UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - PDF\nUNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS\nDownload "UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS"\nRoberto Henrique Custódio Bacelar\n1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS Desenvolvimento de Técnicas de Ultra-som para Medida de Espessura de Filme de Líquido em Escoamentos Gás-Líquido e Líquido-Líquido Autor: Guilherme Rosário dos Santos Orientador: Antonio Carlos Bannwart 02/2006\n2 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS Desenvolvimento de Técnicas de Ultra-som para Medida de Espessura de Filme de Líquido em Escoamentos Gás-Líquido e Líquido-Líquido Autor: Guilherme Rosário dos Santos Orientador: Antonio Carlos Bannwart Curso: Ciências e Engenharia de Petróleo Dissertação de Mestrado apresentada à Sub-Comissão de Pós-Graduação Interdisciplinar de Ciências e Engenharia de Petróleo (FEM e IG), como requisito para obtenção do título de Mestre em Ciências e Engenharia de Petróleo. Campinas, 2006 S.P.- Brasil ii\n3 FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA DA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - BAE - UNICAMP Sa59d Santos, Guilherme Rosário dos Desenvolvimento de técnicas de ultra-som para medida de espessura de filme de líquido em escoamento gás-líquido e líquido-líquido / Guilherme Rosário dos Santos. --Campinas, SP: [s.n.], Orientador: Antonio Carlos Bannwart Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecânica e Instituto de Geociências. 1. Engenharia do petróleo. 2. Óleo de xisto. 3. Piche. 4. Escoamento bifásico. 5. Ultra-som. 6. Eco. I. Bannwart, Antonio Carlos. II. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Engenharia Mecânica. III. Instituto de Geociências. IV. Título. Titulo em Inglês: Development of ultrasonic techniques for measurements of liquid film thickness in gas-liquid and liquid-liquid flows Palavras-chave em Inglês: Petroleum engineering, Heavy oil, Oil-water, Ultrasound, pulse-echo technique Área de concentração: Explotação de Petróleo Titulação: Mestre em Ciências e Engenharia de Petróleo Banca examinadora: Paulo Seleghim Júnior e Fernando França Data da defesa: 20/02/2006 iii\n4 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DISSERTAÇÃO DE MESTRADO Desenvolvimento de Técnicas de Ultra-som para Medida de Espessura de Filme de Líquido em Escoamentos Gás-Líquido e Líquido-Líquido Autor: Guilherme Rosário dos Santos Orientador: Antonio Carlos Bannwart Banca Examinadora: Prof. Dr. Antonio Carlos Bannwart, Presidente Faculdade de Engenharia Mecânica/ UNICAMP Prof. Dr. Paulo Seleghim Júnior Escola de Engenharia de São Carlos/ USP Prof. Dr. Fernando França Faculdade de Engenharia Mecânica/ UNICAMP Campinas, 20 de fevereiro de iv\n5 Dedicatória: Dedico este trabalho ao meu pai, a minha mãe e a minha irmã por acreditarem em mim incondicionalmente. v\n6 Agradecimentos Este trabalho não poderia ter terminado sem a ajuda de algumas pessoas às quais expresso minha profunda gratidão: Ao meu pai, grande responsável pela minha formação como pessoa e profissional. A minha mãe pelo amor e carinho dedicados em todos os momentos da minha vida e por dar continuidade a minha formação na ausência de meu pai. Ao meu orientador, Prof. Antonio Carlos Bannwart, pelo acompanhamento de todo o trabalho e orientação. Ao Prof. Fernando França pelas sugestões para realização desse trabalho. Aos profissionais da Escola de Engenharia de São Carlos Paulo Seleghim e Jorge pelo auxílio na execução e condução deste trabalho. Aos meus padrinhos Sérgio e Esperança pelo grande incentivo e por acreditarem na minha capacidade. A ANP, Agência Nacional de Petróleo, pela concessão da bolsa de estudos. A minha amiga Iraci pelo companheirismo e amizade. Ao meu amigo Cléber, pela amizade e companheirismo na execução de trabalhos em algumas disciplinas do curso. distração. Aos meus amigos do vôlei do clube pela amizade e por compartilhar de horas de Ao meu primo-irmão André e família pela amizade. A todos que diretamente ou indiretamente contribuíram para a conclusão dessa dissertação. vi\n7 vii Procure ser uma pessoa de valor, em vez de procurar ser uma pessoa de sucesso. O sucesso é conseqüência. Albert Einstein\n8 Resumo SANTOS, Guilherme Rosário dos. Desenvolvimento de Técnicas de Ultra-som para Medida de Espessura de Filme de Líquido em Escoamentos Gás-Líquido e Líquido-Líquido. Campinas: Faculdade de Engenharia Mecânica, Universidade Estadual de Campinas, 2005, 80p., Dissertação (Mestrado). Um dos problemas cruciais no atual cenário da indústria nacional de petróleo é a medição das vazões de óleo, gás e água produzidos por cada poço. Este problema se agrava no contexto da produção de óleos pesados sob condições offshore em águas profundas, dadas as condições adversas desse ambiente, alta viscosidade do óleo, formação de emulsões com água, dificuldade natural para sua elevação e escoamento, entre outras. Excetuando os casos em que um poço é testado, quando então sua produção pode ser determinada na superfície, não se dispõe atualmente de sistemas e métodos de medição simples, confiáveis e não-intrusivos para as vazões de cada poço. O presente trabalho investiga a utilização de técnicas de ultra-som para fins de monitoramento do filme de água em escoamentos gás-líquido e líquido-líquido. O objetivo deste trabalho é desenvolver uma ferramenta de medição de espessura instantânea do filme líquido em escoamentos gás-líquido e líquido-líquido utilizando técnicas de ultra-som. A medição do tempo de trânsito do sinal acústico ultra-sônico através de uma camada de material - líquido, gás ou sólido - permite a obtenção da espessura local e instantânea dessa camada, a partir do conhecimento da velocidade de propagação do som nesse meio, através de calibração prévia. Assim, por meio de diversos experimentos com diferentes pares de fluidos e padrões de escoamento, pretende-se definir as melhores condições para utilização do ultra-som para esse fim. Os tempos de trânsito podem ser detectados através dos picos de amplitude gerados quando os pulsos refletidos atingem o receptor. A utilização do ultra-som é uma técnica não intrusiva e não-invasiva, isto é, não causa perturbações ao escoamento, possibilitando ainda medições in situ em tempo real de grandezas de escoamentos múltifásicos presentes inclusive na indústria do petróleo. Este estudo mostrou ser possível a aplicação da técnica de ultra-som para escoamentos gás-líquido, uma vez que a diferença de impedância acústica permite que grande parte do pulso incidente seja refletida na interface entre os dois meios líquidos. Em escoamentos líquido-líquido, o monitoramento da espessura de filme é mais difícil, sendo necessário o uso de recursos computacionais mais robustos. A pequena diferença de impedância acústica entre os líquidos, muitas vezes, dificulta a captação do pulso correspondente à interface entre os meios líquidos. Um outro fator agravante é a presença de emulsões em escoamentos líquido-líquido ou óleos com viscosidades maiores. Nessas situações, a atenuação do pulso refletido na interface entre os dois meios líquidos é ainda maior. Palavras Chave Engenharia de petróleo, óleo pesado, escoamento óleo-água, ultra-som, pulso-eco. viii\n9 Abstract SANTOS, Guilherme Rosário dos. Development of Ultrasonic Techniques for Measurements of Liquid Film Thickness in Gas-Liquid and Liquid-Liquid Flows. Campinas: Faculdade de Engenharia Mecânica, Universidade Estadual de Campinas, 2005, 80p., Dissertação (Mestrado). One of the most important problems in the current scenario of petroleum industry is the flow rate measurements of oil, gas and water produced by each well. This problem becomes more complicated in the context of heavy oils production under offshore conditions in deepwater, due to the adverse environment, high oil viscosity, formation of emulsion with water, difficulties for its lift and flow, etc. Excepting the cases in which a well is being tested, when its flow rate can be determined at the surface, it does not exist any simple, reliable and non-intrusive system or measurement method for flow rate of an individual well. The present work looks over an application of ultrasonic techniques for monitoring of water film in gas-liquid and liquid-liquid flows. The specific purpose of this work is to develop a tool for instantaneous thickness measurement of liquid film in gas-liquid and liquid-liquid flows by ultrasonic techniques. The transit time measurement of an acoustic signal through a material layer (solid, liquid or gas) allows its local and instantaneous evaluation, knowing the ultrasound propagation speed for each medium from previous calibration. In this way, through several experiments with different fluid pairs and flows patterns, it intends to establish the better conditions for application of the ultrasound technique. The transit times can be detected through the amplitude peaks generated when the reflected pulses reach the receiver. The ultrasound application is a non-invasive and non-intrusive technique, that is, it does not cause any disturbance in the flow, allowing in situ measurements in real time of many parameters of multiphase flows including the petroleum industry. This study showed the possibility of applying a pulse-echo technique to the gas-liquid flows, because the acoustic impedance difference allows the majority of incident ultrasound be reflected in the gas-liquid interface. The monitoring of liquid films thickness is more difficult in liquid-liquid flows, being necessary the use of rugged computational resources. The low difference of acoustic impedance between liquids can make more difficult the reception of a pulse which corresponds to the liquid-liquid interface. Another difficulty occurs when emulsions are formed or the oil is highly viscous. In these situations, the attenuation of reflected ultrasound from the liquid-liquid interface is still larger. Key Words Petroleum engineering, heavy oil, oil-water flow, ultrasound, pulse-echo technique. ix\n10 Lista de Figuras 1.1-Definições de uma medição não invasiva e não intrusiva Ultra-som longitudinal e transversal Exemplo de onda de Rayleigh Esquema de conversão de modo do ultra-som Comportamento da velocidade do som na água em função da temperatura Reflexão e transmissão de ultra-som entre dois meios Método pulso-eco Sinal resultante R xω da correlação cruzada ente sinal original e o pulso gerado pela reflexão na interface alumínio/fluido Envelope do sinal resultante da correlação R xω Seção de teste de ultra-som utilizada na calibração da velocidade do ultra-som na água para os testes em escoamento ar-água Arranjo do copo cilíndrico para calibração da velocidade do ultra-som na água, óleo e emulsões Bancada de testes da EESC-USP Arranjo dos substratos piezoelétricos da bancada de testes de São Carlos Fluxograma do programa em Lab View para aquisição de dados Esquema do circuito core flow Sonda de ultra-som do circuito core flow Croqui do copo cilíndrico para experimentos de água e óleo Histograma de velocidade do ultra-som na água para experimentos na EESC Sinal típico do eco original nos experimentos em escoamento estratificado ondulado ar-água...48 x\n11 5.3-Pulso de reflexão na interface acrílico/água utilizado na correlação cruzada Amplitude instantânea típica nos experimentos em escoamento estratificado ondulado arágua Freqüência instantânea típica nos experimentos em escoamento estratificado ondulado arágua Espessura do filme de água em regime estratificado liso Espessura de filme de água em regime estratificado ondulado Espessura do filme de água em regime estratificado rugoso Espessura do filme de água em regime intermitente Sinal original adquirido para escoamento água-óleo com óleo desidratado Sinal original adquirido para o escoamento da emulsão de água em óleo Sinal após correlação cruzada para testes de emulsão de água em óleo Amplitude instantânea para testes em água-óleo com óleo desidratado Amplitude instantânea para testes com emulsão de água em óleo Sinal original para determinação da velocidade do ultra-som no alumínio Amplitude instantânea do sinal original para velocidade do ultra-som no alumínio Histograma de velocidade do ultra-som no alumínio Sinal original para determinação da velocidade do ultra-som na água Sinal após correlação cruzada para velocidade do ultra-som na água Amplitude instantânea do sinal