Presentación del explosimetro by uzzi 10883 views\nmUESTREO CONT. QUIMICOS lectura dir... by Magnin Alejandro 6860 views\nSeguridad en espacios confinados by SST Asesores SAC 16903 views\n1. Explosímetro Parte N° 89220 Indicador de gas combustible Modelo 2A Manual de Instrucciones y Lista de Partes. ADVERTENCIA IMPORTANTE ESTE MANUAL DEBE SER LEIDO CUIDADOSAMENTE POR TODOS AQUELLOS QUE TIENEN O TENDRAN RESPONSABILIDADES PARA EL MANEJO, USO Y MANTENIMIENTO DE ESTE PRODUCTO. Al igual que cualquier otra pieza de equipo complejo, el Explosímetro de MSA, Modelo UL 2A, Indicador de Gas Combustible, funcionará de acuerdo a su diseño ® solamente si es instalado, usado y mantenido de acuerdo con las instrucciones del fabricante. DE LO CONTRARIO FALLARIA PARA CUMPLIR COMO SE DISEÑO Y LAS PERSONAS QUE CONFIAN EN ESTE PRODUCTO PARA SU SEGURIDAD PUEDEN SUFRIR DAÑOS PERSONALES SEVEROS E INCLUSO LA MUERTE Las garantías ofrecidas por Mine Safety Appliances Co. con respecto al producto quedarán sin efecto si el mismo no es usado y mantenido de acuerdo con las instrucciones de este manual. Por favor protéjase y proteja a los demás siguiendo las instrucciones. Nosotros invitamos a nuestros clientes a escribirnos o llamarnos con relación a este equipo antes de usarlo o para cualquier información adicional relativa al uso y reparaciones Fabricado por 1 MINE SAFETY APPLIANCES PITTSBURGH PENNSILVANIA, USA, 15230 1\n2. 2 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES GENERALES 1. El Indicador de Gas Explosímetro ® Modelo 2A, está diseñado para medir vapores o gases combustible contenidos en el aire. No indicará el contenido de gas combustible en una atmósfera de gas inerte, gases de chimeneas, en una atmósfera reducida o en atmósferas que contengan menos del 10% de oxígeno. Más aun este instrumento no debe ser usado donde la concentración de oxígeno excede la del aire normal y limpio (atmósfera enriquecida con oxígeno). 2. Ciertos materiales tales como sílices, silicones, silicatos y otros compuestos conteniendo silicones en la atmósfera a ser probada tenderán a “envenenar” el detector de filamento produciendo lecturas erróneas. Deberán hacerse verificaciones de calibración frecuentemente si se sospecha que tales materiales están presentes en la atmósfera que va a ser probada NOTA.- Vea “Advertencias y Limitaciones”. 3. El Indicador de Gas Combustible Explosímetro ® Modelo 2A detecta solamente gases y vapores combustibles en el aire. No indicará la presencia de neblinas o polvos combustibles suspendidos en el aire, tales como aceites lubricantes, polvo de carbón o polvo de granos. 4. Cuando haga muestreo sobre líquidos, tenga cuidado que el extremo de la línea o sonda de muestreo no toque la superficie del líquido. Es recomendable que una varilla de prueba sea usada para saber a que altura esta el nivel de líquido y prevenir que la sonda de muestreo lo absorba. 5. Use sólo partes de reemplazo genuinas MSA cuando realice cualquier procedimiento de mantenimiento previsto en este manual. Omitir hacerlo así, puede dañar seriamente el funcionamiento del instrumento. La reparación o alteración del Explosímetro ® Modelo 2A fuera del alcance de estas instrucciones de mantenimiento, o por cualquier otra persona que no sea un técnico de servicio autorizado por MSA, puede ocasionar fallas en el funcionamiento del instrumento y las personas que confían en este producto para su seguridad pueden sufrir daños personales severos o incluso la muerte. INDICE TEMA PAGINA ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 2 DESCRIPCION 4 MEZCLAS DE OXIGENO ACETILENO Y OXIGENO HIDROGENO 6 PROBANDO ATMOSFERAS CONTAMINADAS 6 Gasolina con plomo 6 INSTRUCCIONES PARA SU USO 7 MANTENIMIENTO 8 Reemplazo de Baterías Secas 8 Unidad Detectora 8 Reemplazo de la Unidad del Detector 9 Lámpara de Balasto 9 Arrestallamas 9 Calibración 10 El Sistema de Flujo 10 El Orificio Regulador de Flujo 11 La Cámara de Filtración 11 El Medidor 11 APLICACIONES ESPECIALES DE MUESTREO 11 INSERTOS O TUBOS DE DILUCION 12 2\n3. 3 TEMA (continua) PAGINA PRUEBAS DE PRESION EN SONDAS CON BARRENOS 12 PREGUNTAS Y RESPUESTAS 13 ACCESORIOS Y PARTES DE REPUESTO 14 ACCESORIOS PARA CALIBRACION 15 Vista detallada partes Explosímetro 2A – Parte Superior 16 Vista detallada partes Explosímetro 2A – Caja 17 Vista detallada partes Explosímetro 2A – Nuevo sujetador tipo arnes al cuello 18 Arrestaflamas Bulbo aspirador Filamento Detector de Resistencia variable Reóstato ajuste de cero Baterías de celdas secas Lámpara Figura 1. Sistema Esquemático de Flujo y Diagrama de Alambrado 3\n4. 4 DESCRIPCION GENERAL El Indicador de Gas Explosímetro ® Modelo 2A está clasificado como Intrínsecamente Seguro para usarse en localizaciones peligrosas de Clase I, División 1, Grupo D y No – Incendiario para uso en Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D, como lo definido por el Código Nacional Eléctrico cuando es energizado solamente con 6 baterías tamaño “D”, 1.5 volts, de carbón zinc, Eveready 950 o Eveready EV-50, o zinc - clorado Eveready EV-150, Eveready 1250, Mallory M13SHD, o Rayovac 6D tipo servicio pesado (Heavy Duty). Código de temperatura T2D. Estas nuevas cuatro baterías de Zinc-clorado con sus respectivos números de parte proporcionaran a los clientes una batería de mayor vida y mayor flexibilidad en procedencia de fabricantes aprobados. El Explosímetro ® Modelo 2A, es un instrumento mediante el cual una atmósfera puede ser rápida y convenientemente examinada en cuanto a concentraciones de gases y vapores inflamables pueda contener. Depende para su operación del calor desarrollado por la combustión actual de la porción inflamable de la atmósfera examinada. Las pruebas se realizan haciendo pasar una muestra de la atmósfera a probar sobre un filamento catalítico calentado, que forma parte de un circuito eléctrico balanceado. La corriente de este circuito es suministrada por seis pilas secas tamaño UM-1 para linterna. Los combustibles de la muestra son quemados en el filamento, el cual aumenta su temperatura e incrementa su resistencia en proporción a la concentración de combustibles en la muestra. El desequilibrio resultante del circuito eléctrico provoca una desviación de la aguja del medidor que indica en la escala la concentración de gases o vapores combustibles en la muestra. Esta escala está graduada en porciento del límite de explosividad inferior. El circuito del puente eléctrico del instrumento está diseñado de manera que su equilibrio se establece a la temperatura correcta de operación del filamento detector. El balanceado del circuito y la corriente en el detector son simultáneamente regulados por el ajuste de un solo reóstato. La adecuada relación entre estos dos factores es mantenida en el circuito por una lámpara especial de balasto. Un diagrama esquemático del circuito eléctrico y del sistema de flujo del instrumento se muestra en la Figura.1. La muestra es enviada a través de la cámara filtrante hacia la cámara de combustión del instrumento por un bulbo aspirador. Entrando por el arrestallamas de entrada, la muestra choca contra una pantalla, se esparce a través de la cámara de combustión, hace contacto con el filamento detector y sale a por el arrestallamas de salida. La carátula del medidor es iluminada por dos pequeñas lámparas puestas en la caja del medidor. El efecto de la iluminación depende de la oscuridad del ambiente donde se use el instrumento. Estas lámparas permanecen encendidas todo el tiempo que el indicador esté Prendido ("ON"). El Modelo 2A está aprobado por Underwriter Laboratories (UL) como sigue: Intrínsecamente Seguro para uso en lugares peligrosos como Clase I, División 1, Grupo D y No incendiario para uso en lugares peligrosos Clase I, División 2, Grupos A, B, C, y D, de acuerdo a las definiciones del Código Nacional Eléctrico (NEC), cuando se usa con seis pilas tamaño D de carbón zinc. Vea notas al inicio de este capítulo. El Explosímetro de MSA deberá usarse estrictamente de acuerdo con las indicaciones en sus etiquetas, precauciones, instrucciones de limitaciones y dentro de las limitaciones declaradas. 4\n5. 5 El Explosímetro MSA dará un servicio eficiente y económico si se siguen cuidadosamente las Instrucciones de Operación y Mantenimiento. ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES ♦ El Explosímetro Modelo 2A no está diseñado para probar mezclas de hidrógeno, acetileno u otros combustibles en las cuales el contenido de oxígeno exceda el del aire normal (atmósferas enriquecidas en oxígeno) ♦ El instrumento ha sido diseñado como un indicador de gas combustible de propósitos generales: con la intención de detectar la presencia de gases y vapores inflamables, el instrumento indicará de un modo general si la atmósfera es peligrosa o no, desde el punto de vista de inflamabilidad. Es importante que la información obtenida con el instrumento sea valorada por alguien que conozca o tenga la experiencia de interpretar la lectura del instrumento en forma correcta, de acuerdo a la práctica industrial, el medio ambiente y exposición. Por ejemplo, una atmósfera que aparece como no peligrosa desde el punto de vista del fuego y explosión, puede, si es inhalada ser tóxica para los trabajadores que han estado expuestos a ella por algún tiempo. Igualmente un tanque o espacio confinado que es seguro antes que se inicie el trabajo, puede volverse explosivo cuando empieza a trabajarse en él por remoción de material en las paredes o sedimento en el fondo de residuos de petróleo que liberan gases inflamables. Este último ejemplo indica la necesidad de frecuentes y repetidas pruebas en atmósferas dudosas, mientras se trabaja. ♦ El instrumento responderá frente a aquellas concentraciones de gases y vapores que son aspiradas a través del sistema de muestreo. Si el combustible es un solvente de alto punto de ebullición y es probado a la temperatura normal ambiente, el instrumento marcará una concentración de vapor relativamente baja. Si el tanque conteniendo dicho solvente es subsecuentemente calentado por soldadura eléctrica o de otro tipo, es de esperarse que la concentración aumentará, y por consiguiente la atmósfera de un recipiente que originalmente contenía una baja concentración de vapores se puede convertir en explosiva. ♦ Si se intenta usar dicho instrumento para comprobar atmósferas contaminadas con solventes de alto punto de ebullición, donde el espacio a medir esta a una temperatura más alta que la del instrumento, se puede anticipar que habrá cierta condensación de los vapores en la línea de muestreo y en el sistema de flujo del instrumento, y consecuentemente el instrumento puede indicar una concentración de vapores menor a la real. Para algunos de estos casos, la condensación se puede prevenir calentando la línea de muestreo y el instrumento a una temperatura equivalente o por arriba a la de la atmósfera examinada, sin embargo, en ningún momento estos elementos deberán ser calentados más de 150° F o 65° C. ♦ El instrumento no indicará el peligro potencial explosivo de gases y vapores combustibles cuando están presentes en concentraciones por encima de su límite explosivo superior. (Ver instrucciones de Operación en página 7) ♦ Además, el instrumento ha sido diseñado para medir vapores combustibles EN EL AIRE. No es capaz de medir el porcentaje de vapores en atmósferas inertes o de vapor de agua, debido a la ausencia del 5\n6. 6 oxígeno necesario para la combustión en la unidad detectora del instrumento. Para una prueba de combustibilidad, el gas inerte o vapor de agua debe ser desplazado por medio del aire. ♦ El instrumento no indicará la presencia de nieblas o rocíos explosivos o combustibles, tales como aceite lubricante, o polvos explosivos, como polvos de grano o de carbono. ♦ Cuando se muestre sobre líquidos se deberá tener cuidado de que el extremo o la punta de la línea de muestreo no toque la superficie del líquido. Se recomienda que la sonda a ser usada en pruebas de estas características impida que el líquido entre al tubo de muestreo. MEZCLAS DE OXIGENO-ACETILENO Y OXIGENO-HIDROGENO ♦ El Explosímetro Modelo 2A no está diseñado para examinar mezclas de hidrógeno, acetileno u otros combustibles, en los cuales el contenido del oxigeno exceda el del aire normal (atmósferas enriquecidas de oxigeno). Para este uso específico se han fabricado el Explosímetro Modelo 3 y Modelo 4. ♦ El Explosímetro MSA Modelo 3 es similar en todos los aspectos al Modelo 2A, excepto que está equipado con arrestallamas de trabajo pesado, capaces de confinar dentro de la cámara de combustión explosiones de mezclas de hidrógeno y oxígeno que excedan el contenido normal en el aire. ♦ El Explosímetro MSA Modelo 4 está hecho para examinar mezclas de oxigeno-acetileno y está calibrado para acetileno. ♦ No se necesitan estos modelos especiales de instrumentos para examinar el hidrógeno o el acetileno en el aire. DETECCION DE ATMOSFERAS CONTAMINADAS CON GASOLINA CON PLOMO Cuando es monitoreada una atmósfera contaminada con gasolina con plomo con un Explosímetro Modelo 2A, el plomo da un producto sólido de combustión que, bajo repetida exposición, puede producir una capa en el filamento detector que se traduce en una pérdida de sensibilidad. Para reducir esta posibilidad se dispone de un filtro inhibidor para insertarse en lugar del filtro común de algodón en el instrumento. Este dispositivo reacciona químicamente con los vapores del tetraetilo de plomo para producir un compuesto de plomo más volátil. Se ofrecen estos filtros inhibidores en paquetes de seis e identificados con el número 47740. Cada uno consiste en una ampolleta de vidrio envuelta en algodón y llenada con químicos. Para prepararla para su uso, la ampolla debe ser aplastada entre los dedos y luego insertada en la cámara de filtrado del Explosímetro Modelo 2A en lugar del filtro normal. Un filtro inhibidor proporcionará protección a un instrumento para pruebas durante ocho horas en forma continua. ADVERTENCIAS Silicones, silices, silicatos y otros derivados y compuestos conteniendo silicones en la atmósfera a ser probada pueden dañar seriamente la respuesta del instrumento. Algunos de estos productos “envenenan” rápidamente el filamento detector impidiéndole funcionar correctamente. Cuando se sospeche que dichos 6\n7. 7 productos puedan estar en la atmósfera a examinar el instrumento deberá ser frecuentemente revisado (por lo menos después de 5 mediciones). Se ofrece un Sistema de Prueba de Calibración para realizar esta revisión (ver Accesorios para Calibración necesarios). Un Sistema de Prueba de Calibración es usado también para revisar periódicamente la calibración del instrumento. Si la lectura del instrumento con el gas de prueba es baja, se debe reemplazar inmediatamente el filamento y el filtro de entrada, y hacer de nuevo otra prueba. Vea también las páginas 5, 6, y 13 sobre limitaciones y precauciones adicionales. INSTRUCCIONES PARA SU USO El Explosímétro MSA se coloca en la posición correcta para operar mediante el ajuste de un solo control. Este control es un reóstato que regula la corriente que va al circuito medidor del Explosímetro. La perilla del reóstato está retenida en la posición 'OFF' mediante una barra de cierre. Esta barra es levantada o destrabada antes de girar la perilla de la posición “OFF”. Prepare el Explosímetro 2A en un área que se conozca este libre de gases o vapores combustibles, de la siguiente manera: 1. Levante la punta de la barra de la perilla “ON-OFF” del reóstato y gire la perilla del mismo un cuarto de giro en el sentido de las manecillas del reloj. Esta operación cierra el circuito de la batería. A causa del calentamiento desigual de los elementos del circuito habrá una desviación inicial de la aguja del medidor; la misma puede moverse rápidamente hacia la parte de arriba de la escala y luego caer a un punto por debajo de cero, o bajar directamente por debajo del cero. 2. Haga circular una corriente de aire fresco a través del instrumento. El circuito del instrumento deberá ser balanceado con aire libre de gases combustibles o vapores que rodeen el filamento detector. Son suficientes 5 apretones del bulbo aspirador para limpiar la cámara de combustión. Si se usa una línea de muestreo se deben hacer 2 aprietes adicionales por cada 3 metros de línea de muestreo. 3. Ajuste la perilla del reóstato hasta que la aguja quede en cero. Un ajuste de la perilla del reóstato en sentido de las manecillas del reloj moverá la aguja del indicador hacia arriba. Se debe evitar girar el reóstato tanto que la aguja se mueva demasiado por encima del cero, esto somete al filamento a una corriente excesiva, que podrá acortar su vida útil. 4. El Explosímetro está ahora listo para ser usado. Ponga el extremo de la línea de muestreo en el punto donde la muestra va a ser tomada. 4.1 Reajuste la aguja del medidor a cero si es necesario, girando la perilla del reóstato. 4.2 Aspire la muestra a través del instrumento hasta obtener la lectura más alta. Aproximadamente (5) cinco aprietes del bulbo son suficientes para dar una máxima desviación o lectura. Si se usa una línea de muestreo haga dos (2) aprietes para cada 3 metros de línea. Las lecturas indicarán la concentración de gases o vapores combustibles en la muestra. Las graduaciones en la escala del medidor están en por ciento del Límite Inferior de Explosividad. Así, una desviación de la aguja del medidor entre 0 y 100%, muestra que tan próxima está la atmósfera medida a la mínima concentración requerida para una explosión. Cuando se hace una prueba y la aguja del medidor se desvía hacia el extremo derecho de la escala y permanece ahí, entonces la atmósfera bajo prueba es explosiva. 7\n8. 8 Si la aguja del medidor se mueve rápidamente a través de la escala, y continuando la aspiración vuelve rápidamente a una posición dentro del rango de la escala o por debajo de cero, esta es una indicación que la concentración de gases o vapores inflamables debe estar arriba del límite superior de explosividad. Para verificar esto, inmediatamente aspire aire fresco (aire libre de gases o vapores combustibles) a través de la línea de muestreo, o directamente en el instrumento. De esta manera, si la aguja del medidor se mueve primero a la derecha y luego a la izquierda de la escala es una indicación de que la concentración de gases o vapores inflamables en la muestra está arriba del nivel superior de explosividad. Cuando sea necesario estimar o comparar concentraciones de gases combustibles arriba del límite inferior de explosividad puede emplearse un Tubo de Dilución. El uso de este tubo está explicado en la sección titulada “TUBO DE DILUCION” La escala del medidor esta pintada de rojo arriba de 60% para indicar que la concentración de gas dentro de ese límite es casi explosiva. Tales mezclas de gas - aire son consideradas peligrosas en lugares donde trabaje personal. 5. Para apagar el instrumento: gire la perilla del, reóstato en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que la flecha en la perilla apunte a “OFF”'. La barra de cierre debe ser puesta en su posición en la ranura indicando que el reóstato está apagado. El voltaje terminal de las pilas secas desciende gradualmente a medida que éstas se usan. Esta caída de voltaje ocurre más rápidamente en los primeros pocos minutos cuando se enciende el equipo. El equilibrio del circuito del Explosímetro Modelo 2A depende del voltaje aplicado y por lo tanto cambia gradualmente a medida que el instrumento está trabajando. Con baterías nuevas el balance se espera que pueda cambiar aproximadamente en un 5% (1 divisiónde la escala) en 5 minutos. Después de 10 a 20 minutos de uso el cambio del ajuste del balanceado no excederá del 1% (1/5 de división de la escala) en 5 minutos. El balanceado del circuito puente deberá ser verificado siempre que sea posible antes de cada prueba. Si este no resultara práctico, el ajuste del balanceado se podrá hacer a intervalos de 3 minutos durante los primeros diez minutos de prueba, y cada 10 minutos después. MANTENIMIENTO REEMPLAZO DE LAS PILAS El Explosímetro MSA Modelo 2A, está diseñado para usar 6 pilas de Zinc carbón tamaño “D”. Pueden dar de 8 a 12 horas de servicio continuo. Se puede esperar una duración considerablemente mayor con el funcionamiento intermitente. La aguja en la perilla del reóstato indica aproximadamente la condición de las pilas secas. Cuando el circuito está correctamente balanceado con pilas nuevas el indicador en la perilla deberá dirigirse hacia el borde izquierdo del instrumento. Cuando la aguja del medidor permanece debajo del cero, y no puede ser llevada a cero aún cuando el control del reóstato está girado hacia su posición extrema en el sentido de las manecillas del reloj (y el indicador en la perilla dirigido al extremo derecho de la caja), las pilas están agotadas y deben ser reemplazadas. 8\n9. 9 Las pilas se reemplazan levantando el fondo de la caja del instrumento, destornillando dos tornillos con ranura que fijan la tapa en su lugar. Las pilas operan en paralelo y deben ser instaladas con las partes de arriba (polo positivo) hacia el techo del compartimento. Las pilas deben ser reemplazadas en grupo. No use pilas descargadas parcialmente junto con las nuevas. UNIDAD DETECTORA El filamento detector del Explosímetro Modelo 2A es fabricado de platino. La vida de la unidad detectora depende mucho de la concentración de gases probados. Cuando la mayoría de las muestras examinadas no contienen más del 50% de límite inferior de explosividad, el filamento detector servirá para varios miles de pruebas. Cuando se prueban concentraciones mayores, especialmente arriba del límite inferior de explosividad (más de 100% de la escala del Explosímetro) se acorta la vida de la unidad detectora. Cuando marque concentraciones de gases por arriba de la escala del rango del instrumento, se recomienda interrumpir el muestreo y succionar aire no contaminado para limpiar de gases el Explosímetro. Si la aguja del medidor se mueve al extremo derecho de su escala cuando el instrumento se enciende y no puede ser ajustado a cero la escala, el filamento detector puede estar quemado y debe ser reemplazado. Una unidad de filamento de repuesto está localizada dentro de la caja del instrumento debajo del tablero y puede ser sacado quitando tres tornillos que lo sujetan al tablero. REEMPLAZO DE LA UNIDAD DETECTORA Saque la tapa de la caja del Explosímetro Modelo 2A, quite los tornillos que sujetan los dos cables verdes a las terminales en la parte de arriba de la cabeza de baquelita de la unidad detectora. Desenrosque la unidad del filamento de la cámara de combustión. Enrosque el filamento de repuesto firmemente en la cámara de combustión. El empaque debe estar limpio y convenientemente asentado. Se debe tener cuidado, cuando se reinstalen los cables verdes que van a la parte de arriba de la unidad detectora, de que los tornillos que los fijan estén firmemente colocados y de que no se toquen una a otra las terminales al final de los cables. Se debe tener la precaución de reemplazar un filamento de reserva en su receptáculo dentro de la caja, a manera de previsión, así que si se quema el filamento que esta siendo usado en monitoreo en campo, otro filamento de reserva esta disponible. LAMPARA DE BALASTO El Explosímetro MSA usa un circuito puente eléctrico especial de “estabilidad controlada”. Esta es una característica que hace práctico el ajuste del balance del circuito y la temperatura de operación del detector con un solo control sencillo. La función de la lámpara de balasto es la de regular la estabilidad del circuito. Esta lámpara es especialmente fabricada por Mine Safety Appliances Company. Fue seleccionada de acuerdo con normas estrictas y no puede ser reemplazada por una lámpara de balasto de tipo comercial. El filamento de la lámpara de balasto del instrumento que funciona correctamente puede brillar escasamente pero nunca en forma intensa. La lámpara debe quedar firmemente atornillada en su enchufe y no debe quitarse de ahí nunca. Se puede esperar que dure a través de toda la vida del Explosímetro. Su reemplazo se hace solamente en el caso de romperse o haberla sometido a un fuerte golpe mecánico. 9\n10. 10 ARRESTADORES DE FLAMA O ARRESTALLAMAS Los arrestallamas están colocados en las tomas de entrada y de salida de la cámara del filamento detector. Se tiene acceso al arrestallamas de entrada sacando el filamento detector y el disco del fondo de la cámara del detector. Se accede al arrestallamas de salida sacando la conexión del bulbo aspirador. Los arrestallamas están hechos de una malla de cobre recubierto de cadmio fuertemente enrollado a una barra. Se pueden remover sacando esa barra con un juego de pinzas de puntas cilíndricas. Si están muy sucios deben ser reemplazados por otros nuevos. Los arrestallamas son de bajo precio y su función es tan importante que no es recomendable cualquier intento de limpiarlos. PRECAUCION: SIEMPRE Asegúrese que ambos arrestallamas están en sus lugares y ajústelos bien antes que el instrumento sea rearmado. Los arrestallamas son importantes ya que previenen la posibilidad de que la llama se propague desde las cámaras de combustión. ' CALIBRACION Se ofrece un ensamble de prueba de calibración Modelo RP, para revisar periódicamente la calibración del Explosímetro con una concentración conocida de metano en el aire. La calibración del Explosímetro debe revisarse después del cambio del filamento, de la lámpara de balasto, de los arrestallamas, y después de largos períodos de no usar el instrumento, o en caso de que venenos del catalítico se encuentren en la muestra. Vea página 6. Sistema Prueba de Calibración para usarse con Explosímetro® Modelos 2A, 3, 4, y 5. Antes de que la calibración sea llevada a cabo, el instrumento y su bulbo aspirador de muestra deberá estar en condiciones de operación como lo describe este Manual de Instrucciones. 1. Atornille el control de flujo al cilindro del gas de calibración. 2. Conecte la manguera al control de flujo y a la conexión de entrada del instrumento. 3. Abra la válvula de control de flujo. 4. Registre la lectura del medidor después de que se estabilice. Nota: No es necesario operar el bulbo aspirador para obtener la muestra de calibración. Dependiendo de cual gas de calibración este usándose, la lectura del instrumento deberá estar dentro de uno de los siguientes rangos. MODELO 2.0% DE METANO 2.5% DE METANO 2A 42 a 60% 54 a 76% 3 30 a 38% 40 a 52% 4 35 a 47% 48 a 65% 5 68 a 84% 76% a fuera de escala Si el instrumento no da la lectura dentro del rango aceptable, reemplace la unidad del detector de filamento (el filamento negro P/N 11355 para Modelos 2A, 3, 4 y 5) y repita el procedimiento de verificación de calibración. Vea en este Manual de Instrucciones lo aplicable para detalles de servicio completo. 5. Cierre la válvula del control de flujo. 6. Quite la manguera del control de flujo y la conexión de entrada al instrumento. 10\n11. 11 7. Destornille el control de flujo del cilindro de gas de calibración. EL SISTEMA DE FLUJO La cantidad normal de flujo a través del Explosímetro es de 0.030 a 0.050 pies cúbicos por minuto. La indicación del instrumento es prácticamente independiente de la cantidad de flujo dentro de amplios límites. Para revisar si hay fugas en el sistema de flujo, cierre la entrada del instrumento con un dedo de la mano izquierda; luego oprima el bulbo aspirador. Cierre inmediatamente la salida del bulbo aspirador con un dedo de la mano derecha. Mientras se mantengan los dedos ahí, el bulbo permanecerá desinflado. Si el bulbo se llena, entonces, hay una fuga en el sistema de flujo, el cual incluye: el filamento, el bulbo aspirador, y los empaques de entrada y salida. Para revisar si hay fugas en la válvula de escape del aspirador, cierre la entrada del instrumento con un dedo de la mano izquierda; luego oprima el bulbo aspirador. El bulbo no debe inflarse en menos de 6 segundos. Para revisar el flujo (después de revisar las fugas): oprima el bulbo aspirador sin obstruir la entrada o la salida. El bulbo debe llenarse completamente en 1 o 2 segundos; si no se llena en este tiempo, consulte las secciónes de mantenimiento: Cámara de Filtración, Orificio Regulador del Flujo, los Arrestallamas, y reemplazo del ensamble del bulbo aspirador. El ORIFICIO REGULADOR DE FLUJO Un orificio controlando la cantidad de flujo del Explosímetro Modelo 2A, está ubicado en la unión del bulbo aspirador. Puede destornillarse una vez que se haya sacado la tubería de hule de la conexión que va al bulbo. Está hecho de material anticorrosivo. Si estuviera obstruido, puede limpiarse metiendo un alambre fino a través de su abertura. CAMARA DE FILTRACION El Exposímetro MSA Modelo 2A, tiene una cámara de filtración íntegramente moldeada en la caja. Se llega a ella destornillando la conexión de la línea de muestreo. Se podrá insertar un Filtro de Algodón (Parte No.16499) para quitar el polvo o líquido de la muestra de entrada. Se deberá usar un filtro de carbón activado (Parte. No.14318) cuando se desee diferenciar entre los gases para iluminación y los vapores de petróleo. Los vapores de petróleo son absorbidos por el carbón activado. Un Filtro Inhibidor (Parte. No.47740) debe usarse cuando la atmósfera contiene o se tiene la sospecha que contenga, vapores de gasolina conteniendo plomo. EL MEDIDOR Si la calibración mecánica del cero del medidor ha sido modificada por el transporte o por accidente y la aguja del medidor no está en la línea del cero cuando la corriente del instrumento está fuera “OFF”, ajuste la aguja en el CERO girando despacio el tornillo ubicado en el frente del medidor, con un pequeño destornillador. Se recomienda que al final de una serie de pruebas el instrumento se llene aspirando aire fresco para eliminar los restos de los vapores de combustible que pudieran haber sido absorbidos. Después de períodos de inactividad o considerables operaciones en atmósferas altamente corrosivas, puede ser que los contactos del reóstato se ensucien, provocando una repuesta errática al control de operaciones. 11\n12. 12 Esto se puede corregir sacando las baterías y girando hacia uno y otro costado el control de operaciones un cierto número de veces. APLICACIONES ESPECIALES DE MUESTREO INSERTO DE DILUCION Esta disponible un tubo o inserto dilución para estimación o comparación de concentraciones de gases combustibles que están por encima del límite inferior de explosividad (lecturas del 100% en el medidor del instrumento) o cuando la atmósfera a ser analizada tiene deficiencia de oxígeno (menos que el 10% de oxígeno). Por ejemplo, estos insertos pueden ser usados en pruebas en barrenos en el suelo adyacente a un escape en una cañería de gas subterránea, o después de la limpieza o purgado de un recipiente cerrado que ha contenido vapores o gases inflamables. Estos tubos de dilución se consiguen en las proporciones de 1:1, 10:1 y 20:1. Están diseñados para proporcionar un volumen de muestra en 2, 10 y 20 volúmenes de la mezcla diluida respectivamente. El tubo de dilución deberá ser conectado entre la entrada de muestra del instrumento y la línea de muestreo. Para determinar la concentración aproximada de gas combustible en la atmósfera muestreada, las lecturas del medidor deberán ser multiplicadas por los siguientes factores: ♦ Inserto de dilución de 1 a 1: Multiplique las lecturas del medidor por 2 ♦ Inserto de dilución de 10 a 1: Multiplique las lecturas del medidor por 10 ♦ Inserto de dilución de 20 a 1: Multiplique las lecturas del medidor por 20 Los insertos de dilución darán diluciones de muestra dentro de una exactitud de +/- 10% cuando es usado con líneas de muestreo de 4.50 metros (MSA Parte N° 11912). Líneas de muestreo mas cortas o largas pueden ser usadas, pero puede ser reducida la exactitud de dilución. Con una línea de muestreo de 1.5 metros las lecturas pueden ser tanto como un 20% mayores. Con una línea de 15 metros las lecturas pueden ser tanto como 20% mas bajas. INFORMACION PARA ORDENAR Inserto de dilución Parte Número 1a1 85375 10 a 1 45174 20 a 1 11377 PRUEBAS DE PRESION EN BARRENOS En algunos casos cuando se perforan agujeros para localizar fugas en líneas de tuberías, se puede encontrar un grupo de agujeros que contienen gas puro. Esto sucede usualmente cerca de una fuga grande. Se supone que la presión del gas va a ser mayor en los agujeros cercanos a la fuga. El instrumento puede usarse para localizar la posición de la fuga utilizando la presión de los agujeros. Esto se hace observando el tiempo que es necesario para que la presión empuje el gas a través de la manguera de muestreo hacia el instrumento. Se necesita para esto un tubo de prueba equipado con un tapón para sellar el agujero en el cual se inserta. Se debe seguir el siguiente procedimiento: Aspírese aire fresco a través del Explosímetro Modelo 2A y desenrósquese el acoplamiento del bulbo aspirador. Esto permite sacar el orificio de regulación del flujo del equipo. Ajuste el reóstato hasta que la aguja del medidor permanezca en cero. 12\n13. 13 El tubo de prueba se inserta ahora en el agujero y se sella con el tapón. Tome nota del tiempo en que esto se realiza. La presión generada en el agujero forzará a que el gas pase a través de la línea de muestreo al instrumento. Cuando el gas llegue al instrumento la aguja indicadora se desviará hacia arriba. Determine el tiempo requerido por el gas para pasar a través de la línea de prueba. El agujero con menor tiempo será el que tenga más presión de gas. Cuando la aguja en el medidor comience a desviarse, apague el instrumento, reemplace el bulbo aspirador y limpie la línea de prueba haciendo pasar aire por ella para la próxima prueba. PREGUNTAS Y RESPUESTAS 1. Si la aguja indicadora se desplaza al extremo superior de la escala en el momento en que el Explosímetro Modelo 2A es encendido y no puede hacerla volver al cero mediante la rotación del reóstato en el sentido contrario de las agujas del reloj: (a) La cámara de combustión puede estar llena de una mezcla de gases explosiva. Purgue con aire libre de gases combustibles. (b) La conexión de la unidad detectora puede estar floja o desconectada. (página. 9) (c) La unidad detectora puede estar quemada (página 9) 2. Si la aguja indicadora sube en la escala cuando se enciende el instrumento y luego vuelve a un punto por debajo de cero y no puede ser ajustada a CERO mediante una rotación extrema del reóstato en el sentido de las manecillas del reloj: (a) Las pilas deben ser reemplazadas. (página 8) (b) Puede haber una alta concentración de gases combustibles en la cámara de combustión. Purge con aire libre de gases combustibles. 3. Si la aguja indicadora va directamente hacia abajo y no puede ser ajustada al CERO con el reóstato: (a) Puede haber contacto entre las terminales del filamento detector (página. 9) (b) La lámpara de balasto puede estar floja de su enchufe o puede estar dañada y necesita ser reemplazada (página 9). 4. Si la aguja se mueve más de una división en la escala cuando el instrumento está en operación con aire fresco, los arrestallamas están obstruidos (página 10). 5. Si la operación del Explosímetro es lenta y requiere más del número especificado de aspiraciones para una máxima desviación de la aguja: (a) Los arrestallamas pueden estar obstruidos (página. 10). (b) El orificio del flujo en la conexión del aspirador puede estar tapado. Límpielo con un alambre fino. (c) El filtro de algodón puede estar tapado (página 11). (d) El bulbo aspirador o sus válvulas pueden estar dañados. Reemplácelo por uno nuevo bulbo. 6. Si el movimiento de la aguja indicadora es errático cuando la perilla del reóstato sé esta ajustando, debe limpiarse el contacto del reóstato (página 11). Si hay necesidad de otro servicio distinto de los que se han detallado, el instrumento deberá ser devuelto al Centro de Servicio Calificado de MSA, localizado en Francisco I Madero 84, Fraccionamiento Industrial San Andrés Atoto en Naucalpan, Edo. De México, CP. 53200. Tel 01-55-2122-5730. 13\n14. 14 ACCESORIOS y PARTES DE REPUESTO PARA EL EXPLOSIMETRO® MODELO 2A Indicador de Gases Combustibles Cuando pida accesorios o partes de repuesto especifique el número de los números de parte y su descripción N° DE PARTE DESCRIPCION Unidad completa, Indicador de Gas Combustible 89220 EXPLOSIMETRO, Modelo 2A completo con correas para portarlo, pero sin líneas de muestreo. Línea de muestreo completa con conexiones, longitud 11354 de 1.5 metros. (5 pies). Línea de muestreo completa con conexiones, longitud 11955 de 3.0 metros. (10 pies). Línea de muestreo completa con conexiones, longitud 11912 de 4.5 metros. (15 pies). Línea de muestreo completa con conexiones, longitud 11913 de 7.6 metros. (25 pies). Línea de muestreo completa con conexiones, longitud 11957 de 10.6 metros. (35 pies). Línea de muestreo completa con conexiones, longitud 11958 de 15.0 metros. (50 pies). 48940 Caja explosímetro 11956 Empaque para línea de muestreo 14273 Sostenedor, cartucho externo 11928 Inserto línea de muestreo macho 11933 Inserto, línea de muestreo, cople, macho. 10353 Inserto, arrestador, hembra 994331 Placa de Datos 65685 Tornillo (#2 x 1/8”) se requieren 4 para placa de datos 58095 Cartuchos butano, 2 por paquete 73860 Unidad de calibración de campo, Modelo F-63 85375 Inserto de dilución, relación 1:1 45174 Inserto de dilución, relación 10:1 11377 Inserto de dilución, relación 20:1 11960 Sonda de muestreo sólido de 1.2 metros(4 pies) 11961 Sonda de muestreo de bronce de 90 cm. (3 pies). 11355 Unidad de filamento de reemplazo. 30052 Baterías tamaño “D”, se requieren 6 piezas 52148 Lámpara de balasto. 14318 Cartuchos de carbón activado (paquetes de 6). 16499 Filtros de algodón (paquetes de 6) 15264 Arrestallamas (se requieren 2) 14\n15. 15 N° DE PARTE DESCRIPCION 47740 Filtros inhibidores (paquetes de 6). 74814 Ensamble de trampa de línea contra agua. 74816 Cabeza trampa 74811 Conexión entrada línea muestreo 473953 Inserto, acoplador, adaptador 476365 Tubo, dirección de flujo 58387 Vaso 476085 Empaque 74286 Tuerca línea muestreo 63861 Sello anillo “O” 476084 Flotador 992981 Hoja de Instrucciones 994198 Manual de Instrucciones en Español 16839 Ensamble de bulbo aspirador 73743 Sonda de muestreo de plástico de 90 cm. (3 pies). ACCESORIOS PARA CALIBRACION SISTEMA DE PRUEBA DE CALIBRACION Conjunto de verificación de calibración para un solo explosímetro. NO se proporciona Certificado de Concentración de Gases Conjunto de prueba tipo aerosol con lata de 2% de metano en aire, 4 litros a 120 psig, adaptadores, 454380 globos, tubito de hule, grapa e instrucciones. Empaque cartón. 96329 Repuesto lata de 2% de metano en aire, 4 litros 463464 Repuesto lata de 2.5% de metano en aire, 4 litros 455130 Repuesto lata de 0.8% de hidrógeno en aire, 4 litros Conjunto de verificación de calibración para 2 a 4 explosímetros. SI se proporciona Certificado de Concentración de Gases usando pesado traceable NIST Conjunto de prueba tipo Squirt® completo con 813411 conectadores, adaptadores e instrucciones; no incluye el cilindro. Cilindro con mezcla de 2.5% de metano en aire, 11 815307 litros a 155 psig. Conjunto de verificación de calibración para más de 5 explosímetros. SI se proporciona Certificado de Concentración de Gases usando pesado traceable NIST 467896 Regulador de flujo Modelo RP de 1.5 lpm 449401 Manguera con adaptador roscado Cilindro con mezcla gas de 2.5% metano en aire, 491041 aproximadamente 100 litros, presurizado a 1000 psig. Cilindro con mezcla gas de 0.8% de hidrógeno en aire, 803102 aproximadamente 100 litros, presurizado a 1000 psig. 15\n19. 19 Fabricado por MINE SAFETY APPLIANCES PITTSBURGH PENNSILVANIA, USA, 15230 L696 (1) Revisión 7 Manual N° 991498 TAL 6801, Revisión 4 Lista Partes N° 994197 19\nPresentación del explosimetro


