina e il cavo di segnale abbiano la stessa lunghezza. I trasmettitori integrati vengono cablati in fabbrica e non richiedono quindi alcun cavo di collegamento. I cavi la cui lunghezza, compresa tra 1,5 e 300 m (tra 5 e 1,000 ft), può essere specificata, verranno inviati insieme al tubo di misura. 17\n18 Serie 8732/8700 Rosemount Guida di installazione rapida CONTINUAZIONE FASE 6... Collegamenti del tubo di misura a un trasmettitore a montaggio remoto Figura 16. Schema elettrico montaggio remoto Non collegare corrente A.C. al tubo di misura o ai terminali 1 e 2 del trasmettitore altrimenti sarà necessario sostituire il pannello dell elettronica. 8742b_07a,8742/8742_07.eps \_ Collegamenti del tubo di misura a un trasmettitore a montaggio integrale Figura 17. Schema elettrico montaggio integrale Pannello dell elettronica Non collegare corrente A.C. al tubo di misura o ai terminali 1 e 2 del trasmettitore altrimenti sarà necessario sostituire il pannello dell elettronica B01A,8742/8742_08 FASE 7: CONFIGURAZIONE DI BASE Dopo aver installato e alimentato il misuratore di portata magnetico, il trasmettitore deve essere configurato secondo le impostazioni di base. I parametri possono essere configurati tramite un interfaccia operatore locale, un comunicatore HART 275 o AMS. La tabella dei parametri è alla page 19. La descrizione relativa alle funzioni più avanzate è inclusa nel manuale del prodotto. Impostazione di base Tag Tag, ovvero l applicazione di targhette, rappresenta il modo più rapido per l identificazione dei diversi trasmettitori. È possibile applicare le targhette ai trasmettitori in conformità ai requisiti dell applicazione in uso. Ciascuna targhetta può contenere fino a otto caratteri. 18\n19 Guida di installazione rapida Serie 8732/8700 Rosemount CONTINUAZIONE FASE 7... Unità di portata La variabile unità di portata specifica il formato nel quale varrà visualizzata la portata. L utente può selezionare l unità di misura a seconda delle proprie preferenze. URV (valore massimo del campo di lavoro) Il valore massimo del campo di lavoro (URV), o campo di lavoro dell uscita analogica, è impostato in fabbrica a 30 ft/s. L unità di misura visualizzata sarà la stessa di quella selezionata per il parametro unità di misura. LRV (valore minimo del campo di lavoro) Per modificare le dimensioni del campo di lavoro (o campo tarato) tra URV e LRV, azzerare il valore minimo del campo di lavoro (LRV), o zero dell uscita analogica. In circostanze normali, per una migliore risoluzione, il LRV deve essere impostato a un valore vicino alla portata minima prevista. Il LRV deve essere compreso tra 30 ft/s e 30 ft/s. Diametro del tubo Il diametro del tubo deve essere impostato in modo da corrispondere al diametro del tubo di misura collegato al trasmettitore. Il diametro deve essere espresso in pollici, in base alle dimensioni disponibili elencate di seguito. Fattore di calibrazione Il fattore di calibrazione del tubo è un numero di 16 cifre utilizzato per identificare i tubi di misura tarati presso gli stabilimenti Rosemount. Funzione Tasti veloci HART VARIABILI DI PROCESSO 1, 1 DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE Prova dell uscita analogica 1, 1, 3 Prova dell uscita impulsiva 1, 2, 3 Autotest 1, 2, 1, 2 Taratura D/A specifica (taratura dell uscita da 4 20 ma) 1, 2, 4, 1 Taratura D/A specifica 1, 2, 4, 2 Taratura dell elettronica 1, 2, 4, 3 Taratura di zero automatica 1, 2, 4, 4 Taratura automatica universale (solo 8712U) 1, 2, 4, 5 IMPOSTAZIONE DI BASE Tag 1, 3, 1 Unità di portata 1, 3, 2, 1 URV (valore massimo del campo di lavoro) 1, 3, 3 LRV (valore minimo del campo di lavoro) 1, 3, 4 Diametro del tubo 1, 3, 5 Fattore di calibrazione 1, 3, 6 Smorzamento 1, 3, 7 IMPOSTAZIONE IN DETTAGLIO Uscita impulsiva specifica 1, 4, 3, 2, 1 Durata dell impulso 1, 4, 3, 2, 2 Unità speciali 1, 3, 2, 2 Unità di misura del volume a cura dell utente 1, 3, 2, 2, 1 Unità di volume base 1, 3, 2, 2, 2 Fattore di conversione 1, 3, 2, 2, 3 Unità di tempo base 1, 3, 2, 2, 4 19\n20 Serie 8732/8700 Rosemount Guida di installazione rapida Funzione Tasti veloci HART Unità di misura della portata a cura dell utente 1, 3, 2, 2, 5 Uscita ausiliaria 1, 4, 3, 3 Totalizzatore 1, 1, 4 Misura della totalizzazione 1, 1, 4, 1 Avvio del totalizzatore 1, 1, 4, 4 Arresto del totalizzatore 1, 1, 4, 5 Azzeramento del totalizzatore 1, 1, 4, 6 Cutoff di bassa portata 1, 4, 4, 1 Frequenza del comando della bobina 1, 4, 1, 3 Controllo stato 1, 4, 4, 4 Signal processing control 1, 4, 4 Numero esempi 1, 4, 4, 5 Limite percentuale massimo 1, 4, 4, 6 Tempo limite 1, 4, 4, 7 VARIABILI DI VERIFICA Verifica 1, 5 FUNZIONI VARIE Bobina amperometrica (solo 8712U) 1, 4, 1, 7 Guadagno del trasmettitore (solo 8712U) 1, 4, 1, 8 Guadagno del tubo di misura (solo 8712U) 1, 4, 1, 9 Messaggio 1, 4, 5, 4 Data 1, 4, 5, 5 Tag del tubo di misura 1, 4, 5, 8 Numero di serie del tubo di misura 1, 4, 5, 7 Materiale del rivestimento Tipo di elettrodo Materiale elettrodo Interfaccia operatore locale Per attivare l interfaccia operatore locale (LOI) opzionale, premere due volte la freccia GIÙ. Per navigare all interno della struttura del menu, usare le frecce SU, GIÙ, DESTRA e SINI- STRA. Le funzioni del LOI sono elencate nella Table 7 on page 21. Per bloccare modifiche accidentali alla configurazione è possibile bloccare il visualizzatore. Selezionare Display Lock (DL) (Bloccaggio del visualizzatore) nel menu Display Set (Impostazione visualizzatore). Per disattivare il LOI, premere per 15 secondi la freccia SU. Per uscire, premere tre volte la freccia SINISTRA. L opzione DL viene visualizzata nell angolo in basso a sinistra del visualizzatore. Per riattivare il LOI, premere la freccia SU per 15 secondi. La funzione DL scompare dal visualizzatore. 20\n21 Guida di installazione rapida Serie 8732/8700 Rosemount CONTINUAZIONE FASE 7... Tabella 7. Funzioni del LOI Menu primario Impostazione visualizzatore Impostazione di base Set up delle caratteristiche XMTR Test Menu secondario Bloccaggio visualizzatore Visualizzazione portata istantanea Visualizzazione del totalizzatore Fine elenco Unità di misura Diametro del tubo N. di calibrazione del tubo di misura URV, LRV Smorzamento Fine elenco Cutoff di bassa portata Config. uscita digitale Unità speciali Frequenza della bobina Elaborazione del segnale Tubo vuoto Fine elenco XMTR Test Prova del circuito Prova uscita impulsiva Fine elenco XMTR Trim Taratura 4 20 Auto zero Settaggio guadagno Fine elenco Dati apparecchiatura Messaggio di errore XMTR Tag XMTR S/N Rev. software Descrizione Messaggio Tag del tubo di misura Materiale del rivestimento Tipo di elettrodo Materiale elettrodo Tipo di flangia Materiale flangia Fine elenco Fine elenco Certificazioni del prodotto Sedi di produzione approvate Rosemount Inc. Chanhassen, Minnesota, USA Fisher-Rosemount Technologias de Flujo, S.A. de C.V. Chihuahua, Chihuahua, Messico Informazioni sulle direttive europee Le dichiarazioni di conformità CE per tutte le direttive europee applicabili per il presente prodotto sono disponibili sul sito web Per ottenere una copia della dichiarazione di conformità, rivolgersi all ufficio vendite locale. Direttiva ATEX Tutti i prodotti Rosemount Inc. sono conformi alla direttiva ATEX. 21\n22 Serie 8732/8700 Rosemount Guida di installazione rapida Protezione tipo Ex d per custodia a prova di fiamma in conformità a EN I trasmettitori dotati di protezione per custodia a prova di fiamma possono essere aperti solo dopo aver scollegato l alimentazione. La chiusura degli ingressi del dispositivo deve essere effettuata con tappi di chiusura o con premistoppa del cavo di metallo EEx d. Non superare il limite di tensione indicato sull etichetta di certificazione. Protezione tipo n in conformità a EN La