original para velocidade do ultra-som na água Histograma de velocidade do ultra-som na água Sinal original para determinação da velocidade do ultra-som no óleo Trecho do sinal original com o pulso gerado pela reflexão do ultra-som na interface óleo-ar...60 xi\n12 5.24-Amplitude instantânea do sinal original para velocidade do ultra-som no óleo Trecho da amplitude instantânea com o pico de amplitude correspondente à interface óleo-ar Histograma de velocidade do ultra-som no óleo Sinal original para determinação da velocidade do ultra-som na emulsão 25% Trecho do sinal original com o pulso gerado pela reflexão do ultra-som na interface emulsão 25%-ar Amplitude instantânea do sinal original para velocidade do ultra-som emulsão 25% Trecho da amplitude instantânea com o pico de amplitude correspondente à interface emulsão 25%-ar Histograma de velocidade do ultra-som na emulsão de 25% Sinal original para determinação da velocidade do ultra-som na emulsão 35% Trecho do sinal original com o pulso gerado pela reflexão do ultra-som na interface emulsão 35%-ar Trecho da amplitude instantânea com o pico de amplitude correspondente à interface emulsão 35%-ar Histograma de velocidade do ultra-som na emulsão de 35% Curva da espessura de camada de água em função do tempo Parte do sinal original com o pulso gerado pela reflexão do ultra-som na interface água-óleo Sinal original com o pulso gerado pela reflexão do ultra-som na interface óleo-ar Parte do sinal original com o pulso gerado pela reflexão do ultra-som na interface águaemulsão 25%...72 xii\n13 5.40-Parte do sinal original com o pulso gerado pela reflexão do ultra-som na interface águaemulsão 35% Parte do sinal original com o pulso gerado pela reflexão do ultra-som na interface água-óleo leve Parte do sinal original com o pulso gerado pela reflexão do ultra-som na interface água-óleo Fal Trecho do sinal de amplitude instantânea onde se encontra o pulso gerado pela reflexão do ultra-som na interface água-óleo Fal...76 I.1-Curva reológica do óleo leve...86 I. 2-Curva reológica do óleo de Jubarte...88 B.1-Decomposição de um pulso em sinais harmônicos B.2-Espectro de freqüência de pulsos B.3-Sistema massa, mola e amortecedor B.4-Amostras de um sinal que formam processo aleatório B.5-Ondoleta chapéu mexicano B.6-Análise de Wavelets com multiresolução de um sinal transiente B.7-Sinal de eletrocardiograma normal e problemático B.8-Detecção de problema em eletrocardiograma pela transformada de Wavelets C.1-Ângulo de espalhamento do feixe de ultra-som xiii\n14 Lista de Quadros Classificação das técnicas de medidas de ultra-som...3 xiv\n15 Lista de Tabelas 5.1-Tratamento estatístico para diâmetro interno do tubo nos testes ar-água Faixa de velocidades do ultra-som em escoamento ar-água Faixa de velocidades do ultra-som no alumínio Faixa de velocidades do ultra-som na água Faixa de velocidade do ultra-som no óleo Faixa de velocidade do ultra-som na emulsão de 25% Faixa de velocidade do ultra-som na emulsão de 35% Impedâncias acústicas do alumínio, água e óleo de Jubarte Razão entre pressões e intensidades acústicas para trajeto de pulso ultra-sônico da Figura 4.1 para o óleo de Jubarte Relação entre as grandezas acústicas emitidas e captadas pelo transdutor para o óleo de Jubarte Impedâncias acústicas do alumínio, água e emulsão de 25% Razão entre pressões e intensidades acústicas método pulso-eco da Figura 4.1 para emulsão de 25% Relação entre as grandezas acústicas emitidas e captadas pelo transdutor para emulsão de 35% Impedâncias acústicas do alumínio, água e emulsão de 35% Razão entre pressões e intensidades acústicas método pulso-eco da Figura 4.1 para emulsão de 35% Relação entre as grandezas acústicas emitidas e captadas pelo transdutor para emulsão de 35%...74 xv\n16 5.17-Perdas das intensidades acústicas das emulsões de 25 e 35% em relação ao óleo de Jubarte Nível de intensidade sonora das intensidades acústicas do óleo de Jubarte e de Fazenda Alegre em relação ao óleo leve...77 D.1-Tratamento Estatístico dos valores de velocidade do ultra-som na água para escoamento arágua D.2-Tratamento Estatístico dos valores de velocidade do ultra-som alumínio D.3-Cálculo de incertezas para a velocidade do ultra-som alumínio D.4-Tratamento Estatístico dos valores de velocidade do ultra-som na água D.5-Cálculo de incertezas para a velocidade do ultra-som na água D.6-Tratamento Estatístico dos valores de velocidade do ultra-som no óleo Tabela D.7-Cálculo de incertezas para a velocidade do ultra-som no óleo Tabela D.8-Tratamento Estatístico dos valores de velocidade do ultra-som na emulsão de 25% Tabela D.9-Cálculo de incertezas para a velocidade do ultra-som na emulsão de 25% Tabela D.10-Tratamento Estatístico dos valores de velocidade do ultra-som na emulsão de 35% Tabela D.11- Cálculo de incertezas para a velocidade do ultra-som na emulsão de 35% Tabela D.12-Cálculo da espessura de camada de água em função do tempo xvi\n17 Nomenclatura Letras Latinas a Versor do sistema de coordenadas cartesianas a Aceleração de uma partícula de fluido m/s 2 A Amplitude da onda sonora m b Resposta de um sistema a uma entrada q B Transformada de Fourier de uma resposta do sistema a uma entrada q c Constante do amortecedor do sistema massa, mola e amortecedor kg/s C Função de auto-correlação do sinal e Espessura do filme líquido mm d diâmetro do transdutor polegadas D Diâmetro da tubulação mm f Força atuante numa partícula de fluido N f Maior freqüência da banda passante Hz F Força atuante num sistema massa, mola e amortecedor N G Módulo de Cisalhamento Pa h Resposta a um impulso unitário H Transformada de Fourier da resposta a um impulso unitário H Transformada de Hilbert de um sinal qualquer x i Unidade imaginária i I Intensidade Acústica W/m 2 j Velocidade superficial m/s J Amplitude do harmônico da pressão acústica Pa k Constante da mola do sistema massa, mola e amortecedor N/m K Entrada forçada de um sistema N L Amplitude do harmônico da pressão acústica Pa m Massa do sistema mecânico do tipo massa, mola e amortecedor kg n N-ésima amostra de um processo aleatório N Número de amostras de um processo aleatório p Pressão Acústica Pa xvii\n18 P Pressão instantânea num ponto qualquer do fluido Pa q Entrada de sistema Q Transformada de Fourier de uma entrada qualquer q num sistema r Vetor posição de uma partícula de fluido num sistema de coordenadas cartesianas m R Coeficiente de reflexão s Fator de escala da transformada de Wavelets S Transformada de Fourier de curto tempo de um sinal x t Tempo s T Coeficiente de transmissão u Vetor velocidade de uma partícula de fluido m/s x Sinal qualquer X Transformada de Fourier de x V Velocidade do som no fluido ou meio m/s V Velocidade média do escoamento m/s Z Impedância Acústica kg/m 2 s z Sinal analítico de x(t) y Deslocamento característico do sistema massa, mola e amortecedor m Y Transformada de Fourier de y W Transformada de Wavelets de um sinal x xviii\n19 Letras Gregas α Ângulo de espalhamento do feixe do ultra-som β Ângulo do ultra-som transmitido γ Índice isentrópico δ Coeficiente de expansão linear K -1 Incerteza associada a uma grandeza ε Constante para avaliar a transformada inversa de Wavelets ζ Calor específico J/kgK η Módulo de compressibilidade volumétrico Pa θ Temperatura absoluta do fluido K Θ Perda de intensidade sonora db λ Espessura de um meio material m µ Valor médio de um sinal qualquer x ν Número de onda m-1 ξ Deslocamento de uma partícula de fluido da posição de equilíbrio m ο Entrada forçada de um sistema massa, mola e amortecedor N Ο Transformada de Fourier da entrada forçada ο ρ Densidade instantânea do fluido num ponto qualquer kg/m 3 ς Freqüência MHz τ Tempo de atraso s φ Fase instantânea & φ Freqüência instantânea Hz χ Condensação Φ Transformada de Wigner-Ville de um sinal qualquer x ψ Ondoleta básica da transformada de wavelets Ψ Transformada de Fourier da ondoleta básica ω Freqüência da onda Hz Ω Pulso gerado da reflexão na interface alumínio/água ϑ Volume de fluido m 3 xix\n20 Subscritos [ ] aq água [ ] al alumínio [ ] aquis aquisição [ ] c relativo ao amortecimento [ ] o na condição de equilíbrio [ ] iso em condições isotérmicas [ ] 0 para ondoleta de Gabor [ ] 1 relativo à direção 1 do sistema de coordenadas cartesianas [ ] 2 relativo à direção 2 do sistema de coordenadas cartesianas [ ] 3 relativo à direção 3 do sistema de coordenadas cartesianas [ ] e emulsão [ ] g gás [ ] i incidente [ ] m relativa à inércia do sistema [ ] int interno [ ] liq líquidos [ ] l longitudinal [ ] M magnitude [ ] I no meio 1 [ ] II no meio 2 [ ] k relativa à mola [ ] ol óleo [ ] leve óleo leve [ ] Jubarte óleo Jubarte [ ] p a pressão constante [ ] r refletido [ ] - sentido negativo de propagação da onda [ ] + sentido positivo de propagação da onda [ ] x relativo ao sinal x [ ] tr transdutor xx\n21 [ ] t transmitido [ ] s transversal [ ] 35% emulsão água em óleo com teor de 35% em massa de água [ ] 45% emulsão água em óleo com teor de 45% em massa de água [ ] total total [ ] v a volume constante Siglas API boe/d boe bbl gal/min EESC NETeF FEM Fal graus API (American Petroleum Institute) barril de óleo equivalente por dia barril de óleo equivalente barril galão por minuto Escola de engenharia de São Carlos - Universidade de São Paulo Núcleo de Engenharia Térmica e Fluidos Faculdade de Engenharia Mecânica-Universidade Estadual de Campinas Fazenda Alegre xxi\n22 Sumário Lista de Figuras...x Lista de Quadros...xiv Lista de Quadros...xiv Lista de Tabelas...xv Lista de Tabelas...xv Nomenclatura... xvii 1.Introdução e Objetivos Revisão Bibliográfica ) Transmissão de ultra-som ) Emissão de ultra-som ) Ressonância de ultra-som ) Reflexão de ultra-som ) Síntese da Revisão Bibliográfica Aspectos físicos do ultra-som ) Natureza do ultra-som ) Fenômenos de Interface ) Conversão de modo ) Velocidade do ultra-som num meio material ) Impedância Acústica Específica ) Intensidade Acústica ) Reflexão e Transmissão para Incidência Normal ) Transformada de Hilbert Metodologia Experimental ) Processamento de Sinais ) Calibrações ) Aparato Experimental para Testes Gás-Líquido (EESC-USP) ) Aparato Experimental para Testes no Circuito Core Flow (FEM-UNICAMP) ) Determinação da Espessura do Filme de Água ) Testes no Copo Cilíndrico (FEM-UNICAMP) ) Efeito de Viscosidade Resultados e Interpretações...46 xxii\n23 5.1) Testes em Escoamento Ar-Água (NETeF-EESC-USP) ) Testes em Escoamento Óleo-Água (FEM-UNICAMP) ) Testes no Copo Cilíndrico (FEM-UNICAMP) ) Calibração ) Testes Transientes com Água e Ar ) Testes com Água e Óleo Conclusões e Sugestões...78 Referências...80 Bibliografia...84 Anexos...85 I-Curvas Reológicas dos Fluidos Utilizados...85 Apêndices...89 A-Dedução da equação de propagação da onda acústica...89 A.1) Equação de Estado...91 A.2) Equação da Continuidade...92 A.3) Equação de Euler...92 A.4) Reflexão e Transmissão para Incidência Normal...96 B-Outras Transformadas e Suas Aplicações...99 B.1) Fourier...99 B.2) Sinais Estacionários e Não-Estacionários B.3) Wavelets B.4) Fourier de Curto Tempo (TFCT) B.5) Wigner-Ville C-Análise de Incertezas D-Resultados Experimentais Obtidos D.1) Escoamento Ar-Água (NETeF-EESC-USP) D.2) Testes no Copo Cilíndrico (FEM-UNICAMP) xxiii\n24 CAPÍTULO 1 Introdução e Objetivos Uma das atuais tendências no panorama energético mundial será a utilização crescente de óleos pesados e extra-pesados, uma vez que as reservas de óleo leve estão se exaurindo e há uma demanda crescente desse tipo de fonte de energia pelos mercados consumidores. Segundo Mckay (2003), a demanda global de hidrocarbonetos cresceu de 90 milhões de boe/d em 1980 para aproximadamente 128 milhões de boe/d (óleo e gás) atualmente. Paralelamente a esse quadro, as atuais reservas provadas de óleo no mundo chegam a 1100 bilhões de bbl de óleo contra 750 milhões de boe de gás e 3000 bilhões de boe dos chamados óleos não convencionais (pesados e extra-pesados) como betumes e óleos com alta proporção de areia. O termo óleo pesado refere-se aos óleos cuja densidade é menor que 20 API (maior que 934 kg/m 3 ) com viscosidade variando de 100 a cp. Já o termo óleo extra pesado referese aos óleos cuja densidade é menor que 10 API (maior que 1000 kg/m 3 ) com viscosidade maior que cp. (Kawata & Fujita, 2001). Para a manipulação e transporte desses óleos pesados do fundo do poço à superfície, foi desenvolvida uma técnica chamada de core flow ou escoamento anular água-óleo que