Cantando 2020: Nacha Guevara quiso cambiar su voto y Moria Casán la mandó al médico - Info Arenales\nMoria sigue en cortocircuito con su compañera de jurado. Crédito: Jorge Luengo\nComentar (0) Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de octubre de 2020 • 01:20\nCon los años de experiencia que tienen, siempre queda la duda de cuánto en show y cuánto es verdadero rencor. Moria Casán y Nacha Guevara se tiran dardos cada vez más filosos, y aunque en algún momento podía parecer simpáticamente televisivo, en las últimas galas del Cantando 2020 ya roza la incomodidad.\nNo habían pasado 24 horas desde que Moria ironizara con la devolución de su compañera diciendo: "Estoy de acuerdo con Clotilde" (el verdadero nombre de Guevara), que se produjo un nuevo cortocircuito en sus mesas de jurado.\nOcurrió durante la devolución a Ariel Puchetta e Ivana Rossi, cuando Casán destacó el poco ensayo que habían tenido: "¿Es verdad que los llamaron hoy a la tarde? Eso no es 'un toro' (cuando se hace un reemplazo de último momento), es un torazo, es la feria de San Isidro en Madrid con Paquirri, el marido de Isabel Pantoja que ya se murió. Es todo eso". La emoción la llevó a poner el puntaje mayor.\nInmediatamente después, Nacha Guevara tomó su micrófono y pidió la palabra. "¿Ustedes ensayaron nada, hoy a la tarde? Y no dijeron nada ni se justificaron. ¿Les puedo subir un punto?". Y Mientras Laurita Fernández asentía destacando lo histórico del momento, Ángel de Brito fue inflexible: "No, de ninguna manera. Te hubieses acordado antes, Nacha".\nEl episodio, aunque breve, alcanzó para que Moria le lanzara otro dardo a su examiga: "Es que no escuchó, Ángel. Nacha, vos tenés que ir al otorrinolaringólogo porque estás sorda". Las parejas pendientes y el ritmo propio del programa cortaron el ida y vuelta que, si fuera por sus protagonistas, habría seguido. Hay un fin de semana en el medio hasta que se vuelvan a encontrar, como para calmar los ánimos, o volver recargadas.