chiusura degli ingressi del dispositivo deve essere effettuata con tappi di chiusura o con premistoppa del cavo di metallo EExe o EExn, o con altri tappi di chiusura o premistoppa del cavo di metallo omologati ATEX e certificati IP66 da un organismo di certificazione approvato UE. Direttiva PED (CE 97/23) Combinazioni di flangia e diametro del tubo per tubi di misura del misuratore di portata magnetico Modello 8705: Diametro del tubo: 40 mm (1 1/2 in.) / Flangia tipo ANSI 600, ANSI 900 Diametro del tubo: 50 mm (2 in.) / Flangia tipo ANSI 300, ANSI 600, ANSI 900 Diametro del tubo: 80 mm (3 in.) / Flangia tipo PN40, ANSI 300, ANSI 600, ANSI 900 Diametro del tubo: 100 mm (4 in.) / Flangia tipo PN40, ANSI 300, ANSI 600, ANSI 900 Diametro del tubo: 150 mm (6 in.) / tutti i tipi di flangia Diametro del tubo: 200 mm (8 in.) / PN16, PN25, PN40, ANSI 150, ANSI 300, ANSI 600, ANSI 900 Diametro del tubo: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 30, 36 in. / tutti i tipi di flangia Valutazione del certificato di QS EC N. PED-H-20 Valutazione di conformità modulo H Tubi di misura del misuratore di portata magnetico Modello 8711 Diametri del tubo: 1.5, 2, 3, 4, 6 e 8 in. Valutazione del certificato di QS EC N. PED-H-20 Valutazione di conformità modulo H Tutti gli altri tubi di misura Modello 8705/8711 Valutazione in accordo a SEP I tubi di misura conformi a SEP o di categoria I con protezione a prova di esplosione non rientrano nelle competenze PED e di conseguenza non possono ottenere il relativo marchio di conformità. Il marchio obbligatorio CE per i tubi di misura secondo l Articolo 15 PED è ubicato sul corpo del tubo di misura (CE 0434). Per i tubi di misura di categoria I IV è utilizzato il modulo H in conformità alle procedure di valutazione. Compatibilità elettromagnetica (EMC) (89/336/CEE) Tutti i modelli EN : 1992, EN : 1995, EN : 1997 I cavi di segnale non devono essere installati paralleli e non devono essere nella stessa passerella porta cavi in cui si trova il cablaggio di alimentazione D.C. L apparecchiatura deve essere messa a terra correttamente o collegata a terra secondo le normative elettriche locali. Per migliorare la protezione contro le interferenze del segnale, si consiglia di usare un cavo schermato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Imbocchi elettrici on page\n23 Guida di installazione rapida Serie 8732/8700 Rosemount Direttiva bassa tensione (93/68/EEC) Tutti i modelli 8732 EN : 1995 Altre indicazioni importanti Usare solo pezzi originali nuovi. Per evitare fughe del mezzo di processo, non svitare o rimuovere i bulloni della flangia di processo, i bulloni dell adattatore o le viti di sfiato mentre l apparecchiatura è in funzione. Eventuali interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti soltanto da personale qualificato. Certificazioni aree pericolose La certificazione per aree pericolose equivalente per tubo di misura e trasmettitore deve corrispondere a quella dei misuratori di portata magnetici integrali. I sistemi a montaggio remoto non richiedono alcun codice di opzione di certificazione per aree pericolose. Informazioni approvate del trasmettitore Certificazioni per l America del nord Factory Mutual (FM) N0 Certificazione Divisione 2 Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C e D Codice temperatura T5 a 60 C A prova di accensione per polveri per aree di Classe II/III, Divisione 1, Gruppi E, F e G Codice di temperatura T6 a 60 C Custodia tipo 4X N5 Certificazione Divisione 2 solo per tubi di misura con elettrodi IS Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C e D Codice temperatura T5 a 60 C A prova di accensione per polveri per aree di Classe II/III, Divisione 1, Gruppi E, F e G Codice di temperatura T6 a 60 C Custodia tipo 4X E5 Certificazione a prova di esplosione A prova di esplosione per aree di Classe I, Divisione 1, Gruppi C e D Codice di temperatura T6 a 60 C A prova di accensione per polveri per aree di Classe II/III, Divisione 1, Gruppi E, F e G Codice di temperatura T6 a 60 C Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C e D Codice temperatura T5 a 60 C Custodia tipo 4X Canadian Standards Association (CSA) N0 Adatto per aree di Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C e D Codice temperatura T5 a 60 C A prova di accensione per polveri per aree di Classe II/III, Divisione 1, Gruppi E, F e G Custodia tipo 4X 23\n24 Serie 8732/8700 Rosemount Guida di installazione rapida Certificazioni per l Europa ED Certificazione ATEX a prova di fiamma Certificato n.: KEMA03ATEX2052X II 2G EEx d IIB T6 (Ta = da 20 C a +65 C) V max = 250 V c.a. o 50 V c.c CONDIZIONI SPECIALI PER IL FUNZIONAMENTO SICURO (X): Se il trasmettitore di portata istantanea Modello 8732 è utilizzato con i tubi di misura Modello 8705 o 8711, è necessario verificare che le aree di contatto meccanico del tubo di misura e del trasmettitore di portata istantanea siano conformi ai requisiti per i giunti piatti previsti dalla clausola 5.2 della normativa EN Le relazioni tra temperatura ambiente, temperatura di processo e classe di temperatura sono disponibili nella tabella di seguito. I dati elettrici sono disponibili nella tabella di seguito (fare riferimento alla tabella Table 9). ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE: Il cavo, le entrate del conduit a gli elementi di chiusura devono essere certificati a prova di fiamma, adatti per le condizioni di esercizio e installati correttamente. Se si usa un conduit, è necessario installare immediatamente un premistoppa nel punto di ingresso della custodia. Informazioni di certificazione del tubo di misura Tabella 8. Codici di opzione del trasmettitore (1) Factory Mutual (FM) N0 N5 Codici di certificazione Tubo di misura 8705 Rosemount Tubo di misura 8707 Rosemount Tubo di misura 8711 Rosemount Per fluidi non infiammabili Per fluidi infiammabili Per fluidi non infiammabili Per fluidi infiammabili Per fluidi non infiammabili N0 N5 E5 CD (2) KD (2) (1) La marcatura CE è standard sui Modelli 8705 e Non vi sono certificazioni per aree pericolose disponibili per il Modello 570TM. (2) Fare riferimento alla Table 9 on page 26 per le relazioni tra temperatura ambiente, temperatura di processo e classe di temperatura. Certificazione Divisione 2 per fluidi non infiammabili (tutti i tubi di misura) Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C e D Codice di temperatura T5 (8705/8711 a 60 C) Codice di temperatura T3C (8707 a 60 C) A prova di accensione per polveri per aree di Classe II/III, Divisione 1, Gruppi E, F e G Codice di temperatura T6 (8705/8711 a 60 C) Codice di temperatura T5 (8707 a 60 C) Custodia tipo 4X Certificazione Divisione 2 per fluidi infiammabili (tutti i tubi di misura) Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C e D Codice di temperatura T5 (8705/8711 a 60 C) Codice di temperatura T3C (8707 a 60 C) Per fluidi infiammabili 24\n25 Guida di installazione rapida Serie 8732/8700 Rosemount A prova di accensione per polveri per aree di Classe II/III, Divisione 1, Gruppi E, F e G Codice di temperatura T6 (8705/8711 a 60 C) Codice di temperatura T5 (8707 a 60 C) Custodia tipo 4X E5 A prova di esplosione (solo 8711) A prova di esplosione per aree di Classe I, Divisione 1, Gruppi C e D Codice di temperatura T6 a 60 C A prova di accensione per polveri per aree di Classe II/III, Divisione 1, Gruppi E, F e G Codice di temperatura T6 a 60 C Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C e D Codice temperatura T5 a 60 C Custodia tipo 4X Canadian Standards Association (CSA) N0 Adatto per aree di Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C e D Codice di temperatura T5 (8705/8711 a 60 C) Codice di temperatura T3C (8707 a 60 C) A prova di accensione per polveri per aree di Classe II/III, Divisione 1, Gruppi E, F e G Custodia tipo 4X Certificazioni per l Europa N1 In corso di concessione Certificazione ATEX a prova di scintille/a prova di accensione (solo 8705/8711) Certificato n.: KEMA02ATEX1302X II 3G EEx na [L] IIC T3... T6 CONDIZIONI SPECIALI PER IL FUNZIONAMENTO SICURO (X): Da stabilire. CD Certificazione ATEX di sicurezza supplementare (Zona 1) con elettrodi IS (solo 8711) Certificato n.: KEMA03ATEX2052X II 1/2G EEx e ia IIC T3... T6 (Ta = da 20 a +65 ) (fare riferimento alla Table 9) 0575 CONDIZIONI SPECIALI PER IL FUNZIONAMENTO SICURO (X): Se il trasmettitore di portata istantanea Modello 8732 è utilizzato con i tubi di misura Modello 8705 o 8711, è necessario verificare che le aree di contatto meccanico del tubo di misura e del trasmettitore di portata istantanea siano conformi ai requisiti per i giunti piatti previsti dalla clausola 5.2 della normativa EN Le relazioni tra temperatura ambiente, temperatura di processo e classe di temperatura sono disponibili nella tabella di seguito. I dati elettrici sono disponibili nella tabella di seguito. ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE: A temperature ambienti superiori a 50 C, il misuratore di portata deve essere usato con cavi resistenti al calore con una temperatura nominale di almeno 90 C. In conformità a IEC 127, il circuito di eccitazione della bobina deve comprendere un fusibile con valore nominale massimo di 0,7 A, se i tubi di misura vengono impiegati con altri trasmettitori di portata (ad esempio, il Modello 8712). 25\n26 Serie 8732/8700 Rosemount Guida di installazione rapida KD Certificazione ATEX di sicurezza supplementare (Zona 1) con elettrodi IS (solo 8705) Certificato n. KEMA 03ATEX2052X II 1/2G EEx e ia IIC T3... T6 (Ta = da 20 a 65 ) (fare riferimento alla Table 9) 0575 CONDIZIONI SPECIALI PER IL FUNZIONAMENTO SICURO (X): Se il trasmettitore di portata istantanea Modello 8732 è utilizzato con i tubi di misura Modello 8705 o 8711, è necessario verificare che le aree di contatto meccanico del tubo di misura e del trasmettitore di portata istantanea siano conformi ai requisiti per i giunti piatti previsti dalla clausola 5.2 della normativa EN Le relazioni tra temperatura ambiente, temperatura di processo e classe di temperatura sono disponibili nella tabella di seguito. I dati elettrici sono disponibili nella tabella di seguito (fare riferimento alla tabella Table 9). ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE: A temperature ambienti superiori a 50 C, il misuratore di portata deve essere usato con cavi resistenti al calore con una temperatura nominale di almeno 90 C. In conformità a IEC 127, il circuito di eccitazione della bobina deve comprendere un fusibile con valore nominale massimo di 0,7 A, se i tubi di misura vengono impiegati con altri trasmettitori di portata (ad esempio, il Modello 8712). Tabella 9. Relazione tra temperatura ambiente, temperatura di processo e classe di temperatura (1) Dimensione indicatore mm (in.) Temperatura ambiente massima Temperatura di processo massima Classe di temperatura 15 ( 1 /2) 65 C (149 F) 115 C (239 F) T3 25 (1) 65 C (149 F) 120 C (248 F) T3 25 (1) 35 C (95 F) 35 C (95 F) T4 40 (1 1 /2) 65 C (149 F) 125 C (257 F) T3 40 (1 1 /2) 60 C (140 F) 60 C (140 F) T4 50 (2) 65 C (149 F) 125 C (257 F) T3 50 (2) 65 C (149 F) 75 C (167 F) T4 50 (2) 40 C (104 F) 40 C (104 F) T (3 4) 65 C (149 F) 130 C (266 F) T (3 4) 65 C (149 F) 90 C (194 F) T (3 4) 55 C (131 F) 55 C (131 F) T (3 4) 40 C (104 F) 40 C (104 F) T6 150 (6) 65 C (149 F) 135 C (275 F) T3 150 (6) 65 C (149 F) 110 C (230 F) T4 150 (6) 65 C (149 F) 75 C (167 F) T5 150 (6) 60 C (140 F) 60 C (140 F) T (8 36) 65 C (149 F) 140 C (284 F) T (8 36) 65 C (149 F) 115 C (239 F) T (8 36) 65 C (149 F) 80 C (176 F) T (8 36) 65 C (149 F) 65 C (149 F) T6 (1) Questa tabella è applicabile solo per i codici di opzione CD e KD. 26\nSistema di misuratore di portata magnetico (trasmettitore e sensore) Rosemount 8750WA\nGuida di installazione rapida 8750WA Rosemount Sistema di misuratore di portata magnetico (trasmettitore e sensore) Rosemount 8750WA Inizio Fase 1: preinstallazione Fase 2: movimentazione Fase 3: montaggio\nMisuratore di portata magnetico 8750W Rosemount per applicazioni su acqua/acque reflue e forniture pubbliche\nGuida rapida 00825-0302-4750, Rev CA Agosto 2016 Misuratore di portata magnetico 8750W Rosemount per applicazioni su acqua/acque reflue e forniture pubbliche Guida rapida Agosto 2016 NOTA Il presente documento\nSistema di misuratore di portata magnetico 8750W Rosemount per applicazioni su acqua/acque reflue e forniture pubbliche\nGuida rapida 00825-0102-4750, Rev. CA Sistema di misuratore di portata magnetico 8750W Rosemount per applicazioni su acqua/acque reflue e forniture pubbliche Guida rapida AVVISO Il presente documento illustra\nSistema di misuratore di portata magnetico (trasmettitore e sensore) 8732E Rosemount\nGuida di installazione rapida 8732 Rosemount Sistema di misuratore di portata magnetico (trasmettitore e sensore) 8732E Rosemount Inizio Fase 1: preinstallazione Fase 2: movimentazione Fase 3: montaggio\nTubo di misura per uso sanitario del misuratore magnetico Rosemount 8721\nRosemount 8721 Tubo di misura per uso sanitario del misuratore magnetico Rosemount 8721 IL TUBO DI MISURA PER USO SANITARIO 8721: È adatto per applicazioni farmaceutiche e alimentari È costituito da un\nSonoMeter 31. Misuratore di calore a ultrasuoni per le applicazioni di riscaldamento e raffrescamento. Guida all uso e all installazione\nGuida all uso e all installazione SonoMeter 31 Misuratore di calore a ultrasuoni per le applicazioni di riscaldamento e raffrescamento www.danfoss.com 2 Danfoss DHS-SRMT / PL 2017.02 VI.SH.O1.06 1. Installazione


di Alice Grisa - 29/09/2018 15:41 | aggiornato 29/09/2018 15:46\nLa bufera su Kevin Spacey non accenna a placarsi. A distanza di quasi un anno dalle prime accuse, un altro uomo ha raccontato la propria storia: si tratta di un massaggiatore di Malibu.\nLo scandalo delle molestie sessuali dell’autunno 2017 si era abbattuto anche su Kevin Spacey, accusato di molestie e comportamento sessuale inadeguato. A distanza di quasi un anno, a discapito dell'attore, spunta un altro accusatore: un massaggiatore, che avrebbe ricevuto le attenzioni indesiderate da parte di Spacey nell’ottobre 2016.\nSpacey è chiamato a rispondere di una serie di accuse come aggressione, violenza e molestie.\nCome riporta Variety, il massaggiatore (dall'identità anonima), rappresentato dall’avvocato Genie Harrison specializzato in molestie sessuali, ha raccontato di essere stato convocato a casa dell’attore a Malibu da un suo collaboratore. Condotto nella sala massaggi, si era visto sbarrare la porta dietro di sé e aveva incontrato Kevin Spacey, che si era lamentato di un dolore nella zona dell’inguine.\nKevin Spacey accusato ancora\nL’uomo era stato costretto a toccarlo più volte nelle parti intime: letteralmente l’accusa riporta che “la mano dell’accusatore è stata forzata a venire a contatto con lo scroto e i testicoli di Spacey”. Il massaggiatore racconta di essersi ritratto e aver provato a riprendere il proprio lavoro, ma era stato interrotto dall’attore, che aveva cercato di baciarlo e gli aveva offerto sesso orale.\nEstremamente a disagio, il massaggiatore aveva lasciato l’abitazione per sporgere denuncia alla polizia di Los Angeles.\nQuesto episodio non fa altro che contribuire all’ormai inevitabile declino di Kevin Spacey, che nell’ultimo anno ha visto sfumare House of Cards, la serie in cui recitava come protagonista, e anche il ruolo in Tutti i soldi del mondo. Spacey avrebbe perso molti soldi e ingaggi, ma avrebbe anche ammesso di volersi curare per risolvere i propri problemi.\nChe ne pensate? Come si concluderà questa vicenda?