consiste na injeção de água na lateral do tubo de produção, com o objetivo de criar uma camada lubrificante em torno do núcleo de óleo, impedindo-o de um contato contínuo com a parede da tubulação. Através dessa técnica foi possível a redução de potência de bombeamento em até 138 vezes caso o escoamento do óleo fosse realizado sem a lubrificação com água. Já a perda de carga por atrito atinge uma faixa de 3 a 25% da perda de carga devido à coluna hidrostática. (Vanegas Prada, J. W., 1999). Idealmente, a vazão de água é relativamente pequena, requerendo um adequado monitoramento e controle da espessura do anel de água, visando mantê-lo estável frente a 1\n25 perturbações que tipicamente ocorrem em escoamento bifásico. Em nível nacional, a medição de vazões de óleo, gás e água produzidos para cada poço se agravou no contexto da produção de óleos pesados sob condições offshore em águas profundas, dadas as condições adversas do ambiente, alta viscosidade do óleo, formação de emulsões de água em óleo. Este trabalho investiga a utilização de ultra-som para fins de monitoramento do filme de água em escoamentos gás-líquido e líquido-líquido. Recentes avanços tecnológicos dos conversores analógico-digitais e computadores e da metodologia de análise de sinais dinâmicos, aliados às reduções de custos, tornaram o conjunto das informações em tempo real e sua análise uma opção tecnicamente atrativa. Dependendo das características dos sinais de ultra-som, é possível extrair informações sobre um determinado meio, sendo adequados para caracterização de líquidos, soluções com partículas em suspensão e escoamentos multifásicos. O ultra-som pode ser aplicado em soluções com partículas em suspensão que são opticamente opacas, soluções com alta proporção de partículas em suspensão, câmaras de processos, além de não serem significativamente degradados para uma ampla faixa de condições de processo. As sondas de ultra-som fornecem medidas in-situ ou visualizações em tempo real, além de serem sistemas compactos, robustos e relativamente baratos. São capazes de medir densidade de fluidos e de soluções com partículas em suspensão, parâmetros reológicos, distribuição de tamanho de partículas, concentração e perfis de velocidade. (Bond et al, 2003). Uma outra aplicação importante dessa técnica para a indústria do petróleo é a detecção de interfaces formadas por fases distintas em escoamentos bifásicos, ou acompanhar condições de processo durante mistura, sedimentação, estratificação e transporte de soluções com partículas em suspensão. Essa tecnologia pode agora ser empregada em tanques, vasos e tubulações tanto em pressão e temperatura ambiente como em pressões e temperaturas elevadas. As aplicações de ultra-som são divididas em 4 (quatro) grupos básicos e mostrados no Quadro 1.1 (Bond et al, 2003): 2\n26 Técnica Parâmetros Aplicação Reflexão do ultra-som Amplitude, freqüência, fase Distância, nível, posição, velocidade do som; Estrutura de objetos, interfaces (solidificação); Presença de objetos (precipitação de pequenas partículas); Densidade, viscosidade, concentração; Grau de mistura; Movimento, velocidade (Efeito Doppler); Transmissão do ultra-som Fase, amplitude Concentração de sistemas multicomponentes; Distribuição de tamanho de partícula em suspensões, emulsões; Vazão volumétrica e mássica, velocidade; Densidade, viscosidade; Temperatura; Emissão de ultra-som Freqüência, amplitude Monitoramento das condições de processo; Ressonância de ultra-som Fase, amplitude Massa, formato, camadas; Viscosidade, viscoelasticidade, densidade; Espécie química ou biológica específica; Análise de multicomponentes Quadro 1.1-Classificação das técnicas de medidas de ultra-som 3\n27 Medidas com ultra-som oferecem ainda outras vantagens como alta precisão e rapidez da resposta, além de serem mais seguras e simples que técnicas convencionais como raios γ e raios X (Vatanakul, Zheng, Couturier, 2004). Segundo Seleghim Jr. (2004), outras vantagens dessa técnica são: ausência de partes móveis envolvidas, possibilidade de uma medição não invasiva e não intrusiva e baixos níveis de energia. A Figura 1.1 ilustra o conceito de uma medição não invasiva e não intrusiva: Figura 1.1-Definições de uma medição não invasiva e não intrusiva (fonte: Asher, R.C,1997) Dentre as desvantagens, podemos assinalar: possibilidade de existência de alto poder de atenuação do sinal de ultra-som para certos tipos de materiais (fibra, emulsões e misturas), necessidade de processamento de sinais de alta freqüência, direcionamento do feixe, a complexidade do campo ultra-sônico. O objetivo deste projeto é desenvolver uma ferramenta de medição de espessura instantânea do filme de líquido em escoamento gás-líquido e líquido-líquido utilizando técnicas de ultra-som. Essas medições são baseadas na emissão-recepção de pulsos ultra-sônicos no interior de um escoamento bifásico. Após serem emitidos junto à parede da tubulação onde há o escoamento 4\n28 bifásico, esses pulsos ultra-sônicos são refletidos nas interfaces existentes entre os meios materiais. A captação desses pulsos refletidos consiste no chamado método pulso-eco. Para escoamentos líquido-líquido, serão quantificados os tempos de trânsito desses pulsos no filme de água do escoamento core flow. A determinação desses tempos de trânsito e o conhecimento prévio da velocidade na água permitem a medição da espessura do filme de água para escoamentos gás-líquido e líquido-líquido. No caso de escoamentos líquido-líquido, uma vez obtidas essas espessuras, é possível inferir se o núcleo ultra-viscoso de óleo mantém-se lubrificado ou não. Por ser aplicada externamente ao tubo, esta técnica apresenta também interesse para utilização em campo, desde que a integridade do nível de interesse seja manter em ambientes muitas vezes excessivamente agressivos (ruídos, etc). Para alcançar este objetivo, este trabalho experimental foi elaborado instalando-se uma seção de teste em alumínio e acrílico nos circuitos core flow e de gás-líquido, respectivamente. Nessa seção de testes são encontrados um gerador de pulsos que emite e recebe pulsos e sensores piezoelétricos que convertem pulsos ultra-sônicos em sinais elétricos e vive-versa. Assim, os capítulos subseqüentes compreendem os seguintes tópicos: Capítulo 2: revisão bibliográfica dos trabalhos relacionados à utilização de técnicas de ultra-som aplicadas em escoamentos multifásicos; Capítulo 3: aspectos físicos do ultra-som que, por sua vez, são subdivididos em: natureza do ultra-som, fenômenos de interface e transformada de Hilbert (processamento do sinal adquirido). Capítulo 4: metodologia e aparato experimental; descrição da bancada de teste em escoamento ar-água (EESC), do circuito core flow (FEM-UNICAMP); testes com fluido estático no copo cilíndrico (FEM-UNICAMP); descrição das sondas de ultrasom utilizadas; 5\n29 Capítulo 5: resultados e análise dos resultados obtidos; estabelecimento da aplicabilidade dessa técnica em escoamentos bifásicos gás-líquido e líquido-líquido; quantificação do valor mínimo de energia acústica para aplicação da técnica uma mistura bifásica óleo-água. Análise da atenuação da intensidade do sinal captado em função da variação do teor de água em óleo emulsionado para o qual a técnica pode ser aplicada. Análise da atenuação da intensidade do sinal captado em função da variação da viscosidade do óleo. Capítulo 6: conclusões e sugestões para trabalhos futuros. 6\n30 CAPÍTULO 2 Revisão Bibliográfica Os trabalhos citados neste capítulo referem-se às técnicas de ultra-som listadas no Quadro 1.1. Para a transmissão de ultra-som, as medições desejadas num determinado meio material são realizadas tomando-se as propriedades físicas do pulso ultra-sônico que é transmitido na interface entre os dois meios. Essas propriedades físicas são amplitude e tempo de trânsito do pulso ultrasônico. Para a reflexão de ultra-som, as medições desejadas num determinado meio material são realizadas tomando-se as propriedades físicas do pulso ultra-sônico que é refletido na interface entre os dois meios. Na emissão de ultra-som, um sensor piezoelétrico recebe pulsos ultra-sônicos gerados pelo meio material em investigação. A detecção dos sinais deve estar relacionada a meios materiais particulares por algoritmos específicos. Na ressonância de ultra-som, pulsos ultra-sônicos interagem com o meio material e são captados por transdutores. Esses pulsos ultra-sônicos causam uma freqüência de oscilação desses transdutores que, por sus vez, estão em contato com um substrato piezoelétrico. A freqüência de ressonância do substrato piezoelétrico varia com a freqüência de oscilação dos transdutores. As medições desejadas no meio material investigado variam com a freqüência de ressonância. A técnica que está relacionada com esse trabalho é a reflexão de ultra-som. As demais técnicas foram colocadas para exemplificar algumas aplicações das mesmas. 2.1) Transmissão de ultra-som Kumar e Horne (1995) utilizaram as propriedades do ultra-som transmitido para medir a velocidade e a vazão volumétrica num escoamento monofásico de água. Na seção de teste, foram instalados transdutores imersos no fluido, um a montante e outro a jusante do escoamento e em lados opostos da tubulação. O pulso percorria um caminho em forma de zig-zag, de forma que a velocidade foi determinada a partir do conhecimento dos tempos de trânsito do pulso nesse caminho. A partir do conhecimento da velocidade e densidade da água, foi determinada a vazão 7\n31 volumétrica. As vazões obtidas através dessa técnica apresentaram boa precisão para valores abaixo de 63,09x10-6 m 3 /s, o que não era possível com outras ferramentas. A unidade de testes tem seção transversal quadrada de 25,4 mm e comprimento de entrada de 254 mm. Além disso, esse método apresentou rápidas respostas (da ordem de alguns segundos) para mudanças nas vazões volumétricas. Carlson e Grennberg (1999) realizaram medidas de concentração de partículas num escoamento multifásico através de ultra-som. O objetivo desse trabalho era a medição de fração em peso de partículas de minério de ferro em água. Segundo o método utilizado, durante a transmissão do ultra-som num meio com partículas dispersas havia atenuação na energia sonora captada pelos receptores desse ultra-som. O aparato experimental consistia de um transdutor emissor que era fixo num lado de um recipiente e dois receptores fixos do outro. Um dos receptores estava fixado na mesma linha de centro do emissor enquanto que o outro estava a 6 mm dessa linha. Os sinais recebidos eram pré-amplificados e enviados para quatro canais de um osciloscópio digital com freqüência de amostragem de 200 MHz. O diâmetro das partículas variava de 0 a 100 µm. Nesse estudo, foi assumido que a forma de atenuação da energia sonora proveniente do emissor dependia da concentração de partículas. Uma maneira de comprovar essa dependência era a utilização de mais de um receptor. Desde que ambos receptores medem simultaneamente a energia fornecida pelo mesmo emissor, a energia captada por cada um dos receptores será dependente da concentração de partículas. O uso de dois receptores tinha como objetivo medir o grau de espalhamento da energia transmitida. Identificou-se que a razão entre as energias médias captadas por cada receptor era proporcional à fração em peso. Essa dependência linear era válida para frações em peso de 3% a 15%. Macchi et al (2001) utilizaram ultra-som para medições de hold up em fluxos multifásicos. O hold up é a razão entre a vazão volumétrica de uma determinada fase presente no escoamento e a vazão volumétrica total. Os experimentos foram realizados numa coluna com 292 mm de diâmetro interno. Os fluidos de trabalho foram ar, água e partículas com diâmetro de 1,3 mm. O ar e a água eram introduzidos na coluna através de uma placa perfurada. No topo da coluna, uma seção de expansão separava o ar do líquido. O ar era descartado para atmosfera enquanto que o líquido era direcionado para um tanque de estocagem e recirculado para base da 8\n32 coluna. Transdutores (emissor e receptor) foram colocados em cada lado da coluna a 533 mm da placa de distribuição de ar. Num escoamento em bolhas, a intensidade do sinal decaia exponencialmente com o aumento do hold up de gás. A velocidade superficial do líquido foi de 0,007 m/s. Para um sistema sólido-líquido, a velocidade superficial do líquido variou de 0,033 m/s a 0,087 m/s. Para a faixa de hold up de sólido estudada (25 a 60%, base volumétrica), a atenuação diminuiu com o aumento da fração em peso de sólidos. 