26 noviembre, 2020 | Etifa\nTE EXPLICAMOS CÓMO LLEVAR UN CONTROL DE LAS ETAPAS DE CRECIMIENTO DEL TOMATE PASO A PASO. CICLO DE CULTIVO [DÍA 35]\nConocer el estado de desarrollo de la planta y de los frutos es importante para poder adaptar el riego y el clima en el invernadero a las necesidades de la planta en cada una de las etapas fenológicas del tomate.\nLos registros de cultivo\nSe deben tomar varias medidas con una frecuencia semanal, ya que existen distintos detalles que es necesario conocer para poder tomar las decisiones adecuadas en cuanto al clima y también al riego. Te recomendamos que descargues la tabla que encontrarás al final de esta página, que es la que utilizamos nosotros en el vídeo.\nRegistro de crecimiento de la planta. Se mide con un metro, desde el ápice hasta la cuarta hoja.\nRegistro de crecimiento en hojas. Se toma la medida de la hoja más alta por debajo del ápice, y se marca.\nRegistro del espersor del ápice. Se realiza con un calibre (pie de rey), justo encima de la última hoja.\nRegistro de hojas entre ramilletes. Lo normal es que haya tres hojas entre los ramilletes.\nRegistro de distancia entre ramilletes.\nRegistro de desarrollo radicular. Se realiza una foto cada semana para comparar el desarrollo, el color y el estado general de las raíces.\nRegistro de velocidad de floración. Es el número de flores que se crean cada semana en la planta. Se apunta el total de flores y cuántas de ellas están abiertas.\nRegistro de velocidad de enfrutado. Número de flores en las que se está desarrollando un fruto. Se tocan las flores con cuidado para comprobarlo con el tacto.\nRegistro de velocidad de maduración. Número de frutos que han madurado.\nGracias a este tipo de registros se puede comprobar si la planta está creciendo de una forma adecuada a nuestra estrategia de cultivo. Podemos saber si la planta crece a la velocidad adecuada, si se está ensanchando demasiado, o si los ramilletes están demasiado cerca, por ejemplo.