| Tag Archive | Hiv | 2\nHome » Posts tagged with » Hiv (Page 2)\nAIDS: 82 neonati infettati dalla madre\nSi celebra oggi, venerdì 1° dicembre, la Giornata Mondiale contro l’AIDS, istituita per accrescere la coscienza della epidemia mondiale della patologia dovuta alla diffusione del virus HIV. In questa Giornata arriva una notizia davvero inquietante che si sofferma sulla salute dei più piccoli. “In Italia, negli ultimi 10 anni, almeno 82 neonati hanno acquisito l’infezione da HIV dalla madre. Questi numeri rappresentano […]\n1 Dicembre 2017Commenti disabilitati su AIDS: 82 neonati infettati dalla madreRead More\nLa Lombardia detiene il triste primato del più alto numero complessivo di casi di Hiv tra le regioni italiane. In base agli ultimi dati disponibili, circa 1/3 dei casi totali italiani (circa 23mila) sono stati diagnosticati in Lombardia, metà dei quali nell’area metropolitana di Milano. Ma il capoluogo lombardo nel 2015 deteneva anche il primato […]\n27 Ottobre 2017Commenti disabilitati su Milano prima città in Italia contro l’AIDSRead More\nCarceri: solo 1 detenuto su 3 non è malato\nNecessario un nuovo approccio per la sanità nelle carceri: solo 1 detenuto su 3 non è malato. 1 su 2 è ignaro della propria patologia. In aumento la tubercolosi. Gravi i dati su HIV e HCV. “Un detenuto su tre è affetto da Epatite C e il problema sarebbe oggi risolvibile”, afferma il prof. Babudieri […]\n8 Ottobre 2017Commenti disabilitati su Carceri: solo 1 detenuto su 3 non è malatoRead More\nDalle mucche il segreto nella lotta contro l’HIV\nLe mucche possono avere il segreto per curare l’HIV, secondo ciò che hanno reso noto alcuni ricercatori degli Stati Uniti. In uno studio pubblicato sulla rivista Nature gli studiosi dello Scripps Research, dell’International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) e della Texas A & M University hanno scoperto che le mucche producono anticorpi potenti contro l’HIV. Questi […]\n22 Luglio 2017Commenti disabilitati su Dalle mucche il segreto nella lotta contro l’HIVRead More\nHIV: Una nuova diagnosi su 5 riguarda gli “Over50”\nIl rischio principale è certamente associato al numero dei partner sessuali, tuttavia si registrano anche infezioni contratte mediante rapporti avvenuti con il partner stabile che non era a conoscenza di avere l’infezione. Il legame tra protezione e infezione è ancora spesso oscuro, sia per i giovani che per gli adulti. Si confonde ancora la difesa […]\n8 Giugno 2017Commenti disabilitati su HIV: Una nuova diagnosi su 5 riguarda gli “Over50”Read More\nDal 12 al 14 giugno la IX edizione di ICAR all’Università di Siena: attesi circa 800 specialisti HIV: UN INFETTO SU 5 NON SA DI ESSERLO, RAPPORTI SESSUALI NON PROTETTI CAUSA DELL’86% DEI CASI. COSTI ED EFFETTI DELLA TERAPIA I rapporti sessuali non protetti causa dell’86% delle infezioni, i contagi per trasmissione endovenosa sono […]\n29 Maggio 2017Commenti disabilitati su HIV: un infetto su 5 non sa di esserloRead More\n30 Aprile 2017Commenti disabilitati su Mangiare le caccole del naso rafforza il sistema immunitarioRead More


Mosca killer dell’albero noce: «l’Abruzzo non è attento al problema» - PrimaDaNoi.it\nMosca killer dell’albero noce: «l’Abruzzo non è attento al problema»\nLa denuncia parte dall’associazione Robinhood Abruzzo\n- 25 Giugno 2012 alle 12:31\nABRUZZO. In Abruzzo è emergenza nocino.\nIl tipico liquore digestivo ricavato dall’albero di noce è messo a rischio dall’attacco delle mosche. Lo fa sapere l’associazione Robinhood Abruzzo allertata dagli agricoltori di settore che lamentano la mancata attenzione al problema da parte delle istituzioni abruzzesi.\nIn Abruzzo a differenza di altre regioni del nord, l’attacco ai frutti di noci e la relativa perdita di raccolto sembra non interessare le strutture preposte, fa sapere Robinhood. L’insetto killer proviene dal nord Americana e si chiama Rhagoletis completa Cresson ed attacca il noce comune (Juglans regia) danneggiandone la produzione.\nEppure una soluzione al problema esiste. Si tratta di una trappola artigianale detta trappola proteica che tiene lontani gli insetti dall’albero. Si costruisce a casa utilizzando delle comuni bottiglie di plastica da 2 litri, riempite per 1/3 del loro volume con una miscela di ammoniaca al 5% (non profumata) e acqua in parti uguali, a cui si aggiunge qualche acciuga. Queste trappole devono essere appese agli alberi, in numero di 2-4 per pianta, secondo le dimensione della chioma e poi devono essere sigillate con tappi speciali (reperibili in commercio) che permettono l’entrata degli insetti, ma impediscano l'ingresso della pioggia. Gli insetti, attratti dall’odore emesso dal contenuto della bottiglia, penetrano all’interno e annegano nel liquido. In alternativa, fa sapere l’associazione, è possibile usare delle trappole cromotropiche gialle.\nPer chi volesse, invece, utilizzare i classici insetticidi, l’associazione consiglia l’utilizzo di prodotti a base di Spinosad efficaci contro la carpocapsa (che attacca ugualmente il noce) ma indicati per ogni genere di mosca “assassina”.\nI pascoli di carta invadono l’Abruzzo: Copagri: «pericolo truffa»\n06:06, 26 Giugno 2012\nL'Associazione Robinhood e chi la rappresenta meriterebbe il Nobel per la salvaguardia dell'ambiente e i consigli preziosi che forse vengono un po' troppo ignorati!!! Dal nostro piccolo un enorme grazie!


Colla e il “fardello” Albissola, lo Spezia si allontana\nIl Noif vieta l'ingresso forte e il contestuale controllo di due club professionistici mentre il presidente del club gialloblu annuncia l'iscrizione dell'Albissola. Un'idea che potrebbe trovare condizioni migliori fra un anno\ne se diventasse main-sponsor?\nLa Spezia - Se Giampiero Colla entrerà nella compagine societaria dello Spezia Calcio non potrà acquisire il pacchetto di maggioranza a meno che non si liberi dell'Albissola, la società di terza serie di cui è proprietario e presidente. Ecco perché l'ipotesi di un ingresso nel club con quote di maggioranza per il patron della MV Aluminium è al momento uno scenario pressochè impossibile, senza un disimpegno, anche solo parziale, dall'altra società. Quando su queste pagine si è detto di una possibile entrata nella compagine di Via Melara si è infatti sempre e solo parlato di un quantitativo di quote, anche cospicuo, ma mai della maggioranza assoluta (leggi qui. Almeno nelle condizioni attuali, ovviamente. L'articolo 16 del Noif alla voce "Partecipazioni societarie" parla e, per la verità, parlava chiaro anche un mese fa: al punto uno si legge con lapalissiana certezza che non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in società appartenenti alla sfera professionistica o al campionato organizzato dal Comitato Interregionale. Quando si scrive "posizione di controllo" di una società o associazione sportiva, ci si riferisce al soggetto protagonista ma anche ai suoi parenti o affini entro il quarto grado "riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un’influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali".\nE allora Salernitana e Bari che hanno proprietà comuni a Lazio e Napoli, vedi i potentissimi De Laurentis e Lotito? Secondo il Noif sono casi diversi come viene spiegato al punto dell'Art. 16 bis: "Non si dà luogo alle sanzioni, qualora il controllo derivi da successione mortis causa a titolo universale o particolare, o da altri fatti non riconducibili alla volontà dei soggetti interessati". Detta in parole povere i proprietari di Napoli e Lazio sono in regola poichè Salernitana e Bari sono ripartite dai dilettanti e si sono ritrovate nel calcio professionistico dopo una promozione sul campo.\nRicordandosi sempre che la Social Sport lo scorso 4 giugnò chiarì in un comunicato ufficiale che nessuna offerta era stata formulata per la vendita dello Spezia, è probabile che da quel giorno le parti abbiano provato a trovare una quadra, allontanandosi dalla soluzione. Magari non definitivamente perchè non è detto che non ci siano i margini per una sponsorizzazione importante e un discorso aperto per il futuro. Di questa storia se ne saprà di più la settimana ventura, quando probabilmente si deciderà in maniera definitiva come agire: il tempo stringe e qualsiasi passaggio di quote, presuppone un periodo di sommovimenti che non può essere certo sconfinare in luglio o, peggio ancora, agosto. Chiaro quanto sia differente entrare in un club con la quota di maggioranza o farlo con una partecipazione, anche nell'ottica delle scelte degli uomini (organigramma) e dei programmi. In società si lavora come sempre, la segreteria si occupa de preparare i documenti per l'iscrizione al campionato e la relativa fidejussione, da inviare a Roma entro il 24 giugno. Ritiro ed allenatore saranno prossimi all'ufficializzazione. La scaletta del diggì Guido Angelozzi è presto detta: prima di tutto gli incontri con i papabili, poi, una volta raggiunto l'accordo con il prescelto, si prenserà alla preparazione. Sarà infatti del nuovo allenatore l'ultima parola sul luogo, che, come detto, non sarà Pontremoli ma probabilmente una località del Trentino anche se, appunto, la scelta non è stata ancora divulgata. Altro elemento fondamentale quello del budget, per il quale il dirigente siciliano deve avere più pazienza di un anno fa: l'interessamento societario ha traslitterato i tempi ma anche qui la sensazione è che non saranno cifre molto diverse da quelle dell'estate 2018.\nGiovedì 13 giugno 2019 alle 21:00:23