2.2) Emissão de ultra-som Bouchard et al (1994) utilizaram a emissão de um ultra-som para monitoramento de reações de cristalização, estimando o tamanho de sólidos em suspensão num vaso agitador. Um corpo de prova em aço permitia o contato acústico com o fluido de processo. Na outra ponta do corpo de prova foi instalado um sensor piezoelétrico. Os sinais elétricos gerados pelo sensor eram transmitidos para um pré-amplificador que os retransmitia para uma estação de monitoramento. Foram utilizadas partículas de vidro com faixas de diâmetros variando de 400 µm a 455 µm, 160 µm a 250 µm e 80 µm a 115 µm. 2.3) Ressonância de ultra-som Nomura et al (2001) determinaram propriedades iônicas e viscosidade de um líquido utilizando um dispositivo SAW (ondas acústicas superficiais com meio líquido, no caso). O dispositivo SAW consistia de dois elementos ressonantes e um canal no qual escoava a amostra de líquido. Os líquidos utilizados foram soluções iônicas de LiCl, KCl e SrCl com água, além de uma mistura de água e glicerol. Os elementos ressonantes eram constituídos por dois transdutores e dois refletores. Os transdutores interagiam com a amostra de líquido. A freqüência de oscilação desses transdutores variava a freqüência de ressonância de um substrato piezoelétrico. Resultados experimentais mostraram que a freqüência de ressonância varia com a condutividade elétrica de uma solução iônica como LiCl, KCl e SrCl e com a raiz quadrada do produto da densidade e viscosidade de um líquido (mistura água/ glicerol). Os resultados mostraram que a técnica se mostra eficaz para medição das propriedades de líquidos. 9\n33 2.4) Reflexão de ultra-som Starkovich et al (1980) realizaram medições de espessura de filme de água num recipiente cilíndrico de aço e compararam com a técnica eletro condutiva local. Os experimentos foram realizados para três arranjos do transdutor e filme de água: transdutor em contato direto com o filme de água, transdutor em contato com a base do cilindro de aço e transdutor em contato com uma haste de alumínio que estava em contato com a base do cilindro de aço. Nestas duas últimas configurações, o filme de água estava dentro do cilindro de aço. Para a primeira configuração, a faixa de filme de água medida foi de 0,75 mm a 7,49 mm. Comparando-se os dois métodos, os desvios relativos das medidas para essa primeira configuração foram de 1,33% a 2,56%. Para a segunda configuração, a faixa de filme de água medida foi de 0,75 mm a 1,40 mm. Os desvios relativos das medidas para essa segunda configuração foram de 1,33% a 4,76%. Para a terceira configuração, a faixa de filme de água medida foi de 2,83 mm a 3,07 mm. Os desvios relativos das medidas para essa terceira configuração foram de 0,65% a 1,92%. Chang, Ichikawa e Irons (1982) mediram a espessura do filme de água num escoamento arágua e ar-mercúrio em tubulações horizontais com 19 mm e 24 mm de diâmetros internos, respectivamente. Os valores de espessura encontrados com a utilização da técnica do pulso-eco foram comparados com os valores encontrados quando uma quantidade de água conhecida era introduzida na parte anular entre dois cilindros concêntricos. Para o escoamento de ar-água, a faixa de espessura de filme de líquido medida foi de 1,15 mm a 11,1 mm; para o escoamento armercúrio, a faixa de espessura de filme de líquido medida foi de 3,57 mm a 17,14 mm. Houve boa concordância entre os dois métodos. Outro efeito observado resultante da aplicação do ultrasom e que não influenciou de maneira significativa os valores de espessura de filme obtidos foi o aumento da temperatura do filme de líquido. Esse aumento de temperatura foi de 20 C a 76 C. Chun et al (1984) analisaram o efeito da espessura e material de parede da tubulação, a freqüência do ultra-som em medições de espessura de filme de líquido em escoamento ar-água. A análise do efeito de parede foi realizada com as seguintes espessuras: 3,87 mm, 3, 2 mm e 1,4 mm. Para esses valores de espessura, foram utilizadas transdutores com freqüências de 2,25 MHz, 5 MHz e 10 MHz. Para a espessura de 1,4 mm testada com freqüência de 1 MHz, era 10\n34 impossível localizar a posição de pico de um eco individual devido a superposição de ecos sucessivos. Neste trabalho foi proposta uma relação para determinar a mínima espessura de parede em função da velocidade do ultra-som no material da parede, da freqüência da onda e do número de pulsos ultra-sônicos por período. Para observar o efeito do material da parede da tubulação, dois materiais foram utilizados (aço inoxidável e um acrílico especial ). Os testes revelaram que a amplitude do eco na interface água ar é aproximadamente um décimo da interface água/aço, enquanto que a amplitude do eco da interface água/ar é muito maior que a amplitude da interface água/acrílico. Chang e Morala (1990) determinaram a espessura do filme de líquido de um sistema bifásico ar-água utilizando técnica de ultra-som. O sistema era constituído de um tubo horizontal com diâmetro interno de 20 mm. Esse estudo foi realizado com quatro padrões de escoamento: estratificado liso (Q l = 38,7x10-6 m 3 /s e Q g =0), estratificado com ondas (Q l = 16,3x10-6 m 3 /s e Q g =416,67x10-6 m 3 /s), plug flow (Q l = 50x10-6 m 3 /s e Q g =33,3x10-6 m 3 /s) e slug flow (Q l = 44,3x10-6 m 3 /s e Q g =416,67x10-6 m 3 /s). O padrão plug flow é caracterizado por bolhas alongadas que situam-se na parte superior da tubulação horizontal. Já o regime slug flow caracteriza-se por bolhas de gás em forma de pistão que também situam-se na parte superior da tubulação. Nesse regime, existem pequenas bolhas de gás que se desprenderam da bolha em forma de pistão, permanecendo atrás dessa última. Os resultados foram apresentados sob a forma de histogramas da freqüência relativa da espessura do filme de água para esses padrões. Os histogramas mostraram que para o regime estratificado liso, a espessura do filme foi de 7 mm. Já para o regime estratificado ondulado, a espessura do filme foi de 7 mm e 10 mm. A espessura do filme de água para os regime slug flow variou de 7 mm a 20 mm. Um outro resultado foi o cálculo da espessura média desse filme em função do hold up. Com os valores instantâneos de espessura de líquido para uma determinada condição de vazão volumétrica de gás e líquido, determinou-se uma média temporal da espessura média do filme de líquido. Foi obtido, então, um gráfico de dispersão dos pontos com os valores de espessura média para cada valor de hold up. Aplicando-se um modelo de regressão polinomial, foi obtida uma correlação quadrática para a espessura média do filme de líquido em função do hold up. A correlação proposta apresentou boa concordância com os dados experimentais, tendo uma variância de 6,3 mm 2 para os padrões plug e slug flow para frações de vazio menores ou iguais a 0,95. 11\n35 Lu, Suryanarayana e Christodoulu (1993) mediram a espessura do filme de condensado de R-113 e FC-72 (composto inerte à base de flúor) num duto de seção transversal retangular. Os experimentos com cada um desses fluidos foram realizados separadamente. As medições de espessura de filme foram realizadas em vários pontos ao longo do duto. A velocidade do ultrasom no R-113 e FC-72 foram determinadas experimentalmente e comparada com os valores encontrados na literatura. Para R-113, a velocidade do ultra-som foi de 784,31 m/s com desvio relativo de 6,9%. Para FC-72, a velocidade do ultra-som foi de 523,5 m/s com desvio de 1,3%. Foi utilizado o método pulso-eco para determinação da espessura do filme de condensado. Vapor de R-113 era injetado na entrada do duto, havendo condensação de parte desse vapor à medida que o vapor escoava pelo duto. Neste trabalho, foi proposta uma correlação para o cálculo da espessura do filme ao longo do trecho de duto considerado. Essa técnica se mostrou aplicável quando o escoamento era estratificado liso ou possui ondulações de pequenas amplitudes. Acima de certos valores de amplitude, não era possível a determinação da interface utilizando um osciloscópio. Essas situações ocorriam quando as velocidades de injeção de vapor eram superiores a 1,6 m/s a 10 C e 1,27 m/s a 40 C para R-113; para FC-72, os valores críticos de injeção de velocidade de vapor eram de 1,13 m/s a 10 C e 0,81 m/s a 50 C. Tanto para R-113 quanto para FC-72, a faixa de espessura de condensado medida foi de 0,2 mm a 0,5 mm. O máximo desvio relativo entre o valor medido e o valor calculado pela correlação foi de 8,69% para o R-113. Para o FC-72, o máximo desvio relativo foi de 5%. Serizawa et al (1994) aplicaram a técnica de reflexão do ultra-som para a determinação da espessura local e temporal do filme de líquido num escoamento estratificado ar-água. Foram utilizados dois tipos de transdutores: um com 12,7 mm de diâmetro e freqüência nominal de 5 MHz e outro com 3,2 mm de diâmetro e freqüência de 10 MHz. A seção de teste consistia de um canal retangular com 100 mm de largura, 50 mm de altura e 500 mm de comprimento. As medições do filme de líquido foram realizadas na parte central do canal. Para obter um filme de líquido quase-estável, água era fornecida ao canal por um tanque completamente cheio para evitar as instabilidades induzidas pela bomba. Os resultados obtidos pelo método ultra-sônico foram comparados com os métodos que utilizam laser, corante fluorescente na água e o da impedância elétrica. Nos testes realizados com método do corante fluorescente e ultra-som, as 12\n36 velocidades superficiais de ar e água foram 4,8 m/s e 0,029 m/s, respectivamente. As espessuras médias de filme, 5 mm. Numa segunda etapa, as velocidades superficiais de ar e água foram 4,9 m/s e 0,055 m/s, respectivamente. As espessuras médias de filme, 6 mm. Houve concordância entre os resultados obtidos entre os métodos da impedância elétrica e do ultra-som, o mesmo ocorrendo entre o método que utilizava laser. Kumar e Horne (1995) realizaram experimentos utilizando reflexão de ultra-som para examinar a exatidão de uma ferramenta experimental para medir as velocidades de gás ou óleo que foram borbulhados numa coluna estática de água de uma tubulação de 139,7 mm de diâmetro interno. O método de reflexão era baseado no efeito Doppler, que consiste numa variação da freqüência de uma onda sonora quando o emissor ou receptor dessa onda está em movimento. Num escoamento em bolhas, uma onda sonora é refletida na interface entre o ar e o líquido. A freqüência refletida dessa mesma onda sonora é diferente quando as bolhas estão em movimento e quando as mesmas estão em repouso. Essa diferença de freqüência era proporcional à velocidade de ascensão das bolhas na coluna de água. As velocidades medidas foram comparadas com as velocidades verdadeiras determinadas pela gravação do movimento das bolhas por uma câmera de vídeo. As leituras eram linearmente relacionadas com as velocidades verdadeiras numa faixa de 0,22 m/s a 0,387 m/s, tendo um desvio máximo relativo de 7%. As combinações de fluidos de teste foram: hélio e água, ar e água, ar numa mistura de água e glicerina e, por fim, óleo em água. Xu e Xu (1997) realizaram a identificação de padrões de fluxo e medidas de fração de vazios através de reflexão ultra-sônica em escoamentos ar-água. O aparato experimental consistia de um tubo de acrílico com 220 mm de comprimento, 187 mm de diâmetro interno e 7 mm de espessura da parede. Um conjunto de transdutores (6 semi-circulares e 36 retangulares) foram montados na parede do tubo a uma altura de 110 mm da base. Os sinais dos transdutores foram capazes de reconstruir uma imagem da seção transversal ao escoamento após processamento. Os padrões de fluxo identificados foram: anular, intermitente, estratificado e bolhas. A estimativa da fração de vazios na seção transversal foi realizada com base na imagem reconstruída da seção transversal ao escoamento. A técnica mostrou ser capaz de identificar padrões de fluxo e fração de vazios na seção transversal. 