El Mundo de Wilhemina Queen: El honor y la fuerza de carácter\nEl honor y la fuerza de carácter\nNo importa lo grande que sea tu casa o lo espectacular que sea tu coche; lo único que puedes llevarte contigo cuando acabe tu vida es tu conciencia. Presta oídos a tu conciencia. Deja que te guíe, porque ella sabe lo que te conviene. Te dirá que, en última instancia, tu vocación en esta vida es servir desinteresadamente a los demás de una forma u otra.\nde «Una inspiración para cada día» by Robin Sharma\nPublicado el jueves, agosto 11, 2016\nTEMAS: REFLEXIONES DE AQUI Y DE ALLA


El pelo recogido de las peluquerías permite fabricar dispositivos OLED\nLa tecnología LED, la considerada luz del futuro en numerosos dispositivos y pantallas, se hace ahora con pelo sobrante de las peluquerías que antes iba a la basura\nQue el mundo está cambiando y el reciclaje de materiales de desecho y biomateriales para la fabricación de productos nuevos es una tendencia de presente y futuro, está claro.\nAsí, llega a las redacciones una noticia sorprendente. Investigadores australianos crean dispositivos OLED, la considerada luz del futuro, con cabello humano sobrante de peluquerías.\nUna investigación hace posible convertir el cabello en biomaterial para la creación de luz OLED\nLa mayoría del cabello humano que queda en el suelo de las peluquerías, de poco servía hasta ahora. Sin embargo, investigadores de la de la Universidad Tecnológica de Queensland decidieron recoger este material de desecho para incorporarlo a dispositivos electrónicos. Una decisión tomada, dado que el cabello es una buena fuente de carbono y nitrógeno, que es útil para fabricar partículas emisoras de luz.\nEn esta investigación, el pelo se procesa y luego se quema a 240 grados, dejando un material que tiene carbono y nitrógeno incrustado en él. A continuación, dicho material se convierte en nanopuntos de carbono que miden menos de 10 nanómetros de diámetro. Los nanopuntos se dispersan a través de un polímero, donde se agrupan en lo que los investigadores llaman "nano-islas". Son estos grupos los que pueden ser usados como la capa activa en un dispositivo OLED. Cuando se aplica un pequeño voltaje, estos nanopuntos brillan en azul. No es particularmente brillante, dice el equipo, pero aun así debería ser útil para las pantallas de pequeña escala, como en dispositivos wearables.\n"Los dispositivos emisores de luz orgánica a base de puntos de carbono derivados de pelo humano podrían ser utilizados para algunas aplicaciones de interior, como los embalajes inteligentes", señala Prashant Sonar, uno de los autores del estudio, en declaraciones recogidas por New Atlas. "También podrían utilizarse cuando se requiera una pequeña fuente de luz como en señales o en bandas inteligentes y podrían usarse en dispositivos médicos debido a la no toxicidad del material".\nEl equipo, que ha detallado su invento en 'Advanced Materials', asegura que en el futuro, los pelos de animales de los salones de mascotas o incluso la lana de oveja también podrían utilizarse en dispositivos similares.