Tifosi bianconeri a caccia del biglietto Juve-Barca: prezzi, pacchetti e... truffe - Bergamo News\nTifosi bianconeri a caccia del biglietto Juve-Barca: prezzi, pacchetti e… truffe\nSono tantissimi (anche a Bergamo) i sostenitori juventini che stanno cercando i tagliandi per assistere alla finale di Berlino. Le prevendite si sono aperte giovedì 21 maggio alle 12: ecco modalità di acquisto, prezzi e pacchetti. Ma attenzione alle tantissime truffe che sono già iniziate su internet.\ndi Redazione Bergamonews - 21 maggio 2015 - 15:40\nLa Juventus il prossimo 6 giugno si giocherà la finale di Champions League. Quale regalo migliore per un tifoso della Vecchia Signora se non un biglietto per la partitissima di Berlino? E’ proprio questo, infatti, il sogno di tutti i tifosi: vedere la propria squadra del cuore dal vivo in una finalissima della massima competizione europea. Ma attenzione, perché i costi altissimi e le truffe (tantissime) sono in agguato.\nLa corsa per accaparrarsi i tagliandi tanto desiderati è ufficialmente iniziata giovedì 21 maggio alle 12 sull’unico canale ufficiale autorizzato alla vendita degli stessi, www.berlino2015.it: dei 19.550 biglietti che la Juventus ha ricevuto dalla Uefa, la quasi totalità (19mila) saranno, infatti, in vendita su questo sito, creato da Francorosso. Per una settimana solo gli abbonati potranno partecipare alla caccia al ticket, dopodiché, dal 28 maggio, la società bianconera rimetterà in vendita agli stessi prezzi e con le stesse modalità (si passa sempre dal pacchetto Francorosso), gli eventuali posti avanzati. La speranza di chi confida in poche prelazioni esercitate è debole.\nCos’è il pacchetto Francorosso? Consiste nel biglietto per entrare allo stadio più il viaggio per la capitale tedesca. I tagliandi hanno varie tipologie di costi: 70, 160 o 280 euro. Per recarsi a Berlino, invece, esistono due possibilità: l’aereo va dagli 800 ai 1000 euro mentre il tragitto in autobus ne richiede 500. Insomma, meno di 600 euro è impossibile spendere, ma il pernottamento non è contemplato. La spesa media per seguire la finalissima di Champions si dovrebbe dunque aggirare intorno agli 800-1.000 euro.\nSarà ovviamente possibile aggirare il pacchetto Francorosso con tutti i rischi del caso: i voli hanno prezzi abbastanza alti e gli hotel non sono da meno. Il viaggio in auto? Porterebbe un piccolo risparmio se la spesa fosse divisa tra tre-quattro persone, ma si tratterebbe comunque di un viaggio molto lungo (da Bergamo sono 1.100 chilometri tondi tondi, circa 12 ore di viaggio) per una spesa che si dovrebbe aggirare tra i 200 e i 250 euro (per benzina e pedaggi vari).\nA questo punto, questi ultimi temerari dovrebbero procurarsi il tagliando per vie traverse e su internet impazzano le offerte. Viagogo offre tagliandi da 1.884,99 euro a salire fino a 3.740. Su Ticketbis per un ingresso allo stadio si arriva addirittura a 30mila euro. Attenzione, però, perché altro non è che la nuova frontiera del bagarinaggio. Chi ha comprato i biglietti sul sito Uefa, che ne ha venduti 6mila dal 5 al 23 marzo tramite sorteggio, può puntare a rimetterli in vendita online per speculare. La Uefa ha dato un chiaro avvertimento: “Non fidatevi di venditori non autorizzati, agenzie e siti web. Allo stadio verrà verificata l’identità del possessore”. Dunque, occhi aperti.\n4 coppe dei campioni, 23 scudetti, 11 supercoppe…. chi continua la poesia? Forza Barcellona!\n31 scudetti, due coppe campioni…chi scrive il resto della poesia ?\n…la serie B.\ncaro gigi, sarà anche vero. Ma è questo il motivo per cui moltissimi italiani odiano la vostra squadra. Io personalmente vi faccio un grosso in bocca al lupo per la finale, ma un po’ meno arroganza e boriosità non guasterebbe…\nAspetto l’articolo del bergamasco che perderà il portafogli a Berlino…\nio abbonato da anna alla Juventus a Berlino ci sarò…. A costo di sborsare 5000€ quindi che problema ci sarebbe? Chiedo soldi a lei?\nCon i suoi soldi può farci ciò che le pare. Il mio commento non era riferito a quello, bensì a tutt’altro (gli smarrimenti dei portafogli dei bergamaschi in giro per lo stivale)…difficile leggere, vero?\n22 maggio 2015 alle 9:08\nsoldi sprecati…contento tu?


“Lerici Pea” a Daniel Cundari. Il poeta di Rogliano è il più giovane premiato della storia del celebre riconoscimento – SAVUTOWEB\n“Lerici Pea” a Daniel Cundari. Il poeta di Rogliano è il più giovane premiato della storia del celebre riconoscimento\n21 Agosto 2017 Gaspare Stumpo\nIl Lerici Pea, uno dei premi maggiormente significativi nel panorama letterario nazionale e internazionale, (tra i premiati nelle sue varie categorie si ricordano Giorgio Caproni, Alberto Bevilacqua, Carlo Betocchi, Dario Bellezza, Valentino Zeichen, Giovanni Giudici, Mario Luzi, Franco Loi, Attilio Bertolucci, Adonis, Juan Gelman, Lawrence Ferlinghetti, Edoardo Sanguineti, Ismail Kadare, Marcia Teophilo, Cees Nooteboom, Gabriella Sica, Titos Patrikios) sarà assegnato il 24 agosto 2017 a Lerici per la sezione ‘Paolo Bertolani‘ – a Daniel Cundari, il poeta 33enne autore di Cacagliùsi, Poesie contro me stesso, Nell’incendio e oltre, ‘Ngilla orba, e di una ricca serie di esibizioni tratte dal ‘repentismo cutise’, un ambiente immaginativo-espressivo inventato dal poeta, che si basa sul canto d’improvviso, utilizzando il dialetto in funzione di lingua universale della parola e del corpo.\nA presentare Daniel Cundari sarà il critico letterario Manuel Cohen. Seguirà poi uno spettacolo di musica e danza con il poeta di Rogliano, le ballerine del Balletto di Calabria, il contrabbasso di Sasà Calabrese e le corde di Massimo Garritano.\nDaniel Cundari succede al grande poeta Emilio Rentocchini. A settembre, inoltre, riceverà anche il Premio Ischitella 2017 come vincitore assoluto.\n“E’ stato detto che i poeti muoiono sempre giovani e forse è altrettanto vero che i poeti nascono già vecchi perché chi è stato sfiorato dal dardo di Apollo non ha più età. Daniel Cundari è giovanissimo ma la sua poesia è già antica e stupisce la sicurezza del suo timbro, il rigore formale che denuncia una meditata consuetudine con i classici oltre che con le voci più significative della moderna lirica europea” – Mario Specchio.\nData: 21 agosto 2017.\nFonte: Lerici Pea.\n← La Calabria pronta ad accogliere dieci giovani madri che hanno perso i figli durante il naufragio del 27 maggio scorso\nCosenza, sospeso il programma del ‘Festival delle Confluenze’. Santelli: “il nostro pensiero è rivolto alle tre vittime dell’incendio” →


I media statunitensi sottolineano il successo dei vaccini anti-COVID-19 di Cuba\nWashington, 13 gen (Prensa Latina) Il canale televisivo statunitense CNBC ha evidenziato oggi lo straordinario successo dei vaccini cubani contro la COVID-19 e li ha descritti come la migliore speranza per i paesi a basso reddito.\nIn un ampio articolo in cui vengono intervistati diversi esperti internazionali, la catena delle notizie economiche ha evidenziato che la nazione caraibica ha vaccinato un'ampia percentuale della sua popolazione, un traguardo che quasi tutte le nazioni più grandi e ricche del mondo non hanno ancora raggiunto.\n"La piccola isola caraibica ha raggiunto il traguardo di produrre i propri immunogeni contro la COVID-19, anche se lotta per mantenere gli scaffali dei supermercati riforniti in mezzo a un feroce bloqueo commerciale degli Stati Uniti decennale", si legge nel testo.\n“È un'impresa incredibile, ma quelli di noi che hanno studiato la biotecnologia non siamo sorpresi in questo senso, perché non viene dal nulla. È il prodotto di una politica governativa consapevole di investimento statale sia nella salute pubblica che nella scienza medica”, ha detto alla CNBC, Helen Yaffe, esperta di Cuba e professoressa di storia economica e sociale all'Università di Glasgow, in Scozia.\n"La pura audacia di questo piccolo paese nel produrre i propri vaccini e vaccinare il 90% della sua popolazione è straordinaria", ha detto alla CNBC, John Kirk, professore emerito nel programma per l'America Latina presso la Dalhousie University in Nuova Scozia, Canada.\nYaffe ha anche sottolineato che molti paesi e popolazioni del sud del mondo vedono i vaccini cubani come la migliore speranza per farsi vaccinare in un futuro prossimo.\n"L'obiettivo di Cuba non è fare soldi facili, a differenza delle multinazionali della farmacia, ma mantenere il pianeta in salute. Quindi sì, realizzare un profitto onesto, ma non un profitto esorbitante come hanno fatto alcune multinazionali", ha detto Kirk. .\nIeri, l'Organizzazione Panamericana della Sanità ha evidenziato i tassi di vaccinazione anti-COVID-19 di Cuba tra i più alti al mondo, citando anche paesi della regione come Cile e Argentina.