13\n37 Kamei e Serizawa (1998) mediram espessura instantânea de filme de líquido em função do tempo e da posição circunferencial numa seção de teste tubular que simula a injeção de combustível nuclear. Nestes experimentos, a faixa de velocidade superficial de gás foi de 10,7 m/s a 30 m/s e de 0,013 m/s a 0,063 m/s para o líquido. A espessura do filme de água foi obtida medindo-se os tempos de trânsito do ultra-som, conhecendo-se a velocidade do ultra-som na água. As medidas da espessura do filme foram tomadas a cada 4 ms em 40 posições da área lateral do cilindro anular. Essas posições eram tais que formaram uma espiral, tendo como referência a área lateral do cilindro. As demais posições do cilindro anular foram interpoladas linearmente. Os resultados de uma maneira geral mostraram que, quanto menor a velocidade superficial do gás, maior será a espessura média do filme de líquido. No aparato experimental, foi utilizado um transdutor que emite e recebe os pulsos, um refletor rotativo e um micro-motor de acionamento. Nakamura et al (1998) realizaram medidas do perfil de velocidades e da espessura do filme de líquido para escoamentos estratificados liso e ondulado num duto horizontal. Para o regime estratificado liso, o perfil de velocidade obtido foi comparado com aquele obtido através da utilização de partículas de poliestireno adicionadas ao meio líquido. Uma câmera de vídeo tirava fotos sucessivas que destacavam as partículas de poliestireno (densidade relativa 1,01) e, conseqüentemente, o perfil de velocidade do meio líquido. As espessuras do filme de líquido obtidas foram comparadas com a técnica eletro-condutiva local (técnica invasiva, na qual uma ponta de prova em forma de agulha é instalada perpendicularmente ao sentido do escoamento e mede variações de tensão elétrica local). Os experimentos com regime estratificado ondulado tiveram por objetivo comprovar a aplicação do ultra-som para medir flutuações tanto no perfil de velocidades quanto na interface gás-líquido. Os resultados foram comparados com os perfis de velocidade e espessura de filme de líquido teóricos caso uma onda solitária propagasse num escoamento estratificado liso. O duto tem uma seção horizontal de 0,1m x 0,7m x 28,3m. Uma vazão constante de 4.17 x 10-3 m 3 /s foi utilizada nesses experimentos, resultando numa espessura de líquido de 120 mm e uma velocidade média de 0,348 m/s. Um gerador de ondas na entrada do tanque foi utilizado para gerar ondas periódicas oscilando verticalmente. Para o escoamento 14\n38 estratificado ondulado, houve uma flutuação de até 18,8 mm acima do valor de espessura quando o regime era estratificado liso, isto é, 120 mm. Eren, Lowe e Basharan (2002) investigaram propriedades e tipos de materiais presentes em fluidos, particularmente bolhas de ar. A presença das bolhas causava variações na intensidade do sinal. Para realização desse trabalho, dois transdutores foram instalados numa tubulação de 80 mm de diâmetro. O segundo transdutor foi instalado a 45 do primeiro. Os testes consistiram na passagem de bolhas de vários tamanhos ao longo do percurso do ultra-som. Os sinais transmitidos e recebidos eram mostrados num osciloscópio digital. Um computador contendo o programa de aquisição de dados (Lab View) foi utilizado para receber e analisar os sinais do osciloscópio. Os sinais representam amostras para um intervalo de tempo. Para vários intervalos de tempo, o conjunto de amostras sucessivas indica a presença ou ausência de bolhas de ar de diferentes tamanhos ao longo do percurso do ultra-som. Para avaliar o tamanho e densidade das bolhas foi utilizada a transformada de wavelets. Para um líquido sem a presença de bolhas, a amplitude do sinal captado foi de 0,08 V. A atenuação do sinal mostrada pela transformada de Wavelets nessa situação foi de 22 db. Para um líquido com uma única bolha, a amplitude do sinal captado foi de 0,01 V. Nessa situação a bolha se encontrava no percurso do ultra-som. A atenuação do sinal mostrada pela transformada de Wavelets nessa segunda situação foi de 92 db. Na presença de bolhas, os gráficos da transformada de Wavelets mostravam manchas escuras na região onde as bolhas se encontravam. O tamanho e a freqüência das manchas estavam relacionados com a densidade e tamanho das bolhas. Greenwood e Bamberger (2002) mediram viscosidade e velocidade de uma onda transversal em líquidos através de ultra-som. Uma onda transversal é aquela cujo movimento de oscilação das partículas do meio material se dá na direção transversal ao sentido de propagação da onda. O objetivo desse trabalho era a utilização da reflexão de uma onda transversal numa interface sólido-líquido para fornecer medidas on-line de viscosidade. A taxa de deformação de um fluido é dependente da viscosidade e do módulo de cisalhamento. Para os líquidos com baixa viscosidade o coeficiente de reflexão é proporcional à viscosidade, (viscosidade é dominante em relação ao módulo de cisalhamento). Para líquidos viscosos, o módulo de cisalhamento é proporcional ao coeficiente de reflexão, (módulo de cisalhamento é dominante em relação à 15\n39 viscosidade). Os experimentos foram realizados com líquidos com baixa viscosidade (de 1cP a 50 cp) água e solução de água com açúcar) e para líquidos com alta viscosidade (50 cp a 934 cp). Os líquidos utilizados nesse trabalho com baixa viscosidade foram água e soluções de água com açúcar. As porcentagens de açúcar nas soluções com água variaram de 0 a 60% em massa. As viscosidades medidas através desse método foram comparadas com as medidas realizadas com o viscosímetro Haake. Para líquidos com baixa viscosidade, o coeficiente de reflexão era proporcional à viscosidade, isto é, a viscosidade era dominante em relação ao módulo de cisalhamento. Para líquidos com alta viscosidade, o coeficiente de reflexão era proporcional ao módulo de cisalhamento, isto é, o módulo de cisalhamento era dominante em relação à viscosidade. O coeficiente de reflexão pôde ser determinado a partir das impedâncias acústicas dos meios sólidos e líquidos cuja viscosidade foi medida. Por outro lado, com as medidas de viscosidade realizadas a partir do viscosímetro, foi calculado um coeficiente de reflexão teórico. Para líquidos com baixa viscosidade, os desvios relativos do coeficiente de reflexão foram de 0,1%. Para líquidos com alta viscosidade, a faixa de desvios relativos do coeficiente de reflexão foi de 0,1% a 9,86%. Fiedler, Yildiz e Auracher (2003) determinaram a espessura do filme de condensado de vapor numa tubulação inclinada com 7 mm de diâmetro interno utilizando a técnica do pulso-eco. Os resultados foram comparados com os valores encontrados pela técnica eletro-condutiva local (técnica invasiva, na qual uma ponta de prova em forma de agulha é instalada perpendicularmente ao sentido do escoamento e mede variações de tensão elétrica local). A faixa de medidas de espessura de filme foi de 0,5 mm a 1,1 mm. Comparando-se as duas técnicas utilizadas, os desvios relativos foram até 15%. Os ângulos de inclinação do tubo foram 30, 60 e 90 a uma pressão de 10kPa na entrada do tubo. O estudo concluiu que a espessura local do filme aumenta com a diminuição da inclinação do tubo com a horizontal, mas não afeta de forma significativa a espessura média desse filme. Wurfel, Kreutzer e Fratzscher (2003) determinaram a variação circunferencial da espessura de filme de um escoamento anular através do método do pulso-eco num escoamento adiabático num tubo inclinado em regime turbulento. Os fluidos de teste foram n-heptano e ar. Uma correlação para cálculo da espessura média do filme foi proposta em função de alguns parâmetros 16\n40 adimensionais (número de Reynolds e número de Weber) e da viscosidade cinemática do líquido. A faixa de valores de espessura de filme foi de 0,06 mm a 0,11 mm. Os valores de espessura de filme encontrados pela correlação concordam com os valores encontrados por outros autores. 2.5) Síntese da Revisão Bibliográfica Os trabalhos que se aplicam ao presente estudo são aqueles relacionados à reflexão de ultrasom com determinação de espessura de filme de líquido em escoamentos gás-líquido e líquidolíquido. Este trabalho tem uma abordagem unidimensional. A determinação da espessura do filme de líquido é somente na direção radial da tubulação onde ocorre o escoamento. Além de unidimensional, a determinação dessa espessura de filme é pontual; não há avaliação da espessura do filme de líquido ao longo do comprimento da tubulação no qual há o escoamento bifásico. As novidades mostradas nesse trabalho é a determinação da espessura local e instantânea do filme de água através da utilização da Transformada de Hilbert conforme descrito no item 3.3 e 4.1. Não foi realizada uma avaliação tridimensional da espessura do filme de água como função do tempo, posição circunferencial e ao longo do comprimento da tubulação. 17\n41 CAPÍTULO 3 Aspectos físicos do ultra-som Neste capítulo são abordados alguns aspectos físicos do ultra-som que estão relacionados com esse estudo. Dentre eles podemos citar: natureza do ultra-som, conversão de modo, velocidade do ultra-som num meio material, impedância acústica específica, intensidade acústica, reflexão e transmissão para incidência normal e transformada de Hilbert. 3.1) Natureza do ultra-som O ultra-som é uma forma de energia que se caracteriza por vibrações mecânicas que se propagam num meio material. As freqüências dessas ondas ultra-sônicas são maiores que 20 khz, o que as tornam inaudíveis ao ser humano (Asher, R.C., 1997). Em comparação com a luz, quando esta se comporta como onda, o ultra-som possui características particulares (Asher, R.C., 1997): a) não é transmitido pelo vácuo, necessitando de um meio material para se propagar; b) a faixa de velocidades do ultra-som (300 m/s-6000 m/s) são bem menores que a da luz ( m/s no vácuo); c) a velocidade da luz num meio depende da freqüência, o que pode ser comprovado pela decomposição da luz por um prisma. Já o ultra-som é pouco dependente da freqüência, havendo situações em que esse fato não se comprova; d) a luz possui um comprimento de onda muito menor (tipicamente 5x10-4 mm) do que o som (frações de milímetros para ultra-som na água a 10 MHz); e) a freqüência da luz é da ordem de milhões de GHz enquanto que o ultra-som tem freqüências de alguns khz a dezenas de MHz; f) em termos ópticos, o ultra-som sofre reflexão, refração, interferência e difração, como a luz; g) quanto à direção de propagação, o ultra-som pode ser longitudinal, cujo movimento das partículas do meio se dá no sentido contrário ou não da direção de propagação da onda. O efeito disso é uma série de compressões e descompressões das partículas do meio 18\n42 material. O ultra-som pode ainda ser transversal, no qual o movimento das partículas se dá na direção transversal em relação à direção de propagação. Isso pode ser melhor visualizado na Figura 3.1: Figura 3.1-Ultra-som longitudinal (a) e transversal (b) (fonte: Asher, R. C., 1997) Um terceiro tipo de onda ultra-sônica são as chamadas ondas de Rayleigh e são geradas quando o meio é limitado por fronteiras como, por exemplo, a interface entre dois meios. O movimento das partículas para esse tipo de onda é elíptico, sendo o eixo maior da elipse perpendicular à superfície conforme a Figura 3.2 (Asher, R.C.,1997): Figura 3.2-Exemplo de onda de Rayleigh (fonte Asher, R.C., 1997) 19\n43 3.2) Fenômenos de Interface 3.2.1) Conversão de modo Um dos fenômenos que ocorrem quando uma onda ultra-sônica atinge uma interface entre dois meios é a conversão de modo pelo qual uma onda longitudinal se converte em uma onda longitudinal e outra transversal, por exemplo. Esse fenômeno ocorre somente na interface entre dois meios durante a reflexão da onda. A Figura 3.3 ilustra de maneira esquemática esse fenômeno (Asher, R.C., 1997): Figura 3.3-Esquema de conversão de modo do ultra-som (fonte: Asher, R.C.,1997) A conversão pode ocorrer no ultra-som transmitido também. Um caso possível é a formação de quatro feixes de ultra-som: um longitudinal e outro transversal, ambos refletidos e um longitudinal e outro transversal, ambos transmitidos. Essa situação ocorre somente quando os dois meios são sólidos. O ultra-som transversal pode propagar-se somente em sólidos e líquidos muito viscosos. O ultra-som longitudinal pode propagar-se em gases e líquidos com baixa viscosidade. A conversão de um ultra-som transversal incidente em transversal e longitudinal também é possível (Asher, R.C.,1997). 