“Aquí no hay nada que ocultar. Señalamientos contra la empresa son falsos”: presidente de Velotax - EL IRREVERENTE\nEN PROFUNDIDAD 09-09-2020\n“Aquí no hay nada que ocultar. Señalamientos contra la empresa son falsos”: presidente de Velotax\nEn entrevista con El Irreverente Ibagué, el presidente de Velotax, Jairo Pinilla, respondió frente a los señalamientos y graves denuncias contra la empresa por presunta mala administración, en el que lo han tildado de ser responsable de un supuesto concierto para delinquir junto al gerente Rodrigo Aguilar.\n“Si hay dos o tres socios son muchos, es un grupo minoritario que están en esa protesta. Hay unos que se hacen pasar por socios de la cooperativa, una cantidad de personas que ya se retiraron hace más de 9 años. Ellos se retiraron porque vendieron los buses, por ese motivo, ya no pertenecen a la empresa y hoy en día quieren sabotear la empresa”, dijo Pinilla.\nAdemás, el presidente de Velotax sostuvo que Javier Nieto, uno de los líderes de dicha manifestación ha tenido intenciones de crear una mala imagen contra la empresa. “Sólo ha querido hacerle daño a la institución. El señor Nieto es una persona que desde el año 2010 ha arremetido contra mí y el señor Aguilar. Lo único que tengo que decir es que, cuando yo llegué a la cooperativa estaba en crisis, hoy en día gracias a esa buena administración de todos los de la junta directiva, tenemos a la cooperativa como una de las mejores empresas de Ibagué y Colombia” afirmó Pinilla.\nAseveró, que están legalmente constituidos y registrados ante la Cámara de Comercio Ibagué, por lo cual, los graves señalamientos de Nieto serían falsos, “a nosotros nos ha investigado la Superintendencia y aquí no hay nada que ocultar; tenemos todo totalmente transparente. Para el señor Nieto todo el mundo es corrupto y no es así”.\nPor otro lado, respecto a un aparente conductor levemente agredido en medio de la manifestación, el presidente de Velotax afirmó: “nosotros llegamos a la oficina, pero las personas se tomaron la empresa y no dejaron abrir la puerta. Llegó un grupo bastante grande y chocaron con los que ya estaban. Unos empujaron a otros y desafortunadamente, resultó una persona con una herida en la cabeza, nosotros tratamos de evitar eso lo máximo posible”.\nDe igual forma, Pinilla indicó que la mayoría de los conductores están nuevamente en sus puestos de trabajo, “actualmente faltarían alrededor de 15 empleados por reactivar sus contratos. En los meses anteriores tuvimos que hacer unas suspensiones temporales bajo consulta con el Ministerio del Trabajo, sin embargo, en este momento ya se reactivaron nuevamente”.\nPor su parte los directivos están a la espera que las autoridades policiales procedan y permitan el restablecimiento del orden y posibiliten el ingreso de los funcionarios.


| Instan al Municipio y a la UTA a respetar la ley y garantizar el servicio mínimo\nEste miércoles, luego de las presentaciones que hicieron la Municipalidad de San Luis y Transpuntano por un lado, y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por el otro, el Programa Relaciones Laborales convocó a una audiencia para estudiar la situación ante una eventual medida de fuerza prevista para este jueves 10 de abril, en relación al transporte urbano de pasajeros.\nLa audiencia se llevó a cabo este miércoles en las oficinas de Relaciones Laborales\nDurante la reunión, cada una de las partes ratificó lo expuesto en las notas elevadas al programa: el Municipio capitalino y Transpuntano solicitaron que se declare la ilegalidad del paro y la UTA confirmó que adherirá al paro dispuesto por las centrales nacionales de trabajadores.\nAnte este panorama, el jefe del Programa Relaciones Laborales, Alberto Lindow, afirmó: “Hicimos una audiencia con la empresa Transpuntano y la UTA, para evaluar la situación de lo que pueda suceder mañana (por el jueves), ya que recién hoy fuimos notificados, tanto por el gremio como por la Municipalidad y Transpuntano.\nCon respecto al pedido de la Municipalidad de San Luis de declarar ilegal la posible medida de fuerza, el funcionario provincial señaló: “Nosotros no podemos saber qué va a pasar mañana, uno siempre tiene la esperanza de que hablando se pueden solucionar las cosas. Así como evaluaremos la presentación del Municipio capitalino, también lo haremos con lo presentado por el sindicato a partir de lo que suceda mañana para analizar si se cumplió o no con la normativa vigente”.\nY agregó: “El decreto y la resolución que fija el procedimiento para una medida de fuerza sostiene que se debe hacer con cinco días hábiles de anticipación ante un conflicto y debe denunciarlo a los efectos de fijar las audiencias de conciliación o de servicios mínimos, ya que la empresa debe garantizar los servicios mínimos para la población con 48 horas de anticipación”\nAdemás, Lindow remarcó que el decreto 272 de Régimen Laboral, que es la norma nacional,“estipula que cuando hay medidas anunciadas por centrales de trabajadores nacionales –en la medida que pueda aplicarse el decreto– se fija el mencionado procedimiento. Nosotros no nos anticipamos a nada porque siempre apostamos al diálogo y a que se solucionen los problemas.Una vez sucedidos los hechos evaluaremos y resolveremos”.\nCabe señalar que –a diferencia de otras empresas de transporte de pasajeros– Transpuntano no diseñó un esquema de emergencia para prestar el servicio. En este sentido, desde Relaciones Laborales indicaron que las empresas deben garantizar el servicio de emergencia y, a la vez, informar a la población en tiempo y forma.\nArchivada en: Actualidad Etiquetada con: Municipalidad de San luis,Relaciones Laborales,Transpuntano


sdas asdasd | TestoUltra México\nEnvios GRATIS a todo México ¿Estas interesado en otros productos para mejorar tu vida sexual? VerCatálogo\nDesde un celular: (442) 404 9315\n(442) 880 3240\nTestosterona y Testo Ultra\nAutor: sdas asdasd\n¿Qué papel desempeña la testosterona en la salud masculina?\nby sdas asdasd agosto 27, 2018\nLa testosterona es la hormona sexual más importante que tienen los hombres. De esta dependen las características típicamente masculinas, como el vello facial, púbico y corporal, como también los músculos. Esta hormona también ayuda a mantener el impulso sexual, la producción de espermatozoides y la…\nLAS MEDIDAS DE LOS PENES EN OTRAS PARTES DEL MUNDO.\nby sdas asdasd marzo 6, 2018\nSe dice que los hombres en las razas africanas o descendientes de esta misma, poseen los penes más grandes y suculentos. Casualmente esto es muy cierto. Se hizo un estudio de campo y se llegó a la conclusión que en África, están los países con…\n¿Cuáles son las funciones de la testosterona?\nby sdas asdasd febrero 27, 2018\nDesarrollo fetal La testosterona juega un rol muy importante en el desarrollo del sexo en el feto. Es primordial. Características sexuales secundarias La testosterona es la responsable del cambio de la voz en los hombres (maduración) incrementa la masa muscular, hace que crezca el vello…\n¿Cómo influye el estrés y la sexualidad?\nby sdas asdasd febrero 18, 2018\nEmpecemos como es costumbre con la definición de estrés, es una respuesta fisiológica del cuerpo humano ante una situación de emergencia o un elemento nocivo que llega desde el exterior. Por lo que el organismo adopta una serie de cambios con el objetivo de prepararse…\nUna Vida Más Feliz\nby sdas asdasd febrero 13, 2018\nEste supuesto beneficio de hacer el amor para el hombre es quizás el más polémico. Por un lado hay estudio que dicen que mantener relaciones sexuales frecuentemente hace que un hombre sea más feliz al aumentar la producción de endorfinas y otras sustancias relacionadas con…\n¿Es verdad que hacer el amor alarga la vida?\nEs muy posible que hayas escuchado acerca de que hacer el amor alarga la vida. Es normal que tu primera reacción sea de desconcierto y cierta incredulidad. No obstante, un estudio reveló que hacer el amor 3 veces por semana alarga la vida. La explicación…\nLas mejores posiciones preferidas por los hombres\nby sdas asdasd diciembre 22, 2017\nAlgo muy importante para las parejas es la intimidad y las posiciones sexuales que se realizan durante el acto. Es otra forma de conocerse mas a fondo, y aunque no lo creas te hará saber si son compatibles en varios aspectos. Mientras mas se conozca…\n© 2021 Testoultra. México.


España se encuentra a la cola en e-commerce en gran consumo | Marketing Directo\nPortada » Marketing Digital » Digital Marketing » España se encuentra a la cola en e-commerce en gran consumo\nEspaña se encuentra a la cola en e-commerce en gran consumo\nEl informe «El e-commerce en Gran Consumo» elaborado por la consultora Kantar Worldpanel tomando como muestra 10 países no arroja muy buenos datos para España. Según este informe las compras online suponen a nivel global un 3,7% de la facturación del sector del gran consumo pero tan sólo un 1% en el mercado español. Las previsiones para nuestro país tampoco son positivas, ya que el informe apunta a que este canal apenar rozará el 1,2% en España frente al 5,2% que pronostican para el mercado global.\nCorea del Sur (10% de las ventas totales), Reino Unido (5%) y Francia (4%) son los países en los que el e-commerce está más desarrollado en el sector del Gran Consumo. En el caso de España nos encontramos con uno de los mercados menos desarrollados en lo que a atracción y compromiso de los compradores online se refiere.\nTan sólo un 14% de los hogares españoles compra productos de Gran Consumo a través de internet frente al 20% que realiza sus compras online a nivel global o lo que es aún más impresionante, frente a casi el 50% de hogares que realizan así sus compras en Corea del Sur.\nReino Unido se posiciona como uno de los países en los que sus consumidores son más fieles. Los consumidores ingleses online gastan alrededor de un 20% de su presupuesto en compras online. En el caso de España este porcentaje desciende hasta el 6%.\nStéphane Roger, global shopper & retail director de Kantar Worldpanel explica que “el canal internet supone más oportunidades que riesgos para la industria. Existe la creencia de que reduce el gasto y la fidelidad y canibaliza las ventas de las tiendas físicas, pero nada más lejos de la realidad”.\nDe este informe se desprenden algunas de las principales oportunidades para los distribuidores y fabricantes:\n–Fidelidad: los compradores que realizan sus compras a través de internet son más fieles a las cadenas que aquellos que realizan sus compras en tiendas físicas.\n-Negocio adicional: los datos señalan que más de la mitad del gasto que se realiza en la compra de productos online es incremental para las categorías.\n-Un mundo para las marcas: los consumidores digitales dedican mayor parte de su presupuesto a comprar marca de fabricante.\n–Cestas más grandes: los productos que más se compran varían en función de los países. Por ejemplo, en los países asiáticos, existe un predominio de productos de higiene personal y perfumería. En el caso de Occidente nos encontramos con que adquirimos productos más pesados o incómodos de cargar. Lo que sí es común a todos los países es que las cestas online son tres veces mayores. Por ejemplo, en el caso de España, cada vez que realizamos una compra a través de internet gastamos de media 70 euros frente a los 30 que gastamos en una tienda física.\nStéphane Roger añade que “una de las claves de éxito de modelos como E.Leclerc en Francia es la implantación de centros de recogida especializados, lo que se puede repercutir después en precios más ajustados. Existen algunos ejemplos en España pero todavía predomina demasiado el modelo ‘picking’, en el que se preparan los pedidos en propia tienda, un formato mucho menos eficiente”.\nConcluye afirmando que “internet no es un nicho, es una nueva forma de generar ventas, y así debería entenderlo la industria. Da un servicio de valor a los shoppers, que se basa en facilitar la compra, ahorrar tiempo y estar disponible 24/7”.\nTwitter pone un dron a volar para capturar los mejores momentos de Cannes LionsAnteriorSigueinte"No finjáis": Durex lee la cartilla a los futbolistas más teatreros en un spot para el Mundial