Artinside Museum - Artebinaria\nHome » Artinside Museum\nVisita il museo immaginario in realtà aumentata\n100 capolavori della Pittura dal Duecento al Novecento in Realtà Aumentata\nScegli tra le quattro aree tematiche:\nla vita quotidiana, i ritratti, la mitologia e l’arte sacra.\nAmmira i 100 capolavori\nAmmira i cento capolavori dei grandi artisti del passato, a grandezza naturale.\nAscolta i commenti\nTocca i pannelli e le opere, per ascoltare i commenti audio in perfetta sintesi vocale (in italiano), che arricchiscono la tua visita\nArtinside Museum è la app ideata e realizzata da Artebinaria, che ti offre una visita in Realtà Aumentata ad un museo immaginario, in cui 100 capolavori dell'arte pittorica di epoche diverse vengono esposti nello spazio attorno a te in grandezza naturale, all'interno di quattro aree tematiche e di venti sale espositive.\nPuoi utilizzare Artinside Museum dove vuoi: in casa, all'aperto, da solo o assieme ai tuoi cari.\nOgni opera è arricchita da un proprio commento audio, in perfetta sintesi vocale, in lingua italiana, che potrai attivare semplicemente “toccando” le opere durante la tua visita. Artinside Museum contiene inoltre le schede informative di ciascuna opera, e la biografia di oltre 60 artisti.\nArtinside Museum è dunque un viaggio attraverso 100 capolavori della pittura, dal Duecento al Novecento, suddivisi in quattro aree tematiche: la vita quotidiana, i ritratti, la mitologia e l’arte sacra. La vita quotidiana viene presentata attraverso una selezione di venticinque capolavori che portano in scena le attività lavorative, i passatempi, lo studio, lo svago, fino ai gesti abituali come l’alzarsi, il pettinarsi, il vestirsi ed il mangiare. Il genere del ritratto – dal Quattrocento al Novecento- viene svelato attraverso le immagini di futuri sposi, ricchi banchieri, principesse, giovani fanciulle, e di dieci autoritratti di celebri pittori, dal Seicento al Novecento (da Rembrandt a Mengs, da Van Gogh a Boccioni). Il tema mitologico comprende venticinque capolavori che mostrano i principali personaggi mitologici con i loro attributi e le loro storie. Il viaggio si conclude con la sezione dedicata all’arte sacra, che comprende venticinque opere, che illustrano alcuni episodi biblici, il tema dei Santi e della Madonna con Bambino.\nArtinside Museum, all'aperto\nArtinside Museum, nel salotto di casa\nLeggi alcuni articoli su Artinside Museum


Diocesi: Udine, domani la festa diocesana dei ministranti | AgenSIR\n30 aprile 2019 @ 18:29\nTorna l’ appuntamento con la festa diocesana dei ministranti della diocesi di Udine che si terrà a partire dalle 8.30 di domani nel Seminario di Castellerio. Il tema di quest’anno, si legge in una nota diffusa oggi, sarà “incentrato sulla chiamata che Dio rivolge ad ognuno a diventare santi. Per questo il titolo scelto è ‘Siate santi! Perchè io sono santo’, ispirato all’invito che Dio rivolge agli Israeliti nel libro del Levitico (Lv 19,2) e ripreso da Gesù stesso nel Vangelo di Matteo (Mt 5,48)”. A fare da sfondo e “sostegno in questo percorso verso la santità ci sarà la figura di San Luigi Scrosoppi, che in occasione della festa sarà istituito patrono dei ‘zagos’ (i ministranti diocesani) dall’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato”. Parteciperanno alla giornata anche le suore della Provvidenza, fondate proprio da Scrosoppi, e la banda musicale di Orzano, paese friulano molto legato al patrono.


Sci alpino, slalom Wengen 2018: la classifica finale, Hirscher umilia Kristoffersen\nMarcel Hirscher - Foto Marco Trovati - Pentaphoto\nLIVE – Sci alpino, Soelden 2018: slalom gigante maschile prima e seconda manche (DIRETTA)\nSci alpino, slalom gigante maschile Soelden 2018: start list e pettorali di partenza\nSci alpino, slalom gigante maschile Soelden 2018 a rischio: si decide domenica mattina\nSci alpino, Soelden 2018-19: data, orario e tv dello slalom gigante maschile\nNon esistono rivali per Marcel Hirscher. L’austriaco regala un’altra prova straordinaria e vince con quasi un secondo di distacco lo slalom speciale di Wengen valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2017/2018. Costretto nuovamente al secondo posto il norvegese Henrik Kristoffersen che ormai sta abbandonando l’idea di poter tornare su quel gradino più alto del podio, perchè sin quando c’è questo Marcel Hirscher è francamente difficile pensare di poter vincere la gara. Terzo l’ottimo Andre Myhrer che toglie il podio al pupillo di casa Zenhausern per solamente nove centesimi. Il primo azzurro è Stefano Gross che chiude la sua prova al settimo posto.\nLA GARA – Il fenomeno ha colpito ancora. E lo ha fatto dopo che Kristoffersen aveva disputato una grandissima seconda manche, riuscendo a scalzare Myhrer e riuscendo a prendersi la prima posizione provvisoria. Ma non aveva fatto i conti, ancora una volta con Marcel Hirscher, che disputa una manche aliena e chiude con quasi un secondo sul suo rivale norvegese. Si tratta dell’ottava vittoria stagionale, della quinta di fila in uno slalom e della cinquantatreesima in carriera in Coppa del Mondo. In precedenza da segnalare l’ottima rimonta di Michael Matt, l’austriaco guadagna undici posizioni e sale sino al settimo posto davanti a Stefano Gross. L’azzurro disputa una buona seconda frazione e riesce a chiudere cinque posizioni avanti rispetto alla prima manche. Buona seconda manche anche Manfred Moelgg che però paga la disastrosa parte iniziale e chiude dodicesimo guadagnando dieci posizioni rispetto al ventiduesimo posto della prima manche. Niente da fare per Riccardo Tonetti, l’azzurro commette un errore ed è ventiquattresimo al traguardo.\n1 Hirscher (AUT)\n2 Kristoffersen (NOR)\n3 Myhrer (SWE)\n4 Zenhausern (NOR)\n5 Nestvold (NOR)\n6 Matt (AUT)\n7 Gross (ITA)\n8 Pinturault (FRA)\n9 Strasser (GER)\n10 Digruber (GER)\n12 Moelgg (ITA)\n24 Tonetti (ITA)\nLa classifica aggiornata della Coppa del Mondo maschile\nGiona Maffei / 28 ottobre 2018\nSegui gli aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 10:00 e dalle 13:00 di domenica 28 ottobre\nAliosha Bona / 27 ottobre 2018\nTanti gli azzurri al via a Soelden


Fermiamo la strage. Appello ai politici, ai giornalisti, alla Chiesa, alla società civile. - LiberoReporter\nHome / Banche / In Evidenza / Fermiamo la strage. Appello ai politici, ai giornalisti, alla Chiesa, alla società civile.\n2 Aprile 2012, 14:38\nFermiamo la strage. Appello ai politici, ai giornalisti, alla Chiesa, alla società civile.\nQuanti morti ancora dovranno esserci prima di aprire un’inchiesta sulle banche? Come giornalista sento il dovere morale di sollecitare i politici, le associazioni di categoria, la Chiesa e soprattutto i colleghi che come me ogni giorno ricevono delle pulsioni precise su ciò che sta accadendo nel nostro Paese, a causa delle banche o forse delle cattive banche. Non si può più fare finta di nulla. Siamo arrivati al capolinea, dopo anni di denuncie messe in atto dagli imprenditori, condite con la disperazione data da quel senso di impotenza nell’avere giustizia, ora nessuno che abbia un minimo di senso morale si può girare dall’altra parte. Il Capo dello Stato, qualche giorno fa, ha dichiarato “ non c’è esasperazione nel Paese”, ma a quale Paese si riferisce? Se si riferisce all’Italia mi viene il dubbio che le informazioni da lui acquisite non siano aderenti alla realtà. Una realtà fatta da gente che si toglie la vita nel modo più atroce dandosi fuoco o impaccandosi , cos’ è se non esasperazione ed impotenza?\nL’aver dissanguato in questi anni il sistema delle imprese facendo pagare il costo del denaro più alto di tutti i paesi sviluppati al mondo, ha fatto si che alla prima crisi, i drammi esplodessero. I tassi da usura applicati, così come affermato da sentenze, debiti illegali “pompati” ad arte con collaterali fatti da derivati, commissioni e spese addebitate senza alcun limite, hanno di fatto messo sul lastrico tutti . Oggi le banche chiedono i rientri immediati di posizioni debitorie in buona parte illegittime chiudendo unilateralmente il credito . Un imprenditore in crisi di liquidità perché la pubblica amministrazione non paga o il cliente è in ritardo si trova da un momento all’altro fallito. Quelle stesse imprese e quegli imprenditori che per decenni sono stati le mucche munte e dissanguante in maniera illegale, dal sistema bancario che ha garantito profitti spropositati a manager e azionisti.\nQuesti aggressioni bancarie portano l’imprenditore a chiudere e mandare a casa i propri dipendenti, il fallimento economico e cosa ancor più grave umano; questo c’è dietro al suicidio.\nConoscere ed analizzare i fatti significa cercare di capire per evitare il ripetersi di tale vicende. In Italia vi sono centinaia di migliaia di vertenze civili e penali instaurate da cittadini ed imprese contro le illegalità bancarie che sono ferme nei meandri dei tempi della giustizia. Il 90% delle sentenze danno ragione ai clienti, gli importi addebitati sono illegittimi, allora di cosa parliamo. Perche non si fanno rispettare le leggi a chi le ha evase.\nPerché non si pretende che il sistema bancario rientri dei 3 miliardi di elusione fiscale che ha in contenzioso con il fisco.(le tante operazioni Brontos, Procura di Milano). Stiamo parlando di vite umane, di istigazioni al suicidio, stiamo parlando di disperazione, perché ognuno non fa la propria parte, perché le Procure non capiscono che la violazione del mercato creditizio è tutelato dalla costituzione e punito da leggi molto severe?\nLa nostra coscienza , la visione di quelle drammatiche immagini di chi si è dato fuoco, devono farci sussultare la coscienza e dire basta.\nBasta all’arricchimento di lobby potenti che hanno dissanguato cittadini ed imprese, in questo paese la legge dovrebbe essere uguale per tutti.\nI drammi che stanno avvenendo sono irreversibili, di fronte alla morte non vi è ritorno. Vi scongiuro ognuno di noi faccia la propria parte.\nSi pretenda giustizia, la si chieda e si chieda che ognuno si assuma le proprie responsabilità.\nAttenzione però, che la disperazione può provocare effetti letali. Abbiamo una lista di suicidi avvenuti negli ultimi due anni, da far spavento. Ormai non si tratta più di un caso isolato e tutti hanno lo stesso denominatore comune: le banche. La politica gira la faccia dall’altra parte, i media non si espongono più di tanto. Le persone dotate di coscienza, oggi, non possono non configurarsi come potrebbe evolvere tutta questa disperazione. Signori non aspettiamo che accadano altre tragedia, non aspettiamo che ci sia una rivolta. Non siamo lontani da questo.\nVi prego di leggere una delle lettere che meglio espone la situazione reale\nCome giornale organizzeremo delle azioni, staremo vicini alle imprese, ci aspettiamo che tutti voi siate solidali verso un problema che ha gettato l’Italia in ginocchio e che tocca tutti noi. Gli Italiani non possono più aspettare.\nTagged with: banche, chiesa, cittadini, media, politica, suicidi, usura\n9 Maggio 2020, 15:06