20\n44 3.2.2) Velocidade do ultra-som num meio material Neste tópico, será abordado o comportamento da velocidade de uma onda sonora num meio. A dedução da equação de propagação de uma onda sonora pode ser encontrada no apêndice A. Quando uma onda sonora se propaga num meio, há uma mudança na pressão do mesmo. A pressão acústica é definida como o excesso de pressão num ponto qualquer quando a onda acústica passa por esse ponto, isto é (Kinsler, L.E. et al, 1980): p = P (3.1) P o na qual P e P o são, respectivamente a pressão instantânea e na condição de equilíbrio do fluido (quando a onda não está passando). Conforme mostrado no apêndice A, para um gás perfeito em condições adiabáticas, temos: P P o ρ = ρ o γ (3.2) na qual γ é o coeficiente isentrópico (razão entre os calores específicos a pressão constante e a volume constante). Ainda, segundo o apêndice A, a velocidade do som num meio pode ser dado por: V η = (3.3) ρ o P na qual V é a velocidade do som no fluido, η = ρo é o módulo de compressibilidade ρ volumétrico e θ é a temperatura absoluta do fluido. Da definição do módulo de compressibilidade volumétrico em (3.3), podemos escrever: θ 21\n45 V = P ρ adiabático (3.4) Para um gás perfeito em condições adiabáticas (vide 3.2): V g γp o = (3.5) ρ o Os valores típicos de velocidade do som em gases são de 145 m/s a 1300 m/s (dependendo do gás). Para líquidos, deve-se utilizar um módulo volumétrico adiabático tal que η = γ ηiso, na qual η iso é o módulo de compressibilidade volumétrico em condições isotérmicas. O módulo de compressibilidade volumétrico isotérmico é mais fácil de determinar-se, sendo definido por η iso P = ϑ ϑ θ (Asher, R.C,1997). V liq γ η ρ iso = (3.6) o na qual γ, η iso e ρ o são variáveis que dependem da pressão e temperatura do líquido. Os valores típicos de velocidade do som em líquidos são de 300 m/s a 2000 m/s. Uma outra versão da equação (3.6) é (Asher, R.C, 1997): V liq ( γ 1) ζ p = (3.7) 2 δ θ p na qual ζ p é o calor específico a pressão constante, δ p o coeficiente de expansão linear (a pressão constante) e θ a temperatura absoluta. A água possui propriedades químicas e físicas peculiares incluindo as características ultra-sônicas; é uma das poucas substâncias cuja velocidade do som aumenta com a temperatura. Esse comportamento é causado pelas ligações químicas existentes na água (pontes de hidrogênio). Esse fenômeno é ilustrado pela Figura 3.4: 22\n46 Figura 3.4-Comportamento da velocidade do som na água em função da temperatura (fonte: Asher, R.C. 1997) Para a maioria dos líquidos puros, ζ p, γ, α p não mudam muito com a temperatura. Com isso, a velocidade do som diminui com o aumento da temperatura segundo (3.7). Para a água, ζ p, γ, α p variam consideravelmente com a temperatura e o resultado líquido é o aumento da velocidade com a temperatura. Em altas pressões a velocidade do ultra-som na água aumenta significativamente. A taxa de variação desta velocidade com a variação de pressão é em torno de 0,16 m/s/bar (Asher, R.C.,1997). Para o ultra-som longitudinal, a velocidade num meio sólido é dada por: V l 4 η + G = 3 (3.8) ρ o na qual G é o módulo de cisalhamento medido em Pa. A faixa de velocidades do som num sólido pode ir de 1500 m/s a 6000 m/s (dependendo do sólido), com exceção da alumina que pode atingir m/s (Asher, R.C.,1997). A velocidade do ultra-som transversal num meio sólido pode ser determinada por (Asher,R.C.,1997): 23\n47 G V s = (3.9) ρ 3.2.3) Impedância Acústica Específica Conforme demonstrado no apêndice A, a impedância acústica específica é definida como a razão entre a pressão acústica p no meio e a velocidade da partícula de fluido u: p Z = (3.10) u Para ondas planas, cada variável acústica (deslocamento de uma partícula, densidade do meio, etc) tem uma amplitude constante num plano qualquer perpendicular à direção de propagação da onda. Conforme demonstrado no apêndice A, para esse tipo de onda é válida a relação: Z = ±ρ V o (3.11) O sinal negativo ou positivo depende da direção de propagação da onda em relação a um sistema de coordenadas adotado. A diferença entre impedâncias acústicas é uma propriedade que influencia significativamente o comportamento do som na interface entre dois meios. A impedância acústica específica é uma característica do meio, representando a resistência desse último à passagem da onda. A unidade de impedância acústica é o rayl, tendo dimensões de kg/m 2 s. Na prática, é utilizado o Mrayl (10 6 rayls) (Kinsler, L.E., 1980) ) Intensidade Acústica A intensidade acústica I de uma onda sonora é definida como a média temporal do fluxo superficial de potência sonora, sendo a superfície a área normal à direção de propagação. É medida em W/m 2. O fluxo instantâneo é definido por pu, onde u é a velocidade instantânea da 24\n48 partícula de fluido submetida ao excesso de pressão p. Assim, a intensidade acústica é a média temporal do fluxo instantâneo (Kinsler, L.E., 1980): 2 1 t I = pu = pudt (3.12) t t t1 Partindo-se da relação entre a velocidade da partícula de fluido u e a pressão acústica para uma onda plana, podemos mostrar que a intensidade acústica I pode ser escrita por (Kinsler, L.E., 1980): I 2 1 p = ± (3.13) 2 ρ V o A pressão acústica p pode também ser escrita como: p = ω A Z (3.14) na qual A é a amplitude e ω é a freqüência da onda sonora. De (3.14) em (3.13), podemos escrever: I 1 = ω 2 2 A Z (3.15) ) Reflexão e Transmissão para Incidência Normal A Figura 3.5 ilustra a reflexão e a transmissão de uma onda acústica quando atinge uma interface entre dois meios com impedâncias diferentes: 25\n49 Figura 3.5- Reflexão e transmissão de ultra-som entre dois meios (fonte: Seleghim Jr, P., 2004) A demonstração da expressão matemática do coeficiente de reflexão e transmissão entre dois meios se encontra no apêndice A. O coeficiente de reflexão é dado pela razão entre as pressões acústicas refletida e incidente (p r e p i ) (Kinsler, L.E., 1980): R p p r II I = = (3.16) i Z Z II Z + Z I A intensidade do coeficiente de reflexão pode ser determinada por: R M I I i 2 ( Z II Z I ) ( Z + Z ) 2 r = = (3.17) II I Lembrando que 1 + R = T, podemos escrever para o coeficiente de transmissão: T = p p t i = 2Z II Z + Z II I (3.18) T M I t 4Z I Z II = = (3.19) I i ( Z + Z ) 2 II I 26\n50 3.3) Transformada de Hilbert A transformada de Hilbert é utilizada para a extração das funções de modulação em amplitude e freqüência. Dado um sinal qualquer x(t), com a aplicação da transformada de Hilbert é possível a decomposição do sinal x(t) na seguinte forma (Poularikas, A. D.,1999): x ( t) A( t) sin( φ( t) t) = (3.20) na qual A(t) e φ(t) são amplitude e fase instantâneas, ambas desconhecidas inicialmente. Uma outra grandeza é a freqüência instantânea & φ ( t) que é a taxa de variação da fase com o tempo t. A transformada de Hilbert é definida por: w ( t) = Η[ x( t) ] 1 = π ( η) η x d t η (3.21) na qual Η[x(t)] é a transformada de Hilbert de x(t). A transformada inversa de Hilbert é definida por: x 1 ( t) Η [ w( t) ] ( η) η 1 w = = d (3.22) π t η Seja z(t) a extensão analítica associada ao sinal de x(t) definido por: z iφ ( t ) ( t) A( t) e = (3.23) A partir da expressão do sinal analítico, podemos determinar a amplitude e fase instantânea como sendo: A ( t) [ x( t) ] 2 + [ Η[ x( t ) ] 2 = (3.24) [ x( t) ] ( ) x t Η φ ( t) = artg (3.25) A freqüência instantânea pode ser obtida derivando-se a equação (3.25): 27\n51 [ x( t) ] ( ) [ ( ) ] dx( t) x t Η x t dη & φ ( t) = dt dt 2 2 x (3.26) ( t) + Η [ x( t) ] A banda passante de um sinal pode ser entendida como o maior intervalo em freqüência no qual a amplitude desse sinal é diferente de zero. Fora desse intervalo, a amplitude será nula. Para um modelo proposto de modulação do sinal x(t) em amplitude e fase, a validação desse modelo será concretizada se for atendido o Teorema de Bedrosian. Por esse teorema, a amplitude e a fase instantâneas, inicialmente desconhecidas, seguirão esse modelo proposto se a maior freqüência da banda passante f for menor que a freqüência instantânea & φ ( t) para qualquer valor de t. Uma vez atendido o teorema de Bedrosian, teremos um sinal x(t) descrito segundo (3.20), sendo a amplitude e fase instantânea dadas pelo modelo proposto (senoidal, por exemplo). O desacoplamento entre a amplitude e freqüência instantâneas propiciado pela transformada de Hilbert permite que a freqüência instantânea & φ ( t) ou a amplitude instantânea estejam relacionadas com um fenômeno físico. Um exemplo disso é o medidor de vazão do tipo vórtices. Nesse medidor, a freqüência dos vórtices formados na região posterior a um obstáculo existente dentro escoamento está relacionada com o número de Strouhal (adimensional). O número de Strouhal é dado por: ( t) φ Dint St = & (3.27) V na qual V é a velocidade média do escoamento. Conhecidos o número de Strouhal do medidor e o diâmetro interno da tubulação, a freqüência instantânea é proporcional à velocidade média do escoamento. Uma vez conhecida a velocidade média do escoamento, podemos determinar a vazão volumétrica e mássica. 28\n52 CAPÍTULO 4 Metodologia Experimental A Figura 4.1 ilustra o chamado método pulso-eco, no qual um pulso de ultra-som é emitido e a parte refletida na interface é captada num receptor. Nessa figura, é mostrado também o eco original. Figura 4.1-Método pulso-eco (fonte: Seleghim Jr, P., 2004) 4.1) Processamento de Sinais A determinação do tempo de trânsito do ultra-som num determinado meio pode ser realizada utilizando-se a transformada de Hilbert. Na Figura 4.1 é mostrada um sinal característico do ultra-som. Nessa figura, as primeiras oscilações correspondem ao pulso de excitação inicial com os ecos múltiplos gerados pelo pulso aprisionado na parede de alumínio. A cada interface que o ultra-som refletido atinge, são gerados pulsos que aparecem no eco orginal. Ainda na Figura 4.1, são mostrados os valores de amplitude de cada pulso refletido e do pulso de excitação em função do tempo. O sinal no qual será aplicada a transformada de Hilbert é uma correlação cruzada entre o sinal característico x(t) e um pulso gerado pela reflexão do ultra-som na interface alumíniofluido. Esse fluido pode ser ar, água ou óleo, dependendo do caso. A escolha de um destes três pares de meios será explicada mais adiante. 29\n53 Essa correlação cruzada é utilizada para fazer uma limpeza do sinal original x(t), eliminando ecos secundários e ruídos. A correlação cruzada entre o sinal original e o pulso gerado pela reflexão na interface alumínio-fluido é definida por: R x Ω = x ( t) Ω ( t τ )dt (4.1) na qual Ω(t) é o sinal que corresponde ao pulso gerado pela reflexão do ultra-som na interface alumínio/fluido. O resultado dessa correlação cruzada é mostrado de maneira esquemática na Figura 4.2: Figura 4.2-Sinal resultante R xω da correlação cruzada ente sinal original e o pulso gerado pela reflexão na interface alumínio/fluido (fonte: Seleghim Jr, P., 2004) Numa segunda etapa, é realizada a determinação da amplitude e freqüência instantânea a partir da extensão analítica z(t) associada ao sinal de correlação cruzada R xω. Esse procedimento está descrito segundo as equações de (3.20) a (3.27), substituindo-se a variável independente x(t) nessas equações pelo sinal de correlação cruzada R xω. A terceira etapa consiste na detecção dos picos do sinal de amplitude instantânea. Na Figura 4.3 é mostrado o envelope do sinal resultante da correlação R xω. A extração do envelope é realizada ligando-se os picos de amplitude do sinal da correlação R xω.. Uma vez obtido esse envelope, a detecção dos picos do sinal de amplitude instantânea pode ser realizada. A diferença temporal entre dois picos de amplitude identificados adequadamente fornece os tempos de trânsito do ultra-som num determinado meio. 30\n54 Figura 4.3-Envelope do sinal resultante da correlação R xω (fonte: Seleghim Jr, P., 2004) O envelope do sinal de correlação cruzada mostrado na Figura 4.3 gera incerteza na detecção dos valores de amplitude. Na Figura 4.2, existem vales no sinal de correlação cruzada cujo valor é diferente do valor de amplitude fornecido pela Figura 4.3. Isso pode sr visualizado através de uma superposição das duas figuras. Para esse trabalho, essa incerteza é pequena, uma vez que nas Figuras 4.2 e 4.3, os picos de amplitude máxima são coincidentes. 