Marketing Educativo: Universidades regionales no llenan sus vacantes…\n…además tienen BAJOS puntajes\nEl 90% de las casas de estudio de regiones no llenaron sus cupos y enfrentan un complejo escenario. Las más afectadas son la U. de Los Lagos, la U. Católica de Temuco, la U. Magallanes y la U. Arturo Prat. A pesar de las justificaciones de sus rectores, la razón principal es que las entidades académicas regionales no han sido capaces de reinventarse en el competitivo mundo de la educación superior ni tampoco han actuado con la rapidez que exigen los tiempos actuales. La variedad de la oferta en la educación superior obliga a estas instituciones a adaptar sus programas de estudio y a crear ventajas competitivas mediante nuevos atributos que sean beneficiosos para los postulantes de las regiones donde están insertas.\nUna estrategia de marketing educacional acertada comienza por la propia institución académica para generar un gran cambio cultural interno y de fondo de su estructura interna. Para concretarlo, su gestor estratégico debe ser un directivo líder que cambie la antigua mentalidad institucional e irradie una nueva forma de trabajar. Que sostenga el proceso con certeza, rigor y disciplina dispuesto a hacer vanguardia abriendo caminos. El éxito institucional solo se consigue cambiando la mentalidad interna y redefiniendo estratégicamente la forma de alcanzar las metas.\nPara ser efectivos el mercado potencial de alumnos se debe definir con exactitud y desde allí generar estrategias, por ejemplo, si las cifras indican que la mayoría de los alumnos de las universidades regionales son de colegios públicos y subvencionados sus autoridades deben preguntarse que se está haciendo efectivamente para captar ese mercado.\nEl acomodo no sirve para crecer institucionalmente. En esta área no existen certezas ni tampoco existe ningún modelo para ser invulnerables. La competencia está ahí. El mayor peligro institucional está en estancarse y olvidar los principios que hacen grande a una organización académica. El tiempo siempre es corto y hay que moverse rápido. Todo problema es una oportunidad. Como la situación que están viviendo las universidades regionales actualmente.\nPublicado por Herman Bustos en 6:40


Caen jefes de policía en Buenaventura - El Diario de Chihuahua\nBuenaventura.- El director, subdirector y un agente de la Policía Municipal de Buenaventura fueron detenidos por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) mediante una orden de un juez por la presunta comisión de los delitos de desaparición forzada de personas y abuso de autoridad.\nCabe mencionar que este no es el primer caso en que se involucra a Policías municipales de Buenaventura.\nEste municipio se encuentra ubicado en el noroeste del estado y en las últimas semanas se han presentado violentos enfrentamientos armados entre grupos rivales del crimen organizado.\nEl pasado mes de mayo, cinco agentes de la Policía Municipal de Buenaventura denunciaron que fueron detenidos, golpeados y robados por elementos de la Policía Ministerial, durante un supuesto operativo estatal en la zona, después del enfrentamiento entre oficiales y delincuentes en Villa Ahumada, señalan los archivos periodísticos.\nLa presidenta municipal de Buenaventura, Miriam Caballero Arras, confirmó la detención de los agentes a su cargo y denunció los abusos de que fueron víctimas, cuando estaban en su horario laboral y en las tareas propias de su cargo, en los patrullajes y las comandancias de ambos poblados.


Gravity, máxima ganadora de Premios Critic's Choice Movie 2014\nGravity, máxima ganadora de Premios Critic’s Choice Movie 2014\nPor: StarMedia\t On Ene 17, 2014\nLa película “Gravity”, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, se convirtió esta noche en la máxima triunfadora de la 19 entrega anual de los premios Critic’s Choice Movie con siete galardones.\n“Gravity” ganó en las categoría de Mejor cinta de horror o ciencia ficción, Mejor director (Cuarón), Mejor actriz en cinta de acción (Sandra Bullock), Mejor cinematógrafo (Emmanuel Lubezki), Mejor edición, Mejores efectos visuales y Mejor partitura.\nEn tanto, el filme “12 years a slave” se llevó Mejor película, Mejor actriz de reparto (la mexicana Lupita Nyong’o) y Mejor adaptación de guión.\n“American Hustle” logró cuatro premios otorgados por la Asociación de Críticos de Cine (BFCA, siglas en inglés) en Mejor comedia, Mejor actriz en comedia (Amy Adams), Mejor elenco y Mejor maquillaje.\nMatthew McConaughey y Jared Leto (ambos de “Dallas Buyers Club“) ganaron como Mejor actor y Mejor actor de reparto, mientras Cate Blanchett de “Blue Jasmine” se impuso como Mejor actriz y Mejor actuación juvenil.\nEl premio a Mejor guión original fue para “Her“; Mejor dirección de arte y Mejor diseño de vestuario para “The great Gatsby“, Mejor cinta animada “Frozen“: Mejor cinta de acción “Lone survivor”.\nEl de Mejor actor en cinta de comedia fue para Leonardo DiCaprio (The Wolf of Wall Street); Mejor cinta extranjera “Blue Is the Warmest Color“, Mejor documental “20 Feet from Stardom” y Mejor canción “Let It Go” de Robert López y Kristen Anderson-López (de la cinta Frozen).\nEscucha Solo dos, nueva canción de Belanova\nTrucos para engrosar el cabello


comu - Trabajos finales - 335 Palabras\nPáginas: 2 (335 palabras) Publicado: 13 de febrero de 2016\nComunidad rural: Se conoce como comunidad rural al pueblo que se desarrolla en el campo y alejado de los cascos urbanos. El concepto puede hacer referencia tanto al pueblo en sí mismo como a lagente que habita en dicha localidad.\nLas comunidades rurales viven de la agricultura o la ganadería. Por lo general, se trata de regiones donde la industria no está desarrollada y, por lo tanto, laeconomía es bastante precaria.\nComunidad urbana: Se entiende por comunidad urbana aquel conglomerado de personas establecidas en un área geográfica o territorio determinado a los cuales se les denominaciudades; a este fenómeno también se le conoce como “sociedad urbana”.\nEstos espacios urbanos están caracterizados por contener distintos servicios tales como tendidos eléctricos, drenaje, tuberías deagua, calles, alumbrado, etc. Además de grandes y diversas edificaciones como edificios, casas, conjuntos residenciales, fabricas, entre otros; y otra característica particular de las comunidadesurbanas es que su población debe ser mayor de 2500 individuos.\nComunidad indígena: Es toda agrupación de personas pertenecientes a una misma etnia que comparte el derecho a un mismo espacio territorial. Lapropiedad de las tierras existe aún antes de que existiera México y los sujetos que las integran, son pobladores de la comunidad. La propiedad de la tierra es de tipo comunal y cada miembro delpoblado tiene derecho a trabajar una porción o a participar en explotación colectiva\nComunidad suburbana: Un suburbio o comunidad suburbana es un barrio, sector o comuna alejado del centro de la ciudad,específicamente, ubicado en la periferia de ésta. Un suburbio, para que sea tal, debe contar con la suficiente disponibilidad de industrias y servicios (hospitales, clínicas, escuelas, colegios,universidades, centros comerciales, transporte interno,etc) que hagan que el habitante suburbano no tenga que viajar hasta el centro de la ciudad para obtener las mismas prestaciones.


Leí no hace mucho una inserción de un blog que me dejó algo sorprendido...concretamente una frase decia: "Si aceptamos la teoría estándar en Inteligencia Artificial, la consciencia sería el resultado de procesos computacionales que se desarrollan en el cerebro"\nNo pude menos que leerla un par de veces porque había dos cosas que no me "pegaban" en este mundillo en el que me muevo. Una era eso de la "Teoría estándar"...pues no existe una teoría estandar como tal. En realidad, el término Inteligencia Artificial (IA) nació en una reunión que una serie de personas mantuvieron en el Darmouth College en 1956 donde se planteó llamar así (IA) a los trabajos que debían orientarse a fabricar máquinas que pudieran pensar, razonar y crear.\nTras eso, investigadores de todo el mundo comenzaron a desarrollar sus trabajos con muy distintas aproximaciones y hoy se puede decir que hay un cuerpo de materias que se consideran muy específicas de la IA, y que van desde el razonamiento basado en casos hasta el aprendizaje automático, los sistemas expertos, los robots inteligentes, los agentes inteligentes, o los modelos de lenguaje, etc...no me extiendo porque más o menos eso ya lo describí en mi primera inserción en este blog. No tengo yo pues constancia de tal Teoría estandar.\nPor otro lado al parecer dicha teoria estandar dice que "la consciencia es.." no me extiendo...ese tipo de conceptos van más asociados a lo que se denominan neurociencias que a quienes trabajamos en inteligencia artificial que tenemos un perfil más "ingenieril". Y bueno, ya puestos, comentar que decir que la consciencia es el resultado de procesos computacionales que se desarrollan en el cerebro, yo lo matizaria diciendo que "la consciencia y todo lo que hacemos son el resultado de procesos cerebrales" no me atrevo a decir si computacionales o no....desde luego lo que si parece es que el cerebro no funciona con ceros y unos...\nComentarios Viernes, 18 de Marzo 2011


Metalurgia Del Oro Exposicion [d47e8xxypjn2]\nUploaded by: Yeber Magno Morales\nDownload & View Metalurgia Del Oro Exposicion as PDF for free.\nUNIVERSIDAD NACIONALDEL ALTIPLANO - PUNO FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLOGICA E INGENIERÍA METALÚRGICA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOLÓGICA\nMETALURGIA DEL ORO METALURGIA EXTRACTIVA PUNO – PERU\nDOCENTE: Ing. Pedro T. Hualpa Choque\nALUNMO: Huarcaya Quispe Royer D.\nCONTENIDO: 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. \nRESEÑA HISTORICA DATOS ECONOMICOS Y ESTADISTICOS PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS MINERALES MENAS Y YACIMINETOS EXTRACCION DEL ORO AFINO DEL ORO RECUPERACION DEL ORO ANALISIS CUANTITATIVO DEL ORO\n1.RESEÑA HISTORICA  El\noro fue el primer elemento que el hombre la reconoció como metal, los primeros descubrimientos datan desde 4000 A.C, en Egipto y Mesopotamia.\noro se ha considerado uno de los metales más preciosos del mundo.\nOro tiene grandes propiedades de resistencia a la corrosión, maleabilidad, ductilidad y reflectibilidad. Antiguamente sólo se conocían seis metales: el hierro, el cobre, el estaño, el plomo, el oro y la plata, los cuales siguen siendo los más conocidos y los más aplicados.\n-Oro amarillo = 1000 g de oro amarillo tienen 750 g de oro, 125 de plata y 125 de cobre. -Oro rojo = 1000 g de oro rojo contienen 750 g de oro y 250 de cobre. -Oro rosa = 1000 g de oro rosa contienen 750 g de oro, 50 g de plata y 200 de cobre. -Oro blanco = 1000 g de oro blanco tienen 750 g de oro y 160 de paladio y 90 de plata. -Oro gris = 1000 g de oro gris tienen 750 g de oro, alrededor de 150 de níquel y 100 de cobre. -Oro verde = 1000 g de oro verde contienen 750 g de oro y 250 g de plata.\n2. DATOS ECONOMICOS Y ESTADISTICOS África África del sur Asia Europa Norteamérica Canadá Estados unidos América central Brasil Australia Total\nMg 19.000 18.000 11.000 5.600 6.700 1.300 5.400 2.200 700 6.400 51.600\n% 36.8 34.9 21.3 10.9 13.0 2.5 10.5 4.3 1.4 12.4 100\nPRODUCCION DEL ORO  La\nproducción de oro en China es la más grande del mundo. Su producción es de 260 toneladas de oro, el récord de producción de oro de China. Aumentó en un 7% desde 2007 y el 59% desde 2001. China es el único país entre los principales productores de oro con una producción en aumento. A menudo hablamos de la demanda de oro de China, nos olvidamos de que China se ha convertido en un importante productor de oro.\nestá en segundo lugar con una producci ón de oro estimad o en 250 tonelad as.\nel tercero con una produc ción de 230 tonelad as de oro.\n225 tonela das de oro\nEl rus o\n175 tonelad as Cajamar ca y La Libertad\nprodujo 165 tonelad as de oro\nprodujo 100 toneladas de oro, Ontario 50 toneladas Quebec 28 toneladas\nABUNDANCIA DEL ORO El oro es raro, se encuentra en bajas concentraciones  Curiosamente, hay oro en el agua del mar.  La concentración media de oro en la corteza de la tierra es de 0,005 partes por millón.  Las vetas de oro bajo tierra se producen en asociación con varios depósitos metálicos que a menudo incluyen sulfuros y piritas. La concentración de oro puede ocurrir a medida que otros minerales son filtrados durante un largo periodo de tiempo. \n3. PROPIEDADES FÍSICAS - QUÍMICAS El oro es uno de los metales nobles de mejores características. Esto es debido a que posee unas propiedades singulares como inalterabilidad. El oro s el metal más maleable y dúctil, hilos de hasta 10 micrómetros, planchas de hasta 0.2 milímetros su gran conductividad eléctrica y térmica.\nDensidad: 19,300 kg por metro cúbico Punto de fusión: 1337.33 K (1064.18 °C) Punto de ebullición: 3129 K (2856 °C) Electronegatividad: 2.54 Ev Radio atómico: 0.1439 nm Número atómico: 79 Peso atómico: 197 Conductividad térmica a 20º: 10.21 cm3.mol-1 Estructura cristalina: fcc Dureza: 2.5 Limite elástico: 55 MPa\nEs inerte, prácticamente inmune al deterioro, excelente conductividad eléctrica. Tiene una gran cantidad de usos industriales gracias de sus cualidades físicas. PROPIEDADES QUIMICAS:\nUsos realmente prácticos son numéricamente insignificantes. De todo el oro minado de la tierra, la mayor parte se utiliza de estas tres maneras: • • •\nComo adorno personal (fabricación de joyas) Como refugio público de riqueza Como refugio de riqueza privada\nAquí se presentan sus propiedades químicas:\nPeso Atómico: 196,97 Núcleo de 79 protones Un electrón en la órbita exterior Diez y ocho electrones en la penúltima órbita  Valencia: 1.3  Forma cristalográfica: cúbica central, conteniendo cuatro átomos en los vértices    \n4. MINERALES MENAS Y YCAIMINETOS El oro tiene diferentes formas de incidencia en minerales de sulfuro, diseminados e integrados en minerales como plomo y cobre óxidos metálicos, como oro:\nOro libre asociada con telururos\nEl oro se encuentra en la naturaleza en estado nativo o como una aleación de plata denominada Electrum. Otras aleaciones con metales del grupo del platino o con cobre.\nEl oro se encuentra en las redes de muchos minerales de cobre, plomo, plata y platino en pequeñas cantidades. En particular en los sulfuros, apareciendo como pequeñas partículas euhedrales dentro de los sulfuros de cobre, plomo y hierro.\nMENAS Las menas de oro presentan dos características generales.\nEl oro prácticamente presente en su forma nativa, formando granos o partículas diseminadas en las vetas de cuarzo y de otras rocas.\nAparece muy a menudo aleado con plata pero muy raramente se encuentra aleado con otros metales.\nLos contenidos medios de oro en menas explotables son siempre muy bajos rebasando muy raramente los 10g.Mg-1\nASOCIACIONES ORO LIBRE no esta incluido en otros minerales fácil de extraer gravimétrica separación amalgamación y cianuracioin directa\nORO ASOCIADO A SULFUROS DE HIERRO diseminados finas partículas En cristales de pirita, pirrotina necesita un proceso Complejo  pre Concentración  calcinación  destrucción química  seguida de una cianuracion.\nORO ASOCIADO A ARSENIO O ANTIMONIO hace el tratamiento aún más difícil puede conducir a rendimiento bajos como para una explotación económica\nORO ASOCIADO A MINERALES DE CU, PB, ZN El oro puede Ser subproducto de otros metales. En la metalurgia del cobre, el oro sigue al cobre hasta su afino electrolítico donde es recuperado en los lodos electrolíticos.\nORO EN MENAS REFRACTARIAS Se denominan así porque es visible al microscopio dentro de los sulfuros metálicos (piritas y arsenopiritas), no se puede liberar por molienda debido a su pequeño tamaño de grano,\nORIGEN Hipotermales: los formados por las soluciones a alta temperatura y presión (300º y 500º C).\nCARACTERISTICAS Depósitos de venas epitermales venas epitermales de oro 1 km hasta 2 km. La actividad volcánica permiten que los minerales se mezclen y oxiden químicamente y se alteren los elementos Este fenómeno natural permite la formación del oro el oro tiende a acumularse hacia la superficie.\nDepósitos alojados de piedra verde alojados de piedra verde son regiones donde gran cantidad de roca metamórfica se acumula a lo largo de líneas de falla, Esta red de falla permite tipos de rocas metamórficas y minerales carbonato de cuarzo\nDepósitos de skarn roca metamórfica con gran cantidad de silicato estos depósitos tienen tungsteno y cobre ocasionalmente retienen grandes cantidades de oro. Un skarn se forma cuando una roca ígnea rica en carbono es cubierta por el magma volcánico, bajo el océano. Muchos depósitos de skarn se encuentran en cañones o cordilleras\n5. EXTRACCION DEL ORO Debido a la considerable diferencia de peso específico y la ganga que lo acompaña, él oro puede ser extraído de los placeres por procedimientos gravimétricos. amalgamación, cianuracion y otros procedimientos\nSe basa en que cuando el oro limpio entra en contacto con el mercurio formando una aleación para dar una partícula revestida, las partículas amalgamadas se adhieres unas a otras formando una masa plástica que se conoce como amalgama.\nCIANURACION Es una técnica metalúrgica para la extracción de oro de mineral baja calidad, que busca convertir el oro en aniones metálicos complejos de aurocianida solubles en agua, proceso más utilizado Debido a la naturaleza venenosa del cianuro, el proceso es muy controvertido y su uso está prohibido en varios países y territorios.\nCARBON ACTIVADO El carbón activado se refiere a un conjunto de agentes adsorbentes de origen carbónico caracterizados por una estructura porosa (microporos) utilizado en la separación de materiales y la filtración.\nFiltración y tratamiento de agua Filtración de aire Adsorbente médico de venenos Recuperación y limpieza de aguas residuales Limpieza de vertidos Recuperación de metales preciosos\nconoce como recuperación de metales preciosos al proceso mediante el cual dichos metales son aislados de otros materiales con los que se mezclan o por los que están contaminados.\nvez que los metales preciosos han sido aislados pueden recuperarse fácilmente\n1. El carbón activado es colocado en un lecho dentro de torres. La solución cianurada pasará a través del carbón activado. 2. Cuando la solución cianurada pasa a través del lecho de carbón activado el oro queda atrapado en los mircroporos. 3. La solución cianurada es retirada completamente libre de oro. 4. Se realiza un paso de desorción, es decir, el carbón activado que llevó a cabo la adsorción del oro es despojado del mismo para su recuperación. 5. Ya aislado el oro se puede reutilizar, al igual que el carbón que es reactivado para un siguiente proceso de recuperación de oro, incluso se puede utilizar en procesos diferentes, tales como la filtración de agua, según sea el caso.\n6. AFINO DEL ORO Hasta el siclo XIX, el oro se recogía en sus yacimientos, y al ser muy maleable, se conformaba para obtener las joyas sin necesidad de realizar ningún proceso de refino. El método de extracción más sencillo es el lavado en batea , con movimientos circulares bajo una corriente de agua.\nPara extraer el oro del mineral se utilizan principalmente dos procesos, la amalgamación y la cianuración.\nMETODOS TRADICIONALES DE AFINO DE ORO El proceso con ácido nítrico\nEl proceso con ácido sulfúrico\nEl proceso con agua regia\nEl proceso con base clorhídrica\nEs muy eficiente para disolución de metales\nRequiere que el material aurífero sea una aleación de oro y plata, para que la lixiviación tenga éxito.\nSolo se aplica a productos con alto contenido de oro.\nEl oro se puede disolver en este acido en presencia de un oxidante.\nMETODOS ACTUALES DE AFINO DE ORO\nEl proceso Wohtwill\nLos lodos anódicos\nEste proceso se basa en el hecho de que el oro no forma cloruros pero los demás si.\nEste proceso utiliza la electrolisis para el refino del oro.\nDonde gran parte del oro que se obtiene como producto secundario de las operaciones electrolíticas en las refinerías de cobre.\n7. RECUPERACION DEL ORO  La\nlixiviación en montón es un proceso muy económico para tratar metalúrgicamente minerales con baja ley en metales preciosos, este método de tratamiento recibe un fuerte impulso a mediados de la década del 70 del siglo anterior, cuando el oro alcanza cotizaciones de hasta 600 US$/onza el año 1980; se implementa el rehuso del carbón activado y se beneficia minerales con fuerte contenido de finos mediante aglomeración.\nMineral  El mineral debe ser chancado al 100% de cualquiera de las mallas siguientes:    \nREACTIVOS A USAR Cianuro.- El solvente más comúnmente utilizado es el cianuro de sodio.\nCal.- La cal se agrega directamente con el mineral en el chancado, la función es mantener una alcalinidad de 10 a 11.\nZinc.- El polvo de zinc se agrega en una proporción que varía de 0.6 a 1.5 partes por parte de oro y plata.\nCarbón activado.- Es utilizado para precipitar oro y plata de las soluciones ricas, se recomienda generalmente cuando el mineral tiene solo o mayores proporciones de oro con respecto a la plata.\n8. ANALISIS CUANTITATIVO DEL ORO El método universal para valorar el contenido en oro de menas, minerales, aleaciones, chatarras, lodos, etc. Es el ensayo a fuego.\nEn este método los metales preciosos son captados por plomo fundido y los no metales se reúnen en una escoria de litargirio ya que la oxidación expele los metales básicos a la escoria como óxidos.\nSe usan en realidad dos métodos:\nEn el primero se introduce la muestra en un crisol bien mezclada con oxido de plomo, carbón y fundentes a temperatura de 1200°c una vez fundida la carga se recoge el plomo decantado y solidificado el cual se somete a una copela hecha de magnesia porosa e la que el plomo y los metales no nobles se oxidan a 800900°c absorbiéndose la escoria de litargirio en las paredes de la copela, hasta k finalmente aparece un botón de oro.\nEl otro proceso consiste en la presión fusión oxidante, con plomo metal de la muestra usando bórax para separar las escorias de litargirio y los óxidos metálicos. Este proceso se lleva a acabo a 1000°C y forma una perla de plomo con los metales preciosos que se copela.\nMore Documents from "Yeber Magno Morales"


Los 6 Mejores Hoteles cerca de: Estación de metro Sisli, Estambul, Turquía - Booking.com\nTurquía 3.470 alojamientos\nEstambul 354 alojamientos\nHoteles y otros alojamientos cerca de Estación de metro Sisli, Estambul (Turquía)\n¿Buscas alojamientos cerca de Estación de metro Sisli?\n¡Pues estás en el lugar indicado! Introduce tus fechas y elige entre 169 alojamientos.\nHoteles recomendados cerca de Estación de metro Sisli\nSisli, Estambul (a 0,5 km de Estación de metro Sisli)\nEl 116 Residence está situado en el centro del barrio de Şişli, muy cerca de tiendas, centros de negocios y locales de ocio.\nSalah. Emiratos Árabes Unidos\n"the place is clean and confortable , the location very convenient"\nBlisstanbul Hotel hotel de 4 estrellas\nSisli, Estambul (a 0,4 km de Estación de metro Sisli)\nEl Blisstanbul Hotel está situado en el centro del distrito de Şişli, a poca distancia a pie de varios medios de transporte público, como la red de metro o de autobuses.\n"Atencion de reception de hotel muy amable"\nLampa Design Hotel-Special Category Este alojamiento forma parte de nuestro Programa de Alojamientos Preferentes, que tienen un servicio excelente, buena relación calidad-precio y comentarios fantásticos en Booking.com. Para poder estar en el programa, puede que paguen un poco más a Booking.com. Este alojamiento forma parte de nuestro Programa de Alojamientos Preferentes, que tienen un servicio excelente, buena relación calidad-precio y comentarios fantásticos en Booking.com. Para poder estar en el programa, puede que paguen un poco más a Booking.com.\n"Both staff and owners exceptionally friendly and helpful. Excellent English speakers which was good for me. Beautiful contemporary design. Near all shops and amenities. I was very impressed and would..."\nA Palace Suites Este alojamiento forma parte de nuestro Programa de Alojamientos Preferentes, que tienen un servicio excelente, buena relación calidad-precio y comentarios fantásticos en Booking.com. Para poder estar en el programa, puede que paguen un poco más a Booking.com. Este alojamiento forma parte de nuestro Programa de Alojamientos Preferentes, que tienen un servicio excelente, buena relación calidad-precio y comentarios fantásticos en Booking.com. Para poder estar en el programa, puede que paguen un poco más a Booking.com.\nEl A Palace Suites dispone de WiFi gratuita y aire acondicionado, y está situado en Estambul a 7 minutos a pie del centro comercial Cevahir y a 4 minutos a pie de la estación de metro Şişli -...\n"I travel for business and this was my second time to A Palace. I like this place because of Its location and safety. I can walk to any where. Its close to Taksim area and my favourite area call Nisantasi...."\nIstanbul Marriott Hotel Sisli hotel de 5 estrellas Este alojamiento forma parte de nuestro Programa de Alojamientos Preferentes, que tienen un servicio excelente, buena relación calidad-precio y comentarios fantásticos en Booking.com. Para poder estar en el programa, puede que paguen un poco más a Booking.com. Este alojamiento forma parte de nuestro Programa de Alojamientos Preferentes, que tienen un servicio excelente, buena relación calidad-precio y comentarios fantásticos en Booking.com. Para poder estar en el programa, puede que paguen un poco más a Booking.com.\n8,6 Fabuloso 913 comentarios\nEl Istanbul Marriott Hotel Sisli, con piscina cubierta, sauna, baño turco y centro de fitness, está situado en uno de los distritos comerciales de Estambul. Hay WiFi gratuita.\ncandelaria. Reino Unido\n"La pileta, el desayuno, la ubicación!"\nRenata Boutique Hotel Sisli hotel de 4 estrellas Este alojamiento forma parte de nuestro Programa de Alojamientos Preferentes, que tienen un servicio excelente, buena relación calidad-precio y comentarios fantásticos en Booking.com. Para poder estar en el programa, puede que paguen un poco más a Booking.com. Este alojamiento forma parte de nuestro Programa de Alojamientos Preferentes, que tienen un servicio excelente, buena relación calidad-precio y comentarios fantásticos en Booking.com. Para poder estar en el programa, puede que paguen un poco más a Booking.com.\nSisli, Estambul (a 1,1 km de Estación de metro Sisli)\nEl alojamiento Renata Hotel dispone de WiFi gratuita y se encuentra en Estambul.\nMás alojamientos cerca de Estación de metro Sisli\nHoteles populares cerca de Estación de metro Sisli\n6,6 Puntuación 64 comentarios\n7,4 Bien 168 comentarios


Mejores museos latinoamericanos más populares del mundo\nEl "top 5" de museos latinoamericanos\nEl Museo del Oro de Bogotá. Foto: León Darío Peláez / Semana.\nEstos cinco museos de la región, entre ellos uno colombiano, son los mejores según el 'ranking' 2017 de Tripadvisor.\nEn un decidido golpe de timón, los millones de usuarios del portal web Tripadvisor, epicentro online de la valoración de sitios turísticos, subieron al podio de los “25 museos más valorados del mundo” a cinco latinoamericanos y, para orgullo del acervo cultural precolombino, uno alcanzó el séptimo lugar: el Museo Nacional de Antropología, de Ciudad de México, tuvo casi 15.000 opiniones que enaltecieron con la calificación de “excelente” el legado indígena mexicano y las invaluables colecciones del pasado que sobrevivieron a la conquista.Tal fue el impacto de sus 44.000 metros cuadrados que preservan las mayores joyas de las culturas maya, azteca, mexica y olmeca; que este tesoro mexicano superó a otros rivales de talla mundial como la Galería Nacional de Londres, en Reino Unido (11°); y el mismísimo Louvre de París (13°), en Francia. Las ciudades brasileñas de Recife y São Paulo, además de la peruana Lima y la colombiana Bogotá, completan el podio latinoamericano.\nLa elección no es casual y posiciona a América Latina, sólo superada por Europa, como la segunda región más valorada por las colecciones de su acervo cultural abierto al público. Bajo la corona del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, que ocupó el primer lugar, otros cuatro museos latinoamericanos ganaron una plaza entre los favoritos del público. Todos cuentan con una calificación perfecta igual o mayor a 4,5 puntos derivados de un promedio de los votos emitidos por todos los usuarios del sitio web –el rango va del 1 (pésimo) al 5 (excelente)– y miles de comentarios que aceleran el karma positivo de la calidad de las exposiciones ofrecidas. Recorrer estos recintos, sugieren los votantes, es una aventura apasionante, un mano a mano con países unidos por el idioma y la intensidad de sus historias heredadas.


COVID-19: SACI permanecerá abierto – Saci\nPortada » Noticias » COVID-19: SACI permanecerá abierto\nCOVID-19: SACI permanecerá abierto\nActualización 31/03/2020: En referencia al Real Decreto Ley 463/2020 y debido a la incertidumbre de la situación actual, comunicar que SACI sigue manteniendo la actividad operativa de forma excepcional. SACI está certificada como proveedor esencial de empresas de energia consideradas como operadores críticos de servicios esenciales que garantizan el suministro eléctrico.\n26/03/2020: En SACI cumplir con las expectativas de nuestros colaboradores garantizando la máxima seguridad para nuestros empleados es nuestra prioridad.\nA raíz de la situación de pandemia del COVID-19, comunicar que mantenemos nuestra actividad a pleno rendimiento. Nuestros equipos de oficinas, administración, ingeniería, compras, comercial y dirección están teletrabajando desde el pasado Martes 17 de Marzo.\nAfortunadamente, los medios y herramientas digitales disponibles\nen la actualidad nos permiten, en un escenario tan complicado como el que estamos viviendo, mantener una actividad sin que hasta ahora sufra nuestra productividad.\nEn referencia a nuestra producción, y en Coordinación con el Comité de Empresa y de Dirección, indicar que se está utilizando a pleno rendimiento nuestra capacidad productiva. Desde la semana pasada, se han intensificado las medidas de seguridad, distanciado los montajes y se mantiene una distancia mínima de 1´5-2 metros entre operarios.\nAdemás, se ha prohibido el uso compartido de herramientas, distribuido guantes y gel desinfectante para la higienización de manos, adicionalmente se ha regulado el uso de áreas comunes para minimizar las posibilidades de contagio.\nTodo esto nos permite seguir produciendo con normalidad y por tanto, mantener el planning de entregas y compromisos con nuestros clientes, por lo que queremos transmitir tranquilidad en cuanto a los proyectos actualmente en ejecución y los que tenemos en cartera próximos a iniciar su producción.\nComo todos habéis podido comprobar, los acontecimientos en los últimos días cambian de un día para otro, pero mientras la situación se mantenga, podremos seguir trabajando a un ritmo normal, y siempre bajo las pautas que garanticen la seguridad de nuestro equipo, al cual se le agradece su entrega y profesionalidad.\nAprovechar para compartir contigo algunas medidas de seguridad que hemos implantado y que estarán en vigor hasta que la situación se normalice:\n• No se admitirán visitas comerciales.\n• Nuestros medios habituales de contacto siguen plenamente activos tanto los teléfonos habituales como el correo electrónico.\n• Nuestro horario de recepción/entrega de mercancías es temporalmente de 8:00 a 15:00 y está sujeto a las medidas de seguridad con nuestro equipo logístico.


MIB conservará su vocación y se convertirá en centro de las artes y cultura contemporánea – Momento Diario | En el vértice de Puebla\nMIB conservará su vocación y se convertirá en centro de las artes y cultura contemporánea\nEl Museo Internacional del Barroco (MIB) conservará la vocación bajo la que se concibió y ampliará su oferta para convertirse en un Centro de las Artes y la Cultura Contemporánea, informó el secretario de Cultura, Julio Glockner Rossainz.\nEn rueda de prensa, el funcionario negó que el centro de exposiciones se desmantelará, por lo que mantendrá el acervo propio que se compone de 168 piezas, en tanto 57, que pertenecen a colecciones de otros museos, regresarán paulatinamente a sus espacios originales.\nErnesto Cortés García, director de Museos Puebla, explicó que algunas de las piezas elaboradas con materiales sensibles a la luz cumplieron el tiempo de exhibición y deberán entrar en un periodo de receso, por lo cual serán retiradas.\nExplicó que el MIB replanteará su plan museológico, para que así convergan diversas disciplinas y plataformas que permitan enriquecer la experiencia de los visitantes con elementos del Barroco, así como de otros periodos artísticos.\nEl replanteamiento incluye fortalecer los servicios educativos, así como actividades artísticas y culturales que giren alrededor de las exposiciones temporales y las temáticas de las salas permanentes para reforzar el trabajo de formación de públicos para las expresiones históricas y contemporáneas del arte.\nEn el evento se dio a conocer que una de las primeras acciones en esta nueva etapa del MIB, es la exposición temporal del artista plástico Mauro Terán, cuya obra ha desarrollado un estilo relacionado con una de las expresiones sociales más marcadas en el país: la lucha libre, patrimonio cultural inmaterial y relacionada con el estilo neo barroco.\nA la par de la exposición, se presentará un acto performático en el exterior del inmueble, el cual incluye la participación de luchadores profesionales, artistas escénicos y músicos.


Por amor al arte: Krista Harris\nKrista Harris es una pintora modernista cuyo trabajo tiene sus raíces en las tradiciones expresionistas abstractas, a la vez que abraza un estilo que es exclusivamente suyo. Elegantemente compuesto y delicadamente equilibrado, su trabajo tiene una calidad hipnótica. Formas y línea parecen transformarse en y fuera de foco, los colores cambian como las estaciones, y parece haber susurros de imágenes sutiles debajo de la superficie.\nEn su más reciente cuerpo de trabajo que sientes, en lugar de ver, la belleza y la transitoriedad de la naturaleza. Rodeada de campos abiertos y vistas espectaculares de las montañas, su estudio está perfectamente situado para filtrar e interpretar y el paisaje en constante cambio. Equilibrio a la textura y forma, pasajes de la calma y la actividad, la opacidad y la luminosidad, las superficies ricamente tendidas parecen cosidas juntas con la línea, y vibran con las cualidades ilusorias del cambio de temporada.\n"La naturaleza es la abstracción en su forma más pura. Si nos permitimos el lujo de sólo mirar, de ver sin el cerebro tratando de interpretar o definir o etiquetar, a continuación, la belleza simple es todo lo que queda".\nPublicado por Francisco G. Expósito en 11:06\nEtiquetas: Krista Harris