Distribuzione e morfologia dei congiuntivi in alcune varietà salentine | IRIS Università degli Studi di Padova Attenzione: i dati modificati non sono ancora stati salvati. Per confermare inserimenti o cancellazioni di voci è necessario confermare con il tasto SALVA/INSERISCI in fondo alla pagina\nDistribuzione e morfologia dei congiuntivi in alcune varietà salentine\nLo studio parte dall'esame dei dati dialettali trattati nell'ambito del progetto Asit, ma si espande sia attraverso un'attenta verifica della letteraura, sia mediante il controllo con ulteriori informatori. Vengono messi in rilievo principalmente due aspetti: la persistenza del congiuntivo, sia in frase dipendente, sia in frase matrice, che quindi pare più impermeabile all'influsso dell'italiano di quanto solitamente affermato. Prova ne è che sono osservate costruzioni al congiuntivo al di fuori dei contesti italiani, e in particolare con strutture morfologiche estranee alla lingua nazionale. Tale distribuzione del congiuntivo viene descritta e spiegata alla luce delle caratteristiche sintattiche tipiche dell'area salentina (costruzione 'balcanica'), e focalizzata in particolare nel comportamento degli ausiliari, che lo mantengono in maniera maggiore. La seconda parte del lavoro si sofferma su un'ipotesi per spiegare l'origine della morfologia di congiuntivo in -scia, tipica a partire dai verbi atematici, e sulla descrizione, formale e sintattica, di una forma del congiuntivo di essere, 'eggia' (3s), che risulta quasi mai menzionata nei repertori tradizionali.\nTitolo: Distribuzione e morfologia dei congiuntivi in alcune varietà salentine\nAbstract: Lo studio parte dall'esame dei dati dialettali trattati nell'ambito del progetto Asit, ma si espande sia attraverso un'attenta verifica della letteraura, sia mediante il controllo con ulteriori informatori. Vengono messi in rilievo principalmente due aspetti: la persistenza del congiuntivo, sia in frase dipendente, sia in frase matrice, che quindi pare più impermeabile all'influsso dell'italiano di quanto solitamente affermato. Prova ne è che sono osservate costruzioni al congiuntivo al di fuori dei contesti italiani, e in particolare con strutture morfologiche estranee alla lingua nazionale. Tale distribuzione del congiuntivo viene descritta e spiegata alla luce delle caratteristiche sintattiche tipiche dell'area salentina (costruzione 'balcanica'), e focalizzata in particolare nel comportamento degli ausiliari, che lo mantengono in maniera maggiore. La seconda parte del lavoro si sofferma su un'ipotesi per spiegare l'origine della morfologia di congiuntivo in -scia, tipica a partire dai verbi atematici, e sulla descrizione, formale e sintattica, di una forma del congiuntivo di essere, 'eggia' (3s), che risulta quasi mai menzionata nei repertori tradizionali.


Comunisti senza umorismo\nPaola Setti - Mar, 11/04/2006 - 00:00\nUn breve commento a quello di Paola Setti, apparso su il Giornale di domenica 9 aprile («Il test che mette in crisi la tessera») e che ridicolizza il mio essere comunista: ma che idea avete di «comunista», tanto da accusarmi di sindrome da Dottor Jackill e Mister Hide?\nEssere comunista vuol dire seguire una dura scuola che nulla consente alle odierne facilonerie, allesibizionismo e alle posizioni di rendita. Alla demagogia imperante. Significa battersi per alcune priorità antiche e sempre nuove. Per prima il lavoro. Dunque, il sì alle grandi opere che, aumentando la competitività del sistema-Italia, creino occupazione era articolato e molto meno semplicistico della domanda del test.\nMa anche sì ai diritti, come nelle mie risposte al questionario avevo chiaramente indicato; senza che il presunto «comitato scientifico», che tali risposte doveva interpretare «oggettivamente», abbia ritenuto bene di tenerne conto: ad esempio i Pacs; ad esempio la priorità della scuola pubblica come agenzia di promozione della cittadinanza eguale, legge 30 - La guerra in Iraq.\nVisto landazzo strumentale dei commenti alle risposte a fini di lotta politica (ma siete giornalisti o attivisti del vostro editore-padrone?), di cui larticolo in questione è chiaro esempio, vi invito a pubblicare questa mia lettera ai sensi della Legge 8/2/48.\nCapogruppo del Partito\nLarticolo in questione era nato da un test su Internet che tutti in Regione si sono divertiti a fare, proprio perché le posizioni di ognuno risultavano lontane dai partiti di appartenenza. Nessuno si è lamentato, né di centrodestra né di centrosinistra, tranne Bianchi. Linvito a pubblicare la lettera ai sensi della legge 8/2/48 significa che, altrimenti, Bianchi si riserva di querelare. Potrebbe avvenire anche il contrario, per linsinuazione sugli «attivisti del vostro editore-padrone». Per noi però, la questione è chiusa qui. Perché noi, sarà che non siamo iscritti ad alcuna «dura scuola» comunista, abbiamo mantenuto il senso dellumorismo.


Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta - Pronto Intervento Fognature Roma\nHome > Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta\nProsciugamento Fognature Metro Subaugusta – Non attendere oltre e per il tuo pronto intervento fognature Roma contatta subito i nostri uffici per richiedere un preventivo gratuito!\nCompila il form per ricevere ulteriori informazioni su Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta:\nI nostri servizi per Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta:\nApprofondimento su Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta:\nSe vi doveste trovare ad aver bisogno dell’intervento di una ditta specializzata nel Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta, la nostra impresa è la soluzione ideale in quanto possiamo garantire un servizio svolto a regola d’arte, svolto da professionisti del settore e soprattutto a un costo più che onesto. Tutto questo è possibile in quanto siamo una realtà che possiede una grandissima esperienza, che si prende cura della propria clientela con professionalità e trasparenza garantendo una qualità sempre molto elevata. Gli esperti che compongono le nostre squadre d’intervento per il Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta sono costituite solo ed esclusivamente da uomini che hanno studiato e hanno ottenuto tutte le certificazioni necessarie per svolgere questo specifico mestiere, inoltre, la politica della nostra azienda impone a tutti i nostri dipendenti una costante e utile formazione per essere sempre aggiornati sulle più recenti tecnologie che interessano questo difficile ambito e sulle tecniche più efficaci da affrontare dinanzi a qualsiasi tipo d’intervento a seconda della gravità. Chiamando Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta vi accorgerete ben presto di quanto i frutti di tale rigorosa condotta da parte dei nostri tecnici dia i suoi frutti. Mai nessuno si è lamentato del nostro operato, ma anzi, il più delle volte la nostra clientela ci ha saputo fare una buona pubblicità parlando della nostra azienda ad amici, parenti e colleghi. Grazie a tutto questo la nostra ditta specializzata nel servizio di Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta è ben presto divenuta molto richiesta e la riprova è che ogni giorno riceviamo moltissime chiamate da clienti nuovi e da persone, ditte o enti pubblici che hanno già avuto a che fare con noi. In quanto esperti di questo settore ci teniamo a ricordare che affidarsi a un’impresa capace nel Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta come la nostra rappresenta sempre la scelta migliore per la durata degli impianti e per risparmiare diversi soldi, questo perché affidandovi ad aziende giovani o poco serie si rischia di non risolvere il problema o, nella peggiore delle ipotesi, di crearne altri nuovi che possono danneggiare ulteriormente gli impianti costringendovi a dover spendere nuovamente denaro per rimettere a posto le cose. La nostra ditta specializzata nel Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta è quanto di meglio possiate desiderare per voi e la vostra proprietà o la vostra attività. Tutto quello che dovete fare per mettervi in contatto con noi è appuntarvi il numero di telefono che potete trovare sul nostro sito internet nell’area contatti e telefonare. Dopo che ci avrete spiegato il vostro caso i nostri operatori si attiveranno subito e in men che non si dica il nostro team sarà da voi per risolvere il problema. Se invece preferite avere qualche informazione rapida oppure richiedere un sopralluogo e un preventivo gratuito e senza impegno delle operazioni da svolgere potete scrivere una mail al nostro indirizzo di posta elettronica.