4.2) Calibrações A determinação dos tempos de trânsito do ultra-som num meio foi descrita no item 4.1. Para a determinação da espessura do filme de água conforme mostrado na Figura 4.1, é preciso também conhecer a velocidade do ultra-som no meio aquoso. O processo de calibração consiste na determinação da velocidade do ultra-som na água. Neste estudo, foram determinadas também as velocidades do ultra-som no alumínio, óleos e emulsões num copo cilíndrico. Para a determinação da espessura do filme de água nos testes com ar e água, a velocidade do ultra-som na água foi obtida a partir de um escoamento monofásico de água. De maneira geral, nos testes com ar-água e no copo cilíndrico, a velocidade do ultra-som num determinado meio (alumínio, água ou óleo) foi determinada por: V 2 λ = (4.2) t na qual λ é uma espessura conhecida e t é o tempo de trânsito do ultra-som para um determinado meio. Nos testes com ar e água λ corresponde ao diâmetro interno da tubulação conforme Figura 4.4. Nos testes com copo cilíndrico, λ corresponde à espessura da base de alumínio do copo ou a uma espessura conhecida de água ou óleo, utilizando-se uma escala graduada em cm que foi 31\n55 colada à parede de vidro do copo conforme Figura 4.5. Na Figura 4.5, λ f corresponde à espessura conhecida de fluido, podendo ser água, óleo ou emulsões. Alumínio λal Dint Fluido Alumínio Substrato Piezoelétrico Figura 4.4-Seção de teste de ultra-som utilizada na calibração da velocidade do ultra-som na água para os testes em escoamento ar-água 32\n56 λal λf Fluido Alumínio Escala graduada Substrato Piezoelétrico Figura 4.5-Arranjo do copo cilíndrico para calibração da velocidade do ultra-som na água, óleo e emulsões 4.3) Aparato Experimental para Testes Gás-Líquido (EESC-USP) Os testes em escoamento gás-líquido foram realizados na EESC-Escola de Engenharia de São Carlos-USP. Os fluidos de trabalho utilizados nesses testes foram ar e água. A bancada de testes da EESC era constituída por uma bomba trifásica da marca EBERLE de 10 HP e de servoválvulas FY301 da Smar que controlam a entrada de ar comprimido. Nas placas de orifício da linha de ar e água, foram instalados transdutores de pressão diferencial da marca Smar. A Figura 4.6 mostra de maneira esquemática a bancada de testes da EESC. A tubulação da bancada era em acrílico com diâmetro interno médio de 29,39 mm e espessura de 5 mm. 33\n57 Figura 4.6-Bancada de testes da EESC-USP Todo o processamento de sinais foi implementado numa plataforma Lab View que é responsável pela aquisição do sinal proveniente da sonda de ultra-som. A sonda gera sinais elétricos que serão convertidos em pulsos ultra-sônicos por transdutores piezoelétricos e vice versa. Os sinais elétricos gerados que chegam ao receptor provenientes do ultra-som refletido na interface entre dois meios são enviados para o programa de aquisição de dados. A Figura 4.7 mostra os transdutores piezoelétricos instalados na tubulação da bancada de testes da Figura 4.6. A Figura 4.8 mostra um fluxograma esquemático do programa de aquisição de dados. 34\n58 Figura 4.7-Arranjo dos substratos piezoelétricos da bancada de testes de São Carlos Figura 4.8 Fluxograma do programa em Lab View para aquisição de dados 35\n59 Os sinais de pressão desses sensores eram capturados e digitalizados por 7 canais analógicos de uma placa de aquisição NI-PXI 6025E, da National Instruments. Um sinal analógico para acionamento da bomba e das servo-válvulas era enviado pelo software em Lab View para estações de transferência automático/manual AM01P da Smar, que faziam o controle do inversor de freqüência da bomba e das servo-válvulas (marca VFD-B da Deltha Electronics). Uma sonda de ultra-som foi instalada externamente à tubulação para aquisição do sinal por um módulo de processamento NI PXI O sinal captado pelo receptor da sonda de ultra-som era enviado para uma placa osciloscópio NI PXI O módulo de processamento e a placa osciloscópio eram da National Instruments. 36\n60 4.4) Aparato Experimental para Testes no Circuito Core Flow (FEM-UNICAMP) Os testes em escoamento líquido-líquido foram realizados no circuito core flow da FEM- Faculdade de Engenharia Mecânica-UNICAMP; nos testes em escoamento líquido-líquido, os fluidos de trabalho utilizados foram água e óleo de Marlim. A viscosidade inicial do óleo de Marlim era de 500 cp e densidade de 925,5 kg/m 3 a 25 C. Os testes em escoamento líquidolíquido visavam a comprovação da aplicabilidade dessa técnica do ultra-som em escoamento óleo-água. O circuito core flow é mostrado na Figura 4.9: Visor Filmagem e gravação de imagens Tomadas de pressão Visor Tomadas de Pressão Manômetro Tomadas de pressão Visor Óleo 1 Injetor 3 Termopar Janela Água Bomba Parafuso Filtro Variadores de frequência Rotâmetro Bomba de Engrenagem Figura 4.9-Esquema do circuito core flow (fonte:vanegas Prada, J.W.,1999) Conforme mostrado na Figura 4.9, o circuito core flow é constituído por um separador gravitacional, uma linha de água e uma de óleo que se unem num injetor. Após esse injetor, 37\n61 existe uma linha de vidro cujo diâmetro nominal de 1 polegada onde escoa o regime bifásico de água e óleo (Trevisan, F.E.,2003). O separador tem capacidade para 600 l de óleo, tendo em seu interior chicanas para permitir a desaceleração da mistura bifásica de óleo e água e a separação numa etapa posterior. O tanque possui uma saída para água e outra para o óleo. A saída de água é abaixo da saída do óleo, pois a água se concentra na parte inferior do tanque por ter maior densidade A linha de água em PVC tem diâmetro nominal de 1 polegada, estendendo-se da saída do tanque até o injetor. Nesse trajeto, existe uma bomba centrífuga de 0.5 CV de potência, um filtro para reter óleo que não foi separado por gravidade, um rotâmetro para medição da vazão e um manômetro para verificar e monitorar a pressão na linha. A vazão também pode ser controlada por um inversor de freqüência. A bomba de água é da marca Pro bombas, modelo TG-04 (Trevisan, F.E.,2003). A linha de óleo estende-se desde a saída do separador até o injetor, tendo uma bomba de deslocamento positivo, um manômetro com os mesmos fins da linha de água. A tubulação de óleo tem diâmetro nominal de 1 polegada. As vazões de óleo são controladas por outro inversor de freqüência e medidas por um medidor do tipo Coriolis da marca Massflo, modelo mass A bomba de óleo é da marca Geremia, modelo 2-HF-50 com capacidade de 0.5 dm 3 /ciclo. Ambos inversores de freqüência são da marca Baldor (Trevisan, F.E.,2003). Após o injetor, segue trechos retos vertical, horizontal e vertical novamente até o separador, fechando-se o circuito. As linhas de óleo e água possuem by pass na região onde estão instaladas as bombas, além de drenos para situações emergenciais. O separador também possui um dreno. A sonda de ultra-som foi instalada num suporte conforme figura 4.5. Esse dispositivo de ultra-som é da marca Panametrics, modelo 500 PR com freqüência nominal de 25 MHz, podendo gerar de 500 a 5000 pulsos por segundo. O módulo de processamento de aquisição de dados é NI PXI-8176, tendo uma placa osciloscópio digital NI PXI 5112, todos da National Instruments. Na Figura 4.10 é mostrada a sonda de ultra-som instalada no circuito core flow: 38\n62 Figura 4.10 Sonda de ultra-som do circuito core flow (fonte: Seleghim Jr, P., 2004) 4.5) Determinação da Espessura do Filme de Água por: A espessura do filme de água num escoamento ar-água ou óleo-água pode ser determinada Vaq taq e = (4.3) 2 na qual e é a espessura do filme de água. 4.5) Testes no Copo Cilíndrico (FEM-UNICAMP) Os testes no copo cilíndrico visavam quantificar um valor mínimo de energia acústica para aplicação da técnica do ultra-som numa mistura bifásica óleo-água. Um outro aspecto que foi avaliado foi a atenuação da intensidade do sinal captado em função da variação do teor de água em óleo emulsionado para o qual a técnica pode ser aplicada. A Figura 4.11 mostra de maneira esquemática o copo cilíndrico: 39\n63 Figura 4.11 Croqui do copo cilíndrico para experimentos de água e óleo 40\n64 Nos testes para determinação da velocidade do ultra-som no alumínio, água e óleo no copo cilíndrico foi utilizada a equação (4.2). Para o alumínio, foi tomada a diferença temporal entre dois ecos aprisionados na parede de alumínio. Adicionando-se água no copo, havia uma translação do pulso gerado pela reflexão do ultra-som na interface água-ar. A adição foi realizada pela seringa vista no croqui da Figura Dessa forma, o tempo de trânsito do ultra-som foi determinado por: t aq = t t (4.4) total al na qual t total é o tempo que corresponde ao pico de amplitude do pulso gerado pela reflexão do ultra-som na interface água-ar e t al é o tempo de trânsito do ultra-som no alumínio (ecos aprisionados, descrito anteriormente nesse tópico). De maneira análoga à água, o tempo de trânsito do ultra-som no óleo foi determinado segundo (4.4). As espessuras de alumínio, água e óleo utilizadas para determinação do ultra-som em cada um desses meios foram 2, 10 e 1 cm, respectivamente. Para as velocidades em cada meio foi realizado um cálculo de incertezas mostrado no apêndice C. Para a água colocada no copo, foi realizado um teste transiente no qual houve uma diminuição gradativa da espessura de água. Foi determinada essa espessura de água em função do tempo (à medida que o experimento era realizado). Novamente, o pulso gerado pela reflexão do ultra-som na interface água-ar transladava com a diminuição da espessura de água. Como a velocidade do ultra-som na água era conhecida e constante, o tempo de trânsito do ultra-som na água t aq variava porque t total também mudava. Depois que o pulso refletido na interface água-ar era captado, havia múltiplas reflexões do mesmo que permanecia aprisionado na parede de alumínio. A identificação de t total para um instante qualquer durante a realização do experimento foi implementada tomando-se a diferença temporal entre picos consecutivos de amplitude instantânea no envelope do sinal. Observou-se que existiam diferenças temporais que correspondiam a t al. O tempo imediatamente anterior a essa diferença t al correspondia à localização temporal do pico do pulso refletido na interface água-ar procurado. 41\n65 Com as velocidades, podemos calcular os coeficientes de reflexão e transmissão descritos para um pulso ultra-sônico refletindo na interface água-óleo. Baseando-se na Figura 4.1 e nas equações de (3.16) a (3.19), para a interface alumínio-água (pulso emitido): R 12 p p 2 aq al = = (4.5) 1 Z Z aq Z + Z al R M 12 I I 1 2 ( Z aq Z al ) ( Z + Z ) 2 2 = = (4.6) aq al T 12 p p 3 aq = = (4.7) 1 Z 2Z aq + Z al T M 12 I 3 aq al = = (4.8) I 1 4Z ( Z + Z ) 2 aq Z al Para a interface água-óleo: R 36 p p 6 ol aq = = (4.9) 3 Z Z ol Z + Z aq R M 36 I I 3 2 ( Z ol Z aq ) ( Z + Z ) 2 6 = = (4.10) ol aq T 36 p p 5 ol = = (4.11) 3 2Z Z + Z aq ol T I 4Z Z 5 ol aq M 36 = = (4.12) I ( ) 2 3 Z ol + Z aq 42\n66 Para a interface água-alumínio (pulso refletido): R 69 p 9 al aq = = (4.13) p 6 Z Z al Z + Z aq R M 69 I I 6 2 ( Z al Z aq ) ( Z + Z ) 2 9 = = (4.14) al aq T 68 p p 8 al = = (4.15) 6 2Z Z + Z al aq T M 68 I 8 al aq = = (4.16) I 6 4Z ( Z + Z ) 2 al Z aq Combinado as equações (4.5) a (4.16), podemos escrever: p 8 = T68 R36 T (4.17) 12 p1 I I 8 1 = T R T (4.18) M 68 M 36 M 12 A perda em decibéis da razão entre as intensidades I I 8 1 pode ser calculada por: I Θ = 10log I 8 1 (4.19) A intensidade acústica I 1 pode ser obtida conhecendo-se a razão I I 8 1, a freqüência ω 8 e amplitude A 8 da onda (interface óleo-água) que é captada pelo receptor, a área do transdutor 43\n67 piezoelétrico e a impedância acústica do alumínio (vide equação 3.15). A freqüência ω 8 e amplitude A 8 foram medidas visualmente no sinal adquirido no Lab View. A amplitude de qualquer pulso é mostrado em Volts pelo Lab View. Para a conversão de valores de amplitude em Volts para unidades de comprimento foi adotada uma taxa de 2 V/cm. Os limites em Volts da placa osciloscópio do Lab View é de -2 V a 2V. Em todos os sinais originais adquiridos pelo Lab View, 2 V correspondia a 1 cm. Para estimar a freqüência ω 8, foi tomado o inverso da diferença temporal que corresponde ao período de um pulso gerado no sinal original no Lab View O cálculo dos coeficientes de reflexão e transmissão foi realizado com um óleo de Jubarte ( API 17 e viscosidade de 2595 cp) e emulsões de água em óleo (teor 25% e 35% de água em massa). Os teores de 25% e 35% foram escolhidos nessas porcentagens, uma vez que o óleo do circuito core flow estava emulsionado, com teor de 56% em massa de água. Uma análise semelhante do óleo de Jubarte revelou um teor de 14,3% em massa de água. A densidade das emulsões é uma média ponderada pela porcentagem em massa de água e óleo. Essas emulsões foram geradas através de um gerador de emulsões da marca IKA ULTRA TURRAX- modelo T18 basic. A rotação selecionada para geração das emulsões foi de rpm. A curva reológica do óleo de Jubarte se encontra no Anexo I. 4.6) Efeito de Viscosidade Neste estudo, foram realizados experimentos no copo cilíndrico para análise da atenuação do sinal com três óleos: Jubarte, óleo leve e um óleo pesado. A amostra de óleo leve foi conseguida junto à Replan (Refinaria de Paulínia). O óleo leve tem um API de 22 (densidade igual a 921,82 kg/m 3 ) e viscosidade de 409,55 cp. A curva reológica do óleo leve se encontra no Anexo I. A amostra de óleo pesado é proveniente da Fazenda Alegre-campo onshore situado no Estado do Espírito Santo. Esse óleo pesado tem densidade igual a 966 kg/m 3 e viscosidade de cp à 20 C (Silva, R.P., 2004). 44\n68 A análise de atenuação do sinal consistiu em quantificar o nível de intensidade sonora definida como a razão entre as intensidades acústicas entre os pulsos gerados provenientes da reflexão do ultra-som na interface entre cada um dos óleos e a camada de água. Essas intensidades acústicas são dadas pela equação (3.15). A intensidade acústica do óleo leve foi tomada como sendo a intensidade acústica de referência. A razão entre as intensidades acústicas irá depender somente das amplitudes e freqüências dos pulsos captados pelo receptor proveniente da interface água-óleo. Isso ocorre, pois a impedância acústica do meio que o ultra-som está se propagando será a do alumínio para qualquer um dos três óleos. Esse fato pode ser visualizado na Figura 4.1. Para esse nível de intensidade sonora, podemos escrever: 2 ω = 10log 2 ω A 2 jubarte jubarte Θ jubarte 2 leve Aleve (4.20) De maneira análoga, temos para o óleo de Fazenda Alegre: 2 ω = 10log 2 ω A 2 Fal Fal Θ Fal 2 leve Aleve (4.21) 45\n69 CAPÍTULO 5 Resultados e Interpretações 5.1) Testes em Escoamento Ar-Água (NETeF-EESC-USP) A Tabela 5.1 mostra os resultados encontrados e o tratamento estatístico para obtenção do diâmetro interno da tubulação (França, 2004). Os valores de diâmetro interno foram medidos numa seção de teste de acrílico que foi utilizada para a determinação da velocidade do ultra-som na água. Essa velocidade foi determinada a partir do valor do diâmetro interno da tubulação e conhecendo-se o tempo de trânsito do ultra-som na água: Tabela 5.1-Tratamento estatístico para diâmetro interno do tubo nos testes ar-água Medida (mm) Desvio Desvio Absoluto Desvio relativo Desvio Absoluto 2 Desvio Absoluto % 0.01% 0.01% % 0.01% 0.01% % 2.03% 2.03% % 0.85% 0.85% % 0.01% 0.01% % 0.33% 0.33% % 0.01% 0.01% % 0.01% 0.01% % 0.01% 0.01% % 1.16% 1.16% % 0.01% 0.01% % 0.01% 0.01% % 0.01% 0.01% Total E % 4.42% 4.42% Média % 0.34% 0.37% Desvio padrão 0.06 O valor de 0,06 mm corresponde ao desvio padrão das medidas. Na Figura 5.1 é mostrado um histograma da velocidade do ultra-som na água. Na Tabela 5.2 são mostrados os valores das faixas de velocidade que aparecem no histograma da Figura 5.1. Essa velocidade foi utilizada para o cálculo da espessura de filme para quatro padrões de escoamento ar-água: estratificado liso, estratificado ondulado, estratificado rugoso e intermitente: 46\n70 Frequência relativa Número da faixa Figura 5.1-Histograma de velocidade do ultra-som na água para experimentos na EESC Tabela 5.2-Faixa de velocidades do ultra-som em escoamento ar-água Número da faixa Faixa de Velocidade (m/s) Neste trabalho, para uma determinada faixa de um histograma de velocidade, a diferença entre o valor final de velocidade e o inicial corresponder-se-á a 1 (um) desvio padrão. Um tratamento estatístico foi realizado para a velocidade do ultra-som na água, com base nos valores apresentados na Figura 5.1. O valor médio de velocidade do ultra-som na água foi de 1493,7 m/s com desvio padrão de 0,09 m/s. Os valores máximos dos desvios absoluto, relativo e quadrado do absoluto foram 0,24 m/s, 0,016% e 0,058 m 2 /s 2, respectivamente Os resultados que geraram o histograma da Figura 5.1 se encontram no apêndice C. Segundo Asher (1997), a velocidade do ultra-som na água a 20 C é 1500 m/s. 47\n71 Nas Figuras 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 são mostrados os sinais típicos do eco, pulso de reflexão na interface acrílico/água, amplitude e freqüência instantâneas. Esses sinais foram coletados nos experimentos em escoamento estratificado ondulado de ar e água. Para os demais padrões de escoamento, os sinais do eco, amplitude instantânea e freqüência instantânea não diferem muito das Figuras 5.2, 5.4 e 5.5. Pulso gerado pela reflexão do ultra-som na interface acrílico/água Pulso gerado pela reflexão do ultra-som na interface água/ar Figura 5.2-Sinal típico do eco original nos experimentos em escoamento estratificado ondulado ar-água Figura 5.3-Pulso de reflexão na interface acrílico/água utilizado na correlação cruzada 48\n72 Pico de amplitude correspondente à interface acrílico/água Pico de amplitude correspondente à interface água/ar Figura 5.4-Amplitude instantânea típica nos experimentos em escoamento estratificado ondulado ar-água Figura 5.5-Freqüência instantânea típica nos experimentos em escoamento estratificado ondulado ar-água Nas Figuras de 5.2 a 5.5, o tempo foi medido em micro-segundos. As Figuras 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9 mostram os valores de espessura de filme de água para os escoamentos estratificado liso, ondulado, rugoso e intermitente, respectivamente em função do número de espessura calculadas pelo programa: 49\n73 35,00 30,00 25,00 j l =0,74 m/s j g =0,87 m/s Espessura (mm) 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Número de espessuras calculadas pelo programa Figura 5.6-Espessura do filme de água em regime estratificado liso 50\n74 35,00 j l =0,67 m/s j g =6,00 m/s 30,00 25,00 Espessura (mm) 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Número de espessura calculadas Figura 5.7-Espessura de filme de água em regime estratificado ondulado 35,00 j l =0,67 m/s j g =9,90 m/s 30,00 25,00 Espessura (mm) 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Número de espessura calculadas Figura 5.8-Espessura do filme de água em regime estratificado rugoso 51\n75 35,00 j l =0,24 m/s j g =2,46 m/s 30,00 25,00 Espessura (mm) 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Número de espessura calculadas Figura 5.9-Espessura do filme de água em regime intermitente Para o regime estratificado liso, era esperado um valor de espessura de filme de água constante. Conforme mostrado na Figura 5.6, o valor oscila entre 2 mm e 4,5 mm. As oscilações presentes na Figura 5.6 também foram encontradas por Serizawa (1994). Isso pode ser explicado por prováveis oscilações na vazão de água bombeada. As Figuras 5.6 a 5.9 mostram que é possível a obtenção de filme de líquido para escoamento gás-líquido, uma vez que a diferença de impedância acústica entre o gás e o líquido é bastante acentuada, o que implica numa grande parcela de energia ultra-sônica que será refletida e que será captada pelo transdutor. Para o regime intermitente, é possível notar picos de espessura do filme de água que correspondem aos valores próximos do diâmetro interno médio do tubo, o que é coerente fisicamente. Esses picos correspondem à porção de água que está escoando entre duas bolhas consecutivas. As velocidades superficiais da água j l e do ar j g estão de acordo com o mapa de fluxo para tubulação ligeiramente inclinada de Taitel e Dukler (1976). É importante salientar que, provavelmente, a tubulação da bancada de testes não está horizontalmente alinhada. Pequenos 52\n76 desvios da tubulação em relação à horizontal implicam numa mudança das linhas de transição do mapa de fluxo. 5.2) Testes em Escoamento Óleo-Água (FEM-UNICAMP) No circuito core flow, foram realizados testes iniciais nos quais foi comprovar a aplicação do método pulso-eco com óleo desidratado conforme mostrado na Figura Testes posteriores revelaram são ser possível a aplicação do método pulso-eco quando o óleo estava emulsionado em 56% em massa de água nessa emulsão. A Figura 5.11 mostra o sinal original para essa emulsão de 56% em massa de água em óleo: eco proveniente da reflexão na inteface água-óleo ecos múltiplos correspondentes a reflexões na interface entre alumínio-água Figura 5.10-Sinal original adquirido para escoamento água-óleo com óleo desidratado Figura 5.11-Sinal original adquirido para o escoamento da emulsão de água em óleo 53\nSistemas de Medidas e Instrumentação\nSistemas de Medidas e Instrumentação Parte 3 Prof.: Márcio Valério de Araújo 1 Medição de Nível Capítulo VII Nível é a altura do conteúdo de um reservatório Através de sua medição é possível: Avaliar o\n3. Procedimento e Montagem Experimental\n3. Procedimento e Montagem Experimental O presente trabalho é uma continuação da pesquisa iniciada por Leiroz . A seção de testes usada para nosso estudo de deposição de parafina sob condições de escoamento\nULTRA SOM - HISTÓRIA\nULTRA SOM Usa ondas de som para interagir com tecidos Mostra características específicas de tecidos Ondas mecânicas e longitudinais que viajam através da matéria Em ondas longitudinais, o movimento do\nABORDAGEM METROLÓGICA NO ESTUDO DA VARIAÇÃO DA VISCOSIDADE DE BIODIESEL DE SOJA COM RELAÇÃO À TEMPERATURA, UTILIZANDO-SE UM VISCOSÍMETRO CAPILAR\nI CIMMEC 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE METROLOGIA MECÂNICA DE 8 A 10 DE OUTUBRO DE 008 Rio de janeiro, Brasil ABORDAGEM METROLÓGICA NO ESTUDO DA VARIAÇÃO DA VISCOSIDADE DE BIODIESEL DE SOJA COM RELAÇÃO\nCARACTERIZAÇÃO DO ESCOAMENTO INTERMITENTE VERTICAL COM SONDA CONDUTIVA INTRUSIVA\nCARACTERIZAÇÃO DO ESCOAMENTO INTERMITENTE VERTICAL COM SONDA CONDUTIVA INTRUSIVA Ederson Comar Ferreira da Costa (FEM/UNICAMP), Natache Arrifano Sassim (CEPETRO/UNICAMP), Fernando de Almeida França1 (DEP/FEM/UNICAMP)\nProcessamento Sísmico: Até aqui vimos que um pulso sísmico artificial atravessa as camadas e parte de sua energia é refletida em cada superfície de contraste de impedância acústica. A fração da amplitude


Liminar do Ministério Público do DF proíbe parcelamento do solo no Taquari Liminar do Ministério Público do DF proíbe parcelamento do solo no Taquari\nLiminar do Ministério Público do DF proíbe parcelamento do solo na expansão do Setor Taquari\nRegião conhecida como Serrinha do Paranoá fica localizada na área rural do Lago Norte e abriga mais de 80 nascentes\nEm 29/06/2021 14:13\nUma decisão limitar proíbe o parcelamento do solo e/ou a edificação de quaisquer estruturas na expansão do Setor Habitacional Taquari, na região conhecida como Serrinha do Paranoá. A solicitação foi feita pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), em 24 de junho, contra o Condomínio Privê Lago Norte II e mais três associações de moradores e deferida na sexta-feira (25/6).\nAlém do condomínio, são alvos da ação a Associação dos Moradores das Quadras 1, 2, 3, 4 e 5 do Condomínio Privê (AMP 2), Associação dos Moradores do Privê Lago Norte I e II (Amopri) e Associação dos Moradores e Proprietários dos Condomínios Privê Lago Norte I e II (Amprop). A multa para quem descumprir a determinação é de R$ 5 mil reais por dia, até o limite de R$ 2 milhões para cada fração indevidamente negociada ou modificada.\nA decisão judicial também proíbe quaisquer edificações, além de alterações da composição ambiental natural da área, com ações como terraplanagem, remoção de vegetação e captação de água. A violação a qualquer destas vedações também gerará multa no mesmo valor.\nA Justiça impôs ainda ao Distrito Federal a obrigação de remover as edificações e demais intervenções ilegais não habitadas no local, dentro de trinta dias. O DF deverá apresentar, no prazo de 30 dias, um cronograma de ações para a remoção das edificações clandestinas.\nO Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF (Ibram) deverá fiscalizar mensalmente a região, inclusive com o encaminhamento de relatórios ao Ministério Público. A Terracap também terá que realizar a fiscalização constante da área.\nLocalizada na área rural do Lago Norte, a Serrinha do Paranoá garante o fornecimento de 30% da água limpa que chega ao Lago Paranoá e abriga mais de 80 nascentes. Além de ser área para recarga de aquíferos, também desempenha importante papel como corredor ecológico de fauna e flora, integrando os biomas entre a Estação Ecológica de Águas Emendadas e a Floresta Nacional de Brasília (Flona).\nTags: Condomínio Privê Lago Norte IIMinistério Público do Distrito Federal e TerritóriosMPDFTSetor Habitacional Taquari