\nL’imprevisto è sempre in agguato e noi lo sappiamo bene: avete un problema con il vostro scarico ma è la domenica di Pasqua? Le vostre fogne si sono intasate e c’è pericolo che la vostra abitazione possa allagarsi ed è capitato in piena notte? Non preoccupatevi, con il servizio di pronto intervento della nostra impresa specializzata nel Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta l’emergenza non finirà in tragedia perché noi siamo in grado di risolvere i vostri problemi in tempi rapidi, con grande professionalità e a un costo assolutamente giusto. La nostra ditta, che opera in questo settore da diversi anni ha infatti il pregio e la fortuna di avvalersi di un team esperto sempre disponibile, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno. Con gli esperti di Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta, se avete un’emergenza, vi basterà semplicemente effettuare una telefonata al numero che potete trovare sul nostro sito internet, spiegare all’operatore il tipo di problema che avete, e in men che non si dica una nostra squadra operativa sarà a vostra completa disposizione per portare la situazione alla normalità. La nostra ditta di Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta, leader nel settore dei servizi e degli interventi ambientali, è in grado, in virtù dell’esperienza maturata negli anni, di ideare la soluzione più adatta per ogni tipologia di esigenza. Il nostro modo di lavorare ci permette di agire con rapidità ed efficienza, offrendo una gamma di servizi di alta qualità nel settore di nostra competenza, tra cui anche il pronto intervento e tutti i lavori inerenti le tubature sotterranee. Rivolgersi alla nostra ditta di Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta, per risolvere qualsiasi problema di questo tipo, significa affidarsi ad un’unica azienda in grado di soddisfare ogni richiesta con la massima tempestività, ma soprattutto poter contare su l’operato di un team di tecnici competenti e qualificati, determinati ad offrire ai clienti una strategia mirata e studiata su misura per ogni singolo lavoro. La nostra ditta si rivolge alle aziende del settore pubblico e privato, agli amministratori condominiali, ai professionisti che hanno in gestione i lavori di manutenzione di singoli appartamenti o interi immobili, ma anche ai privati cittadini con una gamma completa e vasta di servizi. Insomma, chiunque può contattarci e usufruire del nostro aiuto.\nCome già detto, la nostra ditta specializzata nel Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta offre un comodo ed efficientissimo servizio H24 utile ad esempio nel caso di allagamento per la liberazione dello scarico. In quanto esperti nel settore, sappiamo bene che nel caso ci sia una situazione di vera emergenza è importante poter fare affidamento sulle capacità di un team di professionisti esperti in questo tipo di operazioni. Inoltre, noi di Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta sappiamo anche che la rapidità in queste circostanze particolari rappresenta un elemento fondamentale per evitare danni consistenti agli ambienti della casa o del luogo in cui è necessaria la nostra presenza. Quindi in situazioni di questo tipo è nostra premura riuscire a intervenire nel più breve tempo possibile e soprattutto risolvere il problema alla radice. I tecnici della nostra ditta specializzata nel Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta sono in grado di operare sul campo in maniera efficace per la disostruzione di wc e tubature varie. Tra gli strumenti che la nostra impresa mette in campo sono comprese anche le moderne sonde per la video ispezione di condotti fognari e tubazioni, che consentono di individuare in maniera rapida la natura dell’ostruzione e di conseguenza le tecniche più adatte per la sua rimozione. Ovviamente noi esperti di Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta siamo in grado di metterci all’opera sia in ambito domestico che industriale per l’esecuzione di un’ampia serie di lavori quali lo spurgo di pozzi neri, la manutenzione di impianti per il trattamento di fanghi e liquami e più in generale per intasamenti delle tubature. La nostra impresa specializzata nel Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta si fa carico inoltre dell’applicazione delle più avanzate procedure per un corretto smaltimento di rifiuti anche pericolosi per l’uomo e per l’ambiente. Da sempre lavoriamo con professionalità e lo facciamo perché siamo pienamente coscienti di quanto sia importante e delicato il nostro mestiere. Fra gli interventi più comuni che vengono richiesti alla nostra impresa di Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta, la disostruzione di lavandini e water sono un’operazione indispensabile in tutti i quei casi in cui viene riscontrato un intasamento all’interno della tubatura, provocato da oggetti gettati nello scarico. Spesso capita, infatti, che i bambini gettino nei sanitari oggetti di varia natura o giocattoli, provocando inevitabilmente un blocco delle condutture, che deve essere necessariamente risolto da uno specialista. Qualora la problematica non possa venire archiviata tramite l’uso della tipica ventosa o con un liquido sgorgante, è consigliabile rivolgersi a un’impresa specializzata, proprio come la nostra esperta nel Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta, e se il problema dovesse presentarsi di notte, durante le festività o magari in entrambi i casi, di richiedere l’aiuto a chi proprio come noi mette a disposizione un efficientissimo servizio di pronto intervento. Scegliendoci potrete usufruire di una grande rosa di servizi che comprendono il Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta, l’autospurgo, il lavaggio di reti fognarie, di fosse biologiche e depuratori. Inoltre vi ricordiamo che garantiamo la possibilità di poterci attivare 24 ore su 24 sicuro con rapidità e mantenendo sempre un costo onesto e trasparente. Anche nel caso in cui doveste riscontrare un semplice quanto problematico intasamento del water potrete rivolgervi con fiducia agli esperti di Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta i quali, in tempi davvero rapidi, penseranno a mandare al vostro indirizzo un tecnico, in grado di risolvere con efficacia il problema. L’idraulico che invieremo all’indirizzo che ci avrete indicato, una volta individuata l’occlusione mediante apposite telecamere, provvederà a svuotare e pulire le tubature di scarico dagli oggetti che ostruiscono e dalle formazioni calcaree, avvalendosi di sonde idrodinamiche e idromeccaniche con getto ad alta pressione, che riescono a raggiungere anche i punti più difficili. Essendo una realtà assolutamente completa che quindi è in grado di occuparsi di qualsiasi problematica in relazione a questo campo, la nostra ditta specializzata nel Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta può intervenire anche nel caso in cui ci sia un problema di spurgo pozzi neri e fosse biologiche. E’ infatti molto comune che le tubature di scarico, i pozzetti e i wc presentino intasamenti dovuti all’accumulo di corpi estranei, impedendo il regolare deflusso dell’acqua. Per questo la nostra azienda specializzata nel Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta, opera da anni nel settore degli spurghi civili e industriali, del pronto intervento per l’allagamento di scarichi e della disostruzione di wc, offrendo servizi professionali e di qualità garantita. Grazie all’utilizzo di tecnologie d’avanguardia, ve lo ripetiamo ancora una volta, la nostra impresa è in grado di risolvere qualsiasi problema legato a questo settore, operando con precisione nel punto interessato dall’occlusione. Per la perlustrazione e analisi delle reti fognarie a supporto delle attività di spurgo, tra le altre, vengono impiegate speciali telecamere flessibili e telecomandate per video ispezioni, utili a verificare lo stato delle tubazioni ed eseguire così un intervento preciso e mirato senza farvi perdere tempo. Il team tecnico di Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta è specializzato anche nell’utilizzo di pompe canal jet che lavorano ad alta pressione e permettono l’eliminazione delle ostruzioni più persistenti e la rimozione dei liquami. Grazie a queste attrezzature speciali gli operatori sono in grado di svuotare pozzi neri ostruiti, smaltendo in poco tempo anche l’eventuale materiale fuoriuscito. Per ridurre al minimo i disagi alla clientela e tenere sotto controllo le condizioni igienico-sanitarie degli ambienti è indispensabile operare con rapidità. Proprio per tali ragioni vi rammentiamo ancora una volta che la nostra impresa specializzata nel Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta offre un servizio di altissima qualità, svolto da veri professionisti sia negli orari canonici che per quanto riguarda il pronto intervento con reperibilità H24 nel caso di emergenze. Oltre tutto ciò che vi abbiamo elencato, ci tenevamo a sottolineare che la nostra impresa offre a privati, piccole e grandi imprese ed Enti Pubblici, la possibilità di poterci contattare per farci svolgere interventi di rifacimento e riparazione delle tubature. Tali tipi di lavoro rappresentano un’operazione utile a prevenire danni improvvisi alla rete fognaria e idraulica sia sul suolo pubblico sia privato, grazie a periodici controlli di manutenzione. La nostra impresa specializzata nel Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta esegue i lavori creando nuove tubazioni strutturali per il risanamento delle condotte di servizio e delle fogne poste nel sottosuolo dei centri urbani e dei complessi industriali, il tutto senza scavi. Inoltre il nostro team operativo è in grado di provvedere alla pulizia di pozzetti e caditoie stradali tramite aspirazione di reflui e residui fangosi, pulizia di vasche di contenimento acque e fanghi industriali, svuotamento e lavaggio fosse biologiche, con relativo smaltimento dei reflui presso impianti di trattamento convenzionati, il tutto utilizzando diverse tipologie di veicoli e attrezzature all’avanguardia e di sicura perfezione tecnica. Insomma, come avrete intuito dopo aver letto tutto ciò che vi abbiamo elencato fino ad adesso, la nostra impresa specializzata nel Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta rappresenta quanto di meglio possiate desiderare per tutte le problematiche relative a questo settore, siano esse di grande o piccola entità. Tutto ciò che vi abbiamo detto fin qui corrisponde a verità, quindi se avete un qualsiasi prob\nlema legato al settore idraulico, chiamandoci potrete risolverli in maniera definitiva, spendendo una somma ragionevole e avendo sempre la certezza matematica che il lavoro svolto sia stato eseguito seguendo determinate regole e criteri. Con gli specialisti di Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta non esistono problemi irrisolvibili, tenetelo a mente.\nLink utili per Prosciugamento Fognature Metro Subaugusta: