Automação industrial _ Sensores de ... by Luis F.M. Timóteo 3855 views\nInfo1, Informática na Automação by nuba 2792 views\nApostila de instrumentação_industri... by jeff1989 27201 views\nAutomacao Residencial by Carlos Alberto Bo... 19700 views\nSensores na automação industrial o ... by Luis Varoli 11555 views\n, Especialista em Eletricidade e Climatização\nAutomação e controle, sensores, atuadores.\nLeidiane Munford - FTC , Estudante na FTC at FTC\n1. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 1 Centro Federal de Ensino tecnológico – CEFET-MT Apostila da disciplina Sensores e Atuadores Curso: Automação Industrial Profº Edílson Alfredo da Silva Sumario: 15. INSTRUMENTAÇÃO........................................................................................................... 5 15.1.– introdução à instrumentação...................................................................................... 5 15.2 - CLASSIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO .......................................... 5 15.2.1 - Classificação por Função...................................................................................... 5 15.2.2 - Classificação por Sinal de Transmissão ou Suprimento ............................. 6 15.2.2.1 -Tipo pneumático................................................................................................ 6 15.2.2.1.1 -Vantagem ..................................................................................................... 6 15.2.2.1.2 -Desvantagens ............................................................................................. 6 15.2.2.2 -Tipo Hidráulico................................................................................................... 7 15.2.2.2.1 –Vantagens.................................................................................................... 7 15.2.2.2.2 –Desvantagens............................................................................................. 7 15.2.2.3 -Tipo elétrico ........................................................................................................ 7 15.2.2.3.1 –Vantagens.................................................................................................... 7 15.2.2.3.2 – Desvantagens ........................................................................................... 7 15.3.2.4 -Tipo Digital......................................................................................................... 7 15.3.2.4.1 - Vantagens .................................................................................................. 7 15.3.2.4.2 - Desvantagens ........................................................................................... 8 15.3.2.5 -Via Rádio.............................................................................................................. 8 15.3.2.5.1 - Vantagens .................................................................................................. 8 15.3.2.5.2 - Desvantagens ........................................................................................... 8 15.3.2.6 -Via Modem........................................................................................................... 8 15.3.2.6.1 –Vantagens.................................................................................................... 8 15.3.2.6.2 - Desvantagens ........................................................................................... 8 15.4 - SIMBOLOGIA DE INSTRUMENTAÇÃO...................................................................... 8 15.4.1 - Simbologia Conforme Norma ABNT (NBR-8190)............................................ 8 15.4.1.1 - Tipos de Conexões .......................................................................................... 8 15.4.1.2 - Código de Identificação de Instrumentos ................................................. 9 15.4.1.2 - Simbologia de Identificação de Instrumentos de Campo e Painel... 12 15.4.1.3 - Alguns Arranjos Típicos de Instrumentos .............................................. 13 15.4.1.3.1 -Vazão........................................................................................................... 13 15.4.1.3.2 -Pressão....................................................................................................... 14 15.4.1.3.3 - Temperatura ............................................................................................. 15 15.4.1.3.4 -Nível............................................................................................................. 16 15.4.2 - Simbologia Conforme Norma ISA..................................................................... 16 15.4.2.1 - Finalidades....................................................................................................... 16 15.4.2.2 - Aplicação na Indústria .................................................................................. 16 15.4.3 -Aplicação nas atividades de trabalho............................................................... 16 15.4.4 -Aplicação para Classes e Funções de Instrumentos.................................... 17 15.4.5 - Conteúdo da Identificação da Função............................................................. 17 15.4.6 - Conteúdo de Identificação da Malha................................................................ 17 15.4.7 - Símbolos de Linha de Instrumentos ................................................................ 18 15.4.8 - Símbolos Gerais de Instrumentos ou de Funções....................................... 19\n2. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 2 1. 16.MEDIÇÃO DE PRESSÃO................................................................................................. 20 16.1 - INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 20 16.2 - DEFINIÇÕES BÁSICAS................................................................................................ 20 16.2.1 -Sólido......................................................................................................................... 20 16.2.2 -Líquidos..................................................................................................................... 20 16.2.3 - Gás............................................................................................................................. 20 16.2.4 -Fluido ......................................................................................................................... 20 16.2.5 - Massa Específica................................................................................................... 20 16.2.6 - Densidade Relativa ............................................................................................... 20 16.2.7 - Peso Específico...................................................................................................... 21 16.2.8 - Gravidade Específica............................................................................................ 21 16.3 - PRINCÍPIOS, LEIS E TEOREMAS DA FÍSICA UTILIZADAS NA MEDIÇÃO DEPRESSÃO.............................................................................................................................. 21 16.3.1 - Lei da Conservação de Energia (Teorema de Bernoulli)............................ 21 16.3.2 - Teorema de Stevin................................................................................................. 21 16.3.3 - Princípio de Pascal ............................................................................................... 21 16.3.4 - Equação Manométrica.......................................................................................... 22 16.4 - DEFINIÇÃO DE PRESSÃO .......................................................................................... 22 16.4.1 - Pressão Estática .................................................................................................... 22 16.4.2 - Pressão Dinâmica.................................................................................................. 23 16.4.3 - Pressão total........................................................................................................... 23 16.4.4 - Tipos de Pressão Medidas.................................................................................. 23 16.4.4.1 -Pressão absoluta............................................................................................. 23 16.4.4.2 ................................................................................................................................ 23 16.4.4.3 ................................................................................................................................ 23 16.4.4.4 ................................................................................................................................ 23 16.4.5 - Unidades de Pressão............................................................................................ 24 16.5 - TÉCNICAS DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO................................................................. 24 16.5.1 - Introdução................................................................................................................ 24 16.5.2 – Composição dos Medidores de Pressão ....................................................... 24 16.5.3 - Principais Tipos de Medidores .......................................................................... 25 16.5.3.1 ................................................................................................................................ 25 16.5.3.1.1 - Manômetro de Líquido........................................................................... 25 16.6 - TIPOS DE MANÔMETRO LÍQUIDO ........................................................................... 26 16.6.1 -Manômetro tipo Coluna em U.............................................................................. 26 16.6.2 - Manômetro tipo Coluna Reta Vertical............................................................. 27 16.6.3 - Manômetro tipo Coluna Inclinada..................................................................... 28 16.6.4 -APLICAÇÃO.............................................................................................................. 29 16.7 - MANÔMETRO TIPO ELÁSTICO................................................................................. 29 16.7.1 - Manômetro Tubo Bourdon.................................................................................. 30 16.8 - MANÔMETRO PADRÃO .............................................................................................. 38 16.8.1 - Manômetro tipo coluna líquida .......................................................................... 38 16.9. INSTRUMENTO DE TRANSMISSÃO DE SINAL ...................................................... 39 16.9.1 - Tipos de transmissores de pressão................................................................. 39 16.9.1.2 -Transmissores eletrônicos analógicos........................................................... 40 16.10 - Escolha do Tipo de Medidor.................................................................................... 42 16.11 - Recomendações para uso........................................................................................ 43 2. 17.MEDIÇÃO DE NÍVEL......................................................................................................... 43\n3. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 3 17.1 - INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 43 17.2 - CLASSIFICAÇÃO E TIPO DE MEDIDORES DE NÍVEL......................................... 43 17.3 - MEDIDORES DE NÍVEL POR MEDIÇÃO DIRETA.................................................. 44 17.3.1 - Medidor de Nível Tipo Régua ou Gabarito...................................................... 44 17.3.2 - Visores de Nível ..................................................................................................... 44 17.3.3 - Medidor de Nível tipo Flutuador ........................................................................ 50 17.4 - MEDIDORES DE NÍVEL POR MEDIÇÃO INDIRETA.............................................. 51 17.4.1 -Medidor de Nível Tipo Deslocador (DISPLACER).......................................... 51 17.4.2 -Medidor de Nível Tipo Pressão Diferencial ..................................................... 53 17.4.3 - Medidor de Nível tipo Borbulhador................................................................... 57 17.4.4 -Medidor de Nível Tipo Capacitivo ...................................................................... 58 17.4.5 -Medidor de Nível Tipo Ultra-Som........................................................................ 63 17.4.6 - Medidor de Nível tipo Radioativo ...................................................................... 65 17.4.7 -Medição de Nível por Pesagem........................................................................... 66 17.4.8 -Medição de Nível de Sólidos................................................................................ 67 17.4.9 - Escolha do tipo de Medidor de Nível................................................................ 67 17.4.10 - Instrumentos para Alarme e Intertravamento.............................................. 67 3. 18 – SENSOR DE TEMPERATURA..................................................................................... 71 18.1.2 – Efeitos Termoelétricos ........................................................................................ 71 18.1.2.1 – Efeito termoelétrico de Seebeck ............................................................... 72 18.1.2.2 – Efeito termoelétrico de Peltier ................................................................... 72 18.1.2.3 – Efeito termoelétrico de Thomson.............................................................. 72 18.1.2.4 – Efeito termoelétrico de Volta...................................................................... 73 18.1.3.1 – Lei do circuito homogêneo......................................................................... 73 18.1.3.2 – Lei dos metais intermediários ................................................................... 73 18.1.3.3 – Lei das temperaturas intermediárias ....................................................... 74 18.1.4 – Correlação da F.E.M. em Função da Temperatura ...................................... 74 18.1.5 – Tipos e Características dos Termopares ....................................................... 75 18.1.5.1.1 – TIPO T........................................................................................................ 75 18.1.5.1.2 – TIPO J........................................................................................................ 76 18.1.5.1.3 – TIPO E........................................................................................................ 76 18.1.5.1.4 – TIPO K ....................................................................................................... 76 18.1.5.2 -Termopares nobres......................................................................................... 76 18.1.5.2.1 – TIPO S........................................................................................................ 76 18.1.5.2.2 – TIPO R ....................................................................................................... 76 18.1.5.2.3 – TIPO B ....................................................................................................... 76 18.1.5.3.1 – Tungstênio – Rhênio............................................................................. 77 18.1.5.3.2 – Irídio 4 0 % -Rhodio / Irídio .................................................................. 77 18.1.5.3.3 – Platina -4 0% Rhodio / Platina -2 0 % Rhodio................................. 77 18.1.5.3.5 – Nicrosil / Nisil .......................................................................................... 77 18.1.6 – Correção da Junta de Referência..................................................................... 77 18.1.7 – Fios de Compensação e Extensão................................................................... 78 18.1.8 – Erros De Ligação .................................................................................................. 79 18.1.9 – Termopar de Isolação Mineral........................................................................... 81 18.1.9.1 – Vantagens dos termopares de isolação mineral .................................. 81 18.1.10 – Associação de Termopares............................................................................. 82 18.2.1 – Princípio de Funcionamento ............................................................................. 83 18.2.2 – Construção Física Do Sensor ........................................................................... 84\n4. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 4 18.2.3 – Características da Termo-resistência De Platina......................................... 84 18.2.4 – Princípio de Medição ........................................................................................... 85 18.2.4.1 – Ligação a 2 fios.............................................................................................. 86 18.2.4.2 – Ligação a 3 fios.............................................................................................. 86 18.3 – Medição de temperatura por radiação ................................................................... 87\n5. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 5 1. INSTRUMENTAÇÃO 15.1.– introdução à instrumentação INSTRUMENTAÇÃO é a ciência que aplica e desenvolve técnicas para adequação de instrumentos de medição, transmissão, indicação, registro e controle de variáveis físicas em equipamentos nos processos industriais. Nas indústrias de processos tais como siderúrgica, petroquímica, alimentícia, papel, etc.; a instrumentação é responsável pelo rendimento máximo de um processo, fazendo com que toda energia cedida, seja transformada em trabalho na elaboração do produto desejado. Asprincipais grandezas que traduzem transferências de energia no processo são: PRESSÃO,NÍVEL, VAZÃO, TEMPERATURA; as quais denominamos de variáveis de um processo. 15.2 - CLASSIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO Existem vários métodos de classificação de instrumentos de medição. Dentre os quais podemos ter: Classificação por: • função • sinal transmitido ou suprimento • tipo de sinal 15.2.1 - Classificação por Função Conforme será visto posteriormente, os instrumentos podem estar interligados entre si para realizar uma determinada tarefa nos processos industriais. A associação desses instrumentos chama-se malha e em uma malha cada instrumento executa uma função. Os instrumentos que podem compor uma malha são então classificados por função cuja descrição sucinta pode ser liga na tabela 01. Fig. 01 - Exemplo de configuração de uma malha de controle\n6. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 6 TABELA 01 - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO INSTRUMENTO DEFINIÇÃO Detector São dispositivos com os quais conseguimos detectar alterações na variável do processo. Pode ser ou não parte do transmissor. Transmissor Instrumento que tem a função de converter sinais do detector em outra forma capaz de ser enviada à distância para um instrumento receptor, normalmente localizado no painel. Indicador Instrumento que indica o valor da quantidade medida enviado pelo detector, transmissor, etc. Registrador Instrumento que registra graficamente valores instantâneos medidos ao longo do tempo, valores estes enviados pelo detector, transmissor, Controlador etc. Conversor Instrumento cuja função é a de receber uma informação na forma de um sinal, alterar esta forma e a emitir como um sinal de saída proporcional ao de entrada. Unidade Aritmética Instrumento que realiza operações nos sinais de valores de entrada de acordo com uma determinada expressão e fornece uma saída resultante da operação. Integrador Instrumento que indica o valor obtido pela integração de quantidades medidas sobre o tempo. Controlador Instrumento que compara o valor medido com o desejado e, baseado na diferença entre eles, emite sinal de correção para a variável manipulada a fim de que essa diferença seja igual a zero. Elemento final de controle Dispositivo cuja função é modificar o valor de uma variável que leve o processo ao valor desejado. 15.2.2 - Classificação por Sinal de Transmissão ou Suprimento Os equipamentos podem ser agrupados conforme o tipo de sinal transmitido ou o seu suprimento. A seguir será descrito os principais tipos, suas vantagens e desvantagens. 15.2.2.1 -Tipo pneumático Nesse tipo é utilizado um gás comprimido, cuja pressão é alterada conforme o valor que se deseja representar. Nesse caso a variação da pressão do gás é linearmente manipulada numa faixa específica, padronizada internacionalmente, para representar a variação de uma grandeza desde seu limite inferior até seu limite superior. O padrão de transmissão ou recepção de instrumentos pneumáticos mais utilizado é de 0,2 a 1,0 kgf/cm 2 (aproximadamente 3 a 15psi no Sistema Inglês). Os sinais de transmissão analógica normalmente começam em um valor acima do zero para termos uma segurança em caso de rompimento do meio de comunicação. O gás mais utilizado para transmissão é o ar comprimido, sendo também o NITROGÊNIO eem casos específicos o GÁS NATURAL (PETROBRAS). 15.2.2.1.1 -Vantagem A grande e única vantagem em seu utilizar os instrumentos pneumáticos está no fato de se poder operá-los com segurança em áreas onde existe risco de explosão (centrais de gás, por exemplo). 15.2.2.1.2 -Desvantagens a) Necessita de tubulação de ar comprimido (ou outro gás) para seu suprimento e funcionamento. b) Necessita de equipamentos auxiliares tais como compressor, filtro, desumidificador, etc ..., para fornecer aos instrumentos ar seco, e sem partículas sólidas. c) Devido ao atraso que ocorre na transmissão do sinal, este não pode ser enviado à longa\n7. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 7 Distância, sem uso de reforçadores. Normalmente a transmissão é limitada a aproximadamente 100 m. d) Vazamentos ao longo da linha de transmissão ou mesmo nos instrumentos são difíceis de serem detectados. e) Não permite conexão direta aos computadores. 15.2.2.2 -Tipo Hidráulico Similar ao tipo pneumático e com desvantagens equivalentes, o tipo hidráulico utiliza-se da variação de pressão exercida em óleos hidráulicos para transmissão de sinal. É especialmente utilizado em aplicações onde torque elevado é necessário ou quando o processo envolve pressões elevadas. 15.2.2.2.1 –Vantagens a) Podem gerar grandes forças e assim acionar equipamentos de grande peso e dimensão.b) Resposta rápida. 15.2.2.2.2 –Desvantagens a) Necessita de tubulações de óleo para transmissão e suprimento.b) Necessita de inspeção periódica do nível de óleo bem como sua troca.c) Necessita de equipamentos auxiliares, tais como reservatório, filtros, bombas, etc... 15.2.2.3 -Tipo elétrico Esse tipo de transmissão é feita utilizando sinais elétricos de corrente ou tensão. Face a tecnologia disponível no mercado em relação a fabricação de instrumentos eletrônicos microprocessados, hoje, é esse tipo de transmissão largamente usado em todas as indústrias, onde não ocorre risco de explosão. Assim como na transmissão pneumática, o sinal é linearmente modulado em uma faixa padronizada representando o conjunto de valores entre o limite mínimo e máximo de uma variável de um processo qualquer. Como padrão para transmissão a longas distâncias são utilizados sinais em corrente contínua variando de (4 a 20 mA) e para distâncias até 15 metros aproximadamente, também utilizase sinais em tensão contínua de 1 a 5V. 15.2.2.3.1 –Vantagens a) Permite transmissão para longas distâncias sem perdas. b) A alimentação pode ser feita pelos próprios fios que conduzem o sinal de transmissão. c) Não necessita de poucos equipamentos auxiliares. d) Permite fácil conexão aos computadores. e) Fácil instalação. f) Permite de forma mais fácil realização de operações matemáticas. g) Permite que o mesmo sinal (4~20mA)seja “lido” por mais de um instrumento, ligando em série os instrumentos. Porém, existe um limite quanto à soma das resistências internas deste instrumentos, que não deve ultrapassar o valor estipulado pelo fabricante do transmissor. 15.2.2.3.2 – Desvantagens a) Necessita de técnico especializado para sua instalação e manutenção. b) Exige utilização de instrumentos e cuidados especiais em instalações localizadas em áreas de riscos. c) Exige cuidados especiais na escolha do encaminhamento de cabos ou fios de sinais. d) Os cabos de sinal devem ser protegidos contra ruídos elétricos. 15.3.2.4 -Tipo Digital Nesse tipo, “pacotes de informações” sobre a variável medida são enviados para uma estação receptora, através de sinais digitais modulados e padronizados. Para que a comunicação entre o elemento transmissor receptor seja realizada com êxito é utilizada uma “linguagem” padrão chamado protocolo de comunicação(ver anexo A). 15.3.2.4.1 - Vantagens a) Não necessita ligação ponto a ponto por instrumento. b) Pode utilizar um par trançado ou fibra óptica para transmissão dos dados. c) Imune a ruídos externos. d) Permite configuração, diagnósticos de falha e ajuste em qualquer ponto da malha. e) Menor custo final.\n8. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 8 15.3.2.4.2 - Desvantagens a) Existência de vários protocolos no mercado, o que dificulta a comunicação entre equipamentos de marcas diferentes. b) Caso ocorra rompimento no cabo de comunicação pode-se perder a informação e/ou controle de várias malha. 15.3.2.5 -Via Rádio Neste tipo, o sinal ou um pacote de sinais medidos são enviados à sua estação receptora via ondas de rádio em uma faixa de freqüência específica. 15.3.2.5.1 - Vantagens a) Não necessita de cabos de sinal. b) Pode-se enviar sinais de medição e controle de máquinas em movimento. 15.3.2.5.2 - Desvantagens a) Alto custo inicial. b) Necessidade de técnicos altamente especializados. 15.3.2.6 -Via Modem A transmissão dos sinais é feita através de utilização de linhas telefônicas pela modulação do sinal em freqüência, fase ou amplitude. 15.3.2.6.1 –Vantagens a) Baixo custo de instalação. b) Pode-se transmitir dados a longas distâncias. 15.3.2.6.2 - Desvantagens a) Necessita de profissionais especializados. b) baixa velocidade na transmissão de dados. c) sujeito a interferências externas, inclusive violação de informações. 15.4 - SIMBOLOGIA DE INSTRUMENTAÇÃO Com objetivo de simplificar e globalizar o entendimento dos documentos utilizados para representar as configurações utilizadas para representar as configurações das malhas de instrumentação, normas foram criadas em diversos países. No Brasil Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) através de sua norma NBR 8190 apresenta e sugere o uso de símbolos gráficos para representação dos diversos instrumentos e suas funções ocupadas nas malhas de instrumentação. No entanto, como é dada a liberdade para cada empresa estabelecer/escolher a norma a ser seguida na elaboração dos seus diversos documentos de projeto de instrumentação outras são utilizadas. Assim, devido a sua maior abrangência e atualização, uma das normas mais utilizadas em projetos industriais no Brasil é a estabelecida pela ISA (Instrument Society of America). A seguir serão apresentadas as normas ABNT e ISA, de forma resumida, e que serão utilizadas ao longo dos nossos trabalhos. 15.4.1 - Simbologia Conforme Norma ABNT (NBR-8190) 15.4.1.1 - Tipos de Conexões 1) Conexão do processo, ligação mecânica ou suprimento ao instrumento. 2) Sinal pneumático ou sinal indefinido para diagramas de processo. 3) Sinal elétrico. 4) Tubo capilar (sistema cheio). 5) Sinal hidráulico.\n9. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 9 6) Sinal eletromagnético ou sônico (sem fios). 15.4.1.2 - Código de Identificação de Instrumentos Cada instrumento deve se identificar com um sistema de letras que o classifique funcionalmente (Tabela 2). Como exemplo, uma identificação representativa é a seguinte: T RC 2 A 1ª letra Letras sucessivas N° da cadeia Sufixo (normalmente não é utilizado) Identificação Funcional Identificação da Cadeia TABELA 2 - SIGNIFICADO DAS LETRAS DE IDENTIFICAÇÃO PRIMEIRA LETRA LETRAS SUBSEQUENTES Variável Medida ou inicial (3) Modificadora Função de informação ou passiva Função final Modificadora A Analisador (4) - Alarme - B Chama de queimador Indefinida Indefinida (1) Indefinida (1) C Condutividade elétrica - - Controlador (12) - D Densidade ou massa específica Diferencial (3) - - - E Tensão elétrica - Elemento primário - - F Vazão Razão (fração) (3) - - - G Medida dimensional - Visor (8) - - H Comando Manual - - - Alto (6,14,15) I Corrente elétrica - Indicador (9) - J Potência Varredura ou Seletor (6) - - - L Nível Lâmpada Piloto (10) - Baixo (6,14,15) M Umidade Médio ou intermediário (6.14) N(1) Indefinida Indefinida (1) Indefinida (1) Indefinida (1) O Indefinida (1) Orifício de restrição - - P Pressão ou vácuo Ponto de teste - - Q Quantidade ou evento Integrador ou totalizador (3) - - - R Radioatividade - Registrador ou impressor - - S Velocidade ou freqüência Segurança (7) Chave (12) - T Temperatura - - Transmissor - U Multivariável (5) - * Multifunção (11) * Multifunção (11) * Multifunção (11) V Viscosidade - - Válvula (12) -\n10. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 10 W Peso ou força - Poço - - X(2) Não classificada - Não classificada Não classificada Não classificada Y Indefinida (1) - - Relé ou computação (11, 13) - Z Posição - - Elemento final de controle não classificado - * Multifunção indica que um único instrumento é capaz de exercer mais de uma função. OBSERVAÇÃO: Os números entre parênteses se referem às notas relativas que são dadas a seguir. NOTAS RELATIVAS 1) As letras “indefinidas” são próprias para indicação de variáveis não listadas que podem ser repetidas em um projeto particular. Se usada, a letra deverá ter um significado como “primeira- letra” e outro significado como “letra-subsequente”. O significado precisará ser definido somente uma vez e uma legenda para aquele respectivo projeto. Por exemplo: a letra N pode ser definida como Módulo de Elasticidade na “primeira-letra” na “letrasubsequente”. 2) A letra “não-classificada”, X, é própria para indicar variáveis que serão usadas uma vez, ou de uso limitado. Se usada, a letra poderá ter qualquer número de significados como “primeira-letra” e qualquer número de significados como “letra-subsequente”. Exceto para seu uso como símbolos específicos, seu significado deverá ser definido fora do círculo de identificação no fluxograma. Por exemplo: XR-3 pode ser um “registrador de vibração”, XR-2 pode ser um “registrador de tensão mecânica” e XX4 pode ser um “osciloscópio de tensão mecânica”. 3) Qualquer primeira-letra, se usada em combinação com as letras modificadoras D (diferencial), F (razão) ou Q (totalização ou integração), ou qualquer combinação, será tratada como uma entidade “primeira-letra”. Então, instrumentos TDI e TI medem duas diferentes variáveis, que são: temperatura diferencial e temperatura. 4) A “primeira-letra” A, para análise, cobre todas as análises não listadas na Tabela 1 e não cobertas pelas letras “indefinidas”. Cada tipo de análise deverá ser definido fora do seu círculo de indefinição no fluxograma. Símbolos tradicionalmente conhecidos como pH, O2, e CO, têm sido usados opcionalmente em lugar da “primeira-letra” A. Esta prática pode causar confusão particularmente quando as designações são datilografadas por máquinas que usam somente letras maiúsculas. 5) O uso da “primeira-letra” U para multivariáveis em lugar de uma combinação de “primeira letra” é opcional. 6) O uso dos termos modificadores alto, baixo, médio ou intermediário e varredura ou seleção é preferido, porém opcional. 7) O termo “segurança” se aplicará somente para elementos primários de proteção de emergência e elementos finais de controle de proteção de emergência. Então, uma válvula auto-operada que previne a operação de um sistema acima da pressão desejada, aliviando a pressão do sistema, será uma PCV, mesmo que a válvula não opere continuamente. Entretanto esta válvula será uma PSV se seu uso for para proteger o sistema contra condições de emergência, isto é, condições que colocam em risco o pessoal e o equipamento, ou ambos e que não se esperam acontecer normalmente. A designação PSV aplica-se para todas as válvulas que são utilizadas para proteger contra condições de emergência em termos de pressão, não importando se a construção e o modo de operação da válvula enquadram-se como válvula de segurança, válvula de alívio ou válvula de segurança e alívio.\n11. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 11 8) A função passiva “visor” aplica-se a instrumentos que dão uma visão direta e não calibrada do processo. 9) O termo “indicador” é aplicável somente quando houver medição de uma variável. Um ajuste manual, mesmo que tenha uma escala associada, porém desprovido de medição de fato, não deve ser designado “indicador”. 10) Uma “lâmpada-piloto”, que é a parte de uma malha de instrumentos, deve ser designada por uma “primeira-letra” seguida pela “letra subsequente”. Entretanto, se é desejado identificar uma “lâmpada-piloto” que não é parte de uma malha de instrumentos, a “lâmpada-piloto” pode ser designada da mesma maneira ou alternadamente por uma simples letra L. Por exemplo: a lâmpada que indica a operação de um motor elétrico pode ser designada com EL, assumindo que a tensão é a variável medida ou XL assumindo a lâmpada é atuada por contatos elétricos auxiliares do sistema de partida do motor, ou ainda simplesmente L. A ação de uma “lâmpada- piloto” pode ser acompanhada por um sinal audível. 11) O uso da “letra-subsequente” U para “multifunção” em lugar de uma combinação de outras letras funcionais é opcional. 12) Um dispositivo que conecta, desconecta ou transfere um ou mais circuitos pode ser, dependendo das aplicações, uma “chave”, um “relé”, um “controlador de duas posições”, ou uma “válvula de controle”. Se o dispositivo manipula uma corrente fluida de processo e não é uma válvula de bloqueio comum atuada manualmente, deve ser designada como uma “válvula de controle”. Para todas as outras aplicações o equipamento é designado como: a) uma “chave”, quando é atuado manualmente; b) uma “chave” ou um “controlador de duas posições”, se é automático e se é atuado pela variável medida. O termo “chave” é geralmente atribuído ao dispositivo que é usado para atuar um circuito de alarme, “lâmpada piloto”, seleção, intertravamento ou segurança. O termo “controlador” é geralmente atribuído ao equipamento que é usado para operação de controle normal; c) um “relé”, se é automático e não atuado pela variável medida, isto é, ele é atuado por uma “chave” ou por um “controlador de duas posições”. 13) Sempre que necessário as funções associadas como o uso da “letra-subsequente” Y devem ser definidas fora do círculo de identificação. Não é necessário esse procedimento quando a função é por si só evidente, tal como no caso de uma válvula solenóide. 14) O uso dos termos modificadores “alto”, “baixo”, “médio” ou “intermediário”, deve corresponder a valores das variáveis medidas e não dos sinais, a menos que de outra maneira seja especificado. Por exemplo: um alarme de nível alto derivado de um transmissor de nível de ação reversa é um LAH, embora o alarme seja atuado quando o sinal alcança um determinado valor baixo. Os termos podem ser usados em combinações apropriadas.. 15) Os termos “alto” e“baixo”, quando aplicados para designar a posição de válvulas, são definidos como: alto - denota que a válvula está em ou aproxima-se da posição totalmente aberta; baixo - denota que a válvula está em ou aproxima-se da posição totalmente fechada.\n12. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 12 15.4.1.2 - Simbologia de Identificação de Instrumentos de Campo e Painel Montagem Local Montagem do painel 4.1.2.2 - Válvula de Controle Válvula com atuador pneumático de diafragma Válvula com atuador elétrico (senoidal ou motor) Válvula com atuador hidráulico ou pneumático tipo pistão Válvula manual Válvula auto-operada de diafragma Símbolo geral do instrumento Montado no campo Montado entre o painel e o campo Montado em painel\n13. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 13 15.4.1.3 - Alguns Arranjos Típicos de Instrumentos 15.4.1.3.1 -Vazão Medidor de linha (Rotâmetro) Transmissor de vazão Indicador de vazão (montagem local) Registrador de linha Registrador Montado no painel e Transmissor local com transmissão pneumática. Registrador conectado a registrador de pressão (montagem local) Registrador de vazão com registrador de pressão. Registradores no painel e transmissores locais com transmissão pneumática. Controlador e registrador de vazão comandando válvula de controle, com transmissão pneumática. Registrador no painel e transmissor local.\n14. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 14 15.4.1.3.2 -Pressão Indicador de pressão (manômetro) (montagem local) Registrador de pressão no painel. Registrador-controlador de pressão, comandando válvula de controle, com transmissão pneumática. Registrador no painel e transmissor local. Alarme de pressão alta montagem local. Válvula reguladora de pressão auto-atuada. Controlador de pressão, tipo cego, comandando válvula de controle, com transmissão pneumática. Instrumento combinado de registro e controle de nível, comandando válvula de controle, com transmissão pneumática.\n15. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 15 15.4.1.3.3 - Temperatura Poço para termômetro ou termopar. Indicador de temperatura. Indicador de temperatura no painel com transmissão elétrica. Indicador e registrador de temperatura no painel, com transmissão elétrica. Registrador controlador de temperatura, no painel (com transmissão elétrica) comandando válvula de controle, com transmissão pneumática. Controlador-indicador de temperatura, tipo expansão comandando válvula de controle, com transmissão pneumática. Válvula de controle auto-atuada.\n16. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 16 Instrumento combinado de registro e controle de temperatura no painel, comandando válvula de controle com transmissão pneumática. 15.4.1.3.4 -Nível Alarme de nível baixo, montagem local, com sinalização no painel (transmissão elétrica). Instrumento combinado de registro e controle de nível, comandando válvula de controle, com transmissão pneumática. Instrumento no painel transmissores de locais. 15.4.2 - Simbologia Conforme Norma ISA 15.4.2.1 - Finalidades 15.4.2.1.1 - Informações Gerais: As necessidades de procedimentos de vários usuários são diferentes. A norma reconhece essas necessidades quando estão de acordo com os objetivos e fornece métodos alternativos de simbolismo. Vários exemplos são indicados para adicionar informações ou simplificar o simbolismo. Os símbolos dos equipamentos de processo não fazem parte desta norma, porém são incluídos apenas para ilustrar as aplicações dos símbolos da instrumentação. 15.4.2.2 - Aplicação na Indústria O norma é adequada para uso em indústrias químicas, de petróleo, de geração de energia, refrigeração, mineração, refinação de metal, papel e celulose e muitas outras. Algumas áreas, tal como astronomia, navegação e medicina usam instrumentos tão especializados que são diferentes dos convencionais. Não houve esforços para que a norma atendesse às necessidades dessas áreas. Entretanto, espera-se que a mesma seja flexível suficientemente para resolver grande parte desse problema. 15.4.3 -Aplicação nas atividades de trabalho A norma é adequada para uso sempre que qualquer referência a um instrumento ou a uma função de um sistema de controle for necessária com o objetivo de simbolização de identificação. Tais referências podem ser aplicadas para as seguintes utilizações (assim como outras): Projetos;\n17. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 17 exemplos didáticos; material técnico - papeis, literatura e discussões; diagramas de sistema de instrumentação, diagramas de malha, diagramas lógicos; descrições funcionais; diagrama de fluxo: processo, mecânico, engenharia, sistemas, tubulação (processo) e desenhos/projetos de construção de instrumentação; Especificações, ordens de compra, manifestações e outras listas; Identificação de instrumentos (nomes) e funções de controle; Instalação, instruções de operação e manutenção, desenhos e registros. A norma destina-se a fornecer informações suficientes a fim de permitir que qualquer pessoa, ao revisar qualquer documento sobre medição e controle de processo, possa entender as maneiras de medir e controlar o processo (desde que possua um certo conhecimento do assunto). Não constitui pré-requisito para esse entendimento um conhecimento profundo/detalhado de um especialista em instrumentação. 15.4.4 -Aplicação para Classes e Funções de Instrumentos As simbologias e o método de identificação desta norma são aplicáveis para toda classe de processo de medição e instrumentação de controle. Podem ser utilizados não somente para identificar instrumentos discretos e suas funções, mas também para identificar funções analógicas de sistemas que são denominados de várias formas como “Shared Display”, “Shared Control”, “Distribuided Control” e “Conputer Control”. 15.4.5 - Conteúdo da Identificação da Função A norma é composta de uma chave de funções de instrumentos para sua identificação e simbolização. Detalhes adicionais dos instrumentos são melhor descritos em uma especificação apropriada, folha de dados, ou outro documento utilizado que esses detalhes requerem. 15.4.6 - Conteúdo de Identificação da Malha A norma abrange a identificação de um instrumento e todos outros instrumentos ou funções de controle associados a essa malha. O uso é livre para aplicação de identificação adicional tais como, número de serie, número da unidade, número da área, ou outros significados.\n18. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 18 TABELA 3 - IDENTIFICATION LETTERS FIRST-LETTER (4) SECCENDING-LETTERS (3) MEASURED OR INITIATING VARIABLE MODIFIER READOUT OR PASSIVE FUNCITION OUTIPUT FUNCTION MODIFIER A Analysis (5,19) Alarm B Burner, Combustion User’s Choice(1) User’s Choice (1) User’s Choice (1) C User’s Choice (1) Control (13) D User’s Choice (1) Differential (4) E Voltage Sensor (Primary Element) F Flow Rate Ratio (Francion) (4) G User’s Choice (1) Glass, Viewing Device (9) H Hand High (7,15, 16) I Corrent (Electrical) Indicate (10) J Power Scan (7) K Time, Time Schedule Time Rate of Change (4, 21) Control Station (22) L Level Light (11) Low (7,15, 16) M User’s Choice(1) Momentary (4) Middle, Intermediate (7,15) N User’s Choice(1) User’s Choice(1) User’s Choice(1) User’s Choice(1) O User’s Choice(1) Orifice, Restriction P Pressure, Vaccum Point (Test)Connection Q Quantity Integrate,Totalize (4) R Radioation Recorder (17) S Speed, Frequency Safety (8) Switch (13) T Temperature Transmit (18) U Multivariable (6) Multifunction (12) Multifunction(12) Multifunction (12) V Vibration, Mechanical Analysis (19) Válve, Damper, Louver(13) W Weight, Force Well X Unclassified (2) X Axis Unclassified (2) Unclassified (2) Unclassified (2) Y Event, State or Presence (20) Y Axis Relay, Compute,Convert (13, 14, 18) Z Position, Dimension Z Axis Driver, Actuator, Unclassified Final Control Element Note: Numbers in parentheses refer to specific explanatory notes on pages 15 and 16. 15.4.7 - Símbolos de Linha de Instrumentos Todas as linhas são apropriadas em relação às linhas do processo de tubulação: ( 1 ) alimentação do instrumento * ou conexão ao processo. ( 2 ) sinal indefinido. ( 3 ) sinal pneumático. ** ( 4 ) sinal elétrico. ( 5 ) sinal hidráulico. ( 6 ) tubo capilar. ( 7 ) sinal sônico ou eletromagnético (guiado).*** ( 8 ) sinal sônico ou eletromagnético (não guiado). ***\n19. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 19 ( 9 ) conexão interna do sistema (software ou data link). ( 10 ) conexão mecânica. 4.7.1 - Símbolos opcionais binários (ON -OFF) ( 11 ) sinal binário pneumático ( 12 ) sinal binário elétrico Nota: “OU” significa escolha do usuário. Recomenda-se coerência. * Sugerimos as seguintes abreviaturas para denotar os tipos de alimentação. Essas designações podem ser também aplicadas para suprimento de fluidos. AS - suprimento de ar IA - ar do instrumento opções PA - ar da planta ES - alimentação elétrica GS - alimentação de gás HS - suprimento hidráulico NS - suprimento de nitrogênio SS - suprimento de vapor WS - suprimento de água O valor do suprimento pode ser adicionado à linha de suprimento do instrumento; exemplo:AS- 100, suprimento de ar 100-psi; ES-24DC; alimentação elétrica de 24VDC.** O símbolo do sinal pneumático se aplica para utilização de sinal, usando qualquer gás.*** Fenômeno eletromagnético inclui calor, ondas de rádio, radiação nuclear e luz. 15.4.8 - Símbolos Gerais de Instrumentos ou de Funções Localização primária *** Normalmente acessível ao operador Montagem do Campo Localização Auxiliar *** Normalmente acessível ao operador Instrumentos discretos 1 * IPI ** 2 3 Display compartilhado, controle compartilhado 4 5 6 Função em computador 7 8 9 Controle Lógico Programável 10 11 12\n20. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 20 13 14 Instrumento com números de identificação grandes GTE 2584-23 15 Instrumentos montados no mesmo alojamento **** 16 Luz Piloto 17 Ponto de teste montado no painel C 12 18 ***** Purga P 19 20 diafragma de selagem 21 *** **** Intertravamento lógico indefinido i 16.MEDIÇÃO DE PRESSÃO 16.1 - INTRODUÇÃO Como já foi escrito, a instrumentação é a ciência que se ocupa em desenvolver e aplicar técnicas de medição, indicação, registro e controle de processos de transformação, visando a otimização da eficiência dos mesmos. Essas técnicas são normalmente suportadas teoricamente em princípios físicos e ou físico-químicos e utiliza-se das mais avançadas tecnologias de fabricação para viabilizar os diversos tipos de medição de variáveis industriais. Dentre essas variáveis encontra-se a pressão cuja medição possibilita não só sua monitoração e controle como também de outras variáveis tais como nível, vazão e densidade. Assim por ser sua compreensão básica para o entendimento de outras áreas da instrumentação iniciaremos revisando alguns conceitos físicos importantes para medição de pressão. 16.2 - DEFINIÇÕES BÁSICAS 16.2.1 -Sólido Toda matéria cuja forma não muda facilmente quando submetida à uma força. 16.2.2 -Líquidos Toda matéria cuja forma pode ser mudada facilmente quando submetida à uma força, porém sem mudar o volume. 16.2.3 - Gás Toda matéria cuja forma e volume podem ser mudadas facilmente quando submetida à força. 16.2.4 -Fluido Toda matéria cuja forma pode ser mudada e por isso é capaz de se deslocar. Ao ato de se deslocar é caracterizado como escoamento e assim chamado de fluido. 16.2.5 - Massa Específica Também chamada de densidade absoluta é a relação entre a massa e o volume de uma determinada substância. É representada pela letra Ró (ϑ) e no SI pela unidade (kg/m 3 ). 16.2.6 - Densidade Relativa Relação entre massa específica de uma substância A e a massa específica de uma substância de referência, tomadas à mesma condição de temperatura e pressão. Nota:1 - Para líquidos a densidade de uma substância tem como referência a água destilada a 4ºC e 1 atm cujo valor foi convencionado ser igual a unidade. 2 -Para gases e vapores a densidade de uma substância tem como referência o ar a 15ºC e 1 atm cujo valor foi convencionado ser igual a unidade.\n21. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 21 16.2.7 - Peso Específico Relação entre peso e o volume de uma determinada substância. É representado pela letra gama (δ) e cuja unidade usual é kgf/m 3 . 16.2.8 - Gravidade Específica Relação entre a massa de uma substância e a massa de um mesmo volume de água, ambos tomadas à mesma temperatura. 16.3 - PRINCÍPIOS, LEIS E TEOREMAS DA FÍSICA UTILIZADAS NA MEDIÇÃO DEPRESSÃO 16.3.1 - Lei da Conservação de Energia (Teorema de Bernoulli) Esse teorema foi estabelecido por Bernoulli em 1738 e relaciona as energias potenciais e cinéticas de um fluido ideal ou seja, sem viscosidade e incompressível. Através desse teorema pode-se concluir que para um fluido perfeito, toda forma de energia pode ser transformada em outra, permanecendo constante sua somatória ao longo de uma linha de corrente. Assim sua equação representativa é: P1 + ½ ρ . V 2 1 + ρ . g . h1 = P2 + ½ ρ . V 2 2 + ρg . h2 = cte Essa equação pode ser simplificada em função das seguintes situações: a) Se a corrente for constante na direção horizontal, teremos: P1 + ½ ρ . V 2 1 = P2 + ½ ρ . V 2 2 = cte b) Se a velocidade é nula e assim o fluido se encontra em repouso, teremos: P1 + ρgh1 = P2 + ρgh2 = cte 16.3.2 - Teorema de Stevin Esse teorema foi estabelecido por STEVIN e relaciona as pressões estáticas exercidas por um fluido em repouso com a altura da coluna do mesmo em um determinado reservatório. Seu enunciado diz: “A diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em repouso é igual ao produto do peso específico do fluido pela diferença de cota entre os dois pontos”. P2 - P1 = ∆P = (h2 - h1) . δ Observação Este teorema só é válido para fluidos em repouso. A diferença de cotas entre dois pontos deve ser feita na vertical. 16.3.3 - Princípio de Pascal A pressão exercida em qualquer ponto de um líquido em forma estática, se transmiteintegralmente em todas as direções e produz a mesma força em áreas iguais.Devido serem os fluidos praticamente incompressíveis, a força mecânica desenvolvida emum fluido sob pressão pode ser transmitida.\n22. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 22 Fig. 2 Se aplicarmos uma força F1 = 10 kgf sobre o pistão 1, o pistão 2 levantará um peso de 50 kgf devido ter o mesmo uma área 5 vezes maior que a área do pistão 1. P1 = F1 e P2 = F2 como P1 = P2 F1 = F2 A1 A2 A1 A2 Outra relação: O volume deslocado será o mesmo. V1 = A1 x h1 V2 = A2 x h2 →A1 x h1 = A2h2 Exemplo: Sabendo-se que F1 = 20 kgf, A1 = 100 cm 2 e A2 = 10cm 2 , calcular F2. F1 = F2 F2 = F1 x A2 = 20 x 10 kfg x cm 2 F2 = 2 kgf A1 A2 A1 100 cm 2 16.3.4 - Equação Manométrica Esta equação relaciona as pressões aplicadas nos ramos de uma coluna de medição e altura de coluna do líquido deslocado. A equação apresenta-se como a expressão matemática resultante dessa relação. Fig. 3 P1 + (h1 . δ) = P2 + (h2 . δ) P1 - P2 = δ . (h2 - h1) 16.4 - DEFINIÇÃO DE PRESSÃO Pode ser definida como sendo a relação entre uma força aplicada perpendicularmente (90º) à uma área (fig. 4) e é expressa pela seguinte equação: P = F = Força 10 KgfA Área 1 cm Fig. 4 – Exemplo de aplicação de uma força em uma superfície (10 Kgf/cm 2 ). A pressão pode ser também expressa como a somatória da pressão estática e pressão dinâmica e assim chamada de pressão total. 16.4.1 - Pressão Estática\n23. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 23 É a pressão exercida em um ponto, em fluidos estáticos, que é transmitida integralmente em todas as direções e produz a mesma força em áreas iguais. 16.4.2 - Pressão Dinâmica É a pressão exercida por um fluido em movimento paralelo à sua corrente. A pressão dinâmica é representada pela seguinte equação: Pd = 1 . ρ . V 2 (N/m 2 ) 2 16.4.3 - Pressão total É a pressão resultante da somatória das pressões estáticas e dinâmicas exercidas por um fluido que se encontra em movimento. 16.4.4 - Tipos de Pressão Medidas A pressão medida pode ser representada pela pressão absoluta, manométrica ou diferencial. A escolha de uma destas três depende do objetivo da medição. A seguir será definido cada tipo, bem como suas inter-relações e unidades utilizadas para representá-las. 16.4.4.1 -Pressão absoluta É a pressão positiva a partir do vácuo perfeito, ou seja, a soma da pressão atmosférica dolocal e a pressão manométrica. Geralmente coloca-se a letra A após a unidade. Mas quandorepresentamos pressão abaixo da pressão atmosférica por pressão absoluta, esta édenominada grau de vácuo ou pressão barométrica. 16.4.4.2 -Pressão manométricaÉ a pressão medida em relação à pressão atmosférica existente no local, podendo serpositiva ou negativa. Geralmente se coloca a letra “G” após a unidade para representá-la.Quando se fala em uma pressão negativa, em relação a pressão atmosférica chamamospressão de vácuo. 16.4.4.3 -Pressão diferencialÉ o resultado da diferença de duas pressões medidas. Em outras palavras, é a pressãomedida em qualquer ponto, menos no ponto zero de referência da pressão atmosférica. 16.4.4.4 -Relação entre Tipos de Pressão MedidaA figura abaixo mostra graficamente a relação entre os três tipos de pressão medida. Fig. 5 - Relação entre tipos de pressão.\n24. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 24 16.4.5 - Unidades de Pressão A pressão possui vários tipos de unidade. Os sistemas de unidade MKS, CGS, gravitacional e unidade do sistema de coluna de líquido são utilizados tendo como referência a pressão atmosférica e são escolhidas, dependendo da área de utilização, tipos de medida de pressão, faixa de medição, etc. Em geral são utilizados para medição de pressão, as unidades Pa, N/m², kgf/cm², mHg, mH2O, lbf/pol 2 , Atm e bar. A seleção da unidade é livre, mas geralmente deve-se escolher uma grandeza para que o valor medido possa estar na faixa de 0,1 a 1000. Assim, as sete unidades anteriormente mencionadas, além dos casos especiais, são necessárias e suficiente para cobrir as faixas de pressão utilizadas no campo da instrumentação industrial. Suas relações podem ser encontradas na tabela de conversão a seguir. TABELA 1 -Conversão de Unidades de Pressão Kgf/cm² lbf/pol² BAR Pol Hg Pol H2O ATM mmHg mmH2O kpa Kgf/cm² 1 14,233 0,9807 28,96 393,83 0,9678 735,58 10003 98,0665 lbf/pol² 0,0703 1 0,0689 2,036 27,689 0,068 51,71 70329 6,895 BAR 1,0197 14,504 1 29,53 401,6 0,98692 750,06 10200 100 Pol Hg 0,0345 0,4911 0,03386 1 13,599 0,0334 25,399 345,40 3,3863 Pol H2O 0,002537 0,03609 0,00249 0,07348 1 0,002456 1,8665 25,399 0,24884 ATM 1,0332 14,696 1,0133 29,921 406,933 1 760,05 10335 101,325 mmHg 0,00135 0,019337 0,00133 0,03937 0,5354 0,001316 1 13,598 0,13332 mmH2O 0,000099 0,00142 0,00098 0,00289 0,03937 0,00009 0,07353 1 0,0098 Kpa 0,010197 0,14504 0,01 0,29539 4,0158 0,009869 7,50062 101,998 1 H2O à 60ºF Hg à 32ºF 16.5 - TÉCNICAS DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO 16.5.1 - Introdução A medição de uma variável de processo é feita, sempre, baseada em princípios físicos ou químicos e nas modificações que sofrem as matérias quando sujeitas às alterações impostas por essa variável. A medição da variável pressão pode ser realizada baseada em vários princípios, cuja escolha está sempre associada às condições da aplicação. Nesse tópico serão abordadas as principais técnicas e princípios de sua medição com objetivo de facilitar a análise e escolha do tipo mais adequado para cada aplicação. 16.5.2 – Composição dos Medidores de Pressão Os medidores de pressão de um modo geral podem ser divididos em três partes, sendo fabricado pela associação destas partes ou mesmo incorporado a conversores e ai recebendo o nome de transmissores de pressão. As três partes são: Elemento de recepção: Aquele que recebe a pressão a ser medida e a transforma em deslocamento ou força (ex: bourdon, fole, diafragma). Elemento de transferência: Aquele que amplia o deslocamento ou a força do elemento de recepção ou que transforma o mesmo em um sinal único de transmissão do tipo elétrica ou pneumática, que é enviada ao elemento de indicação (ex: links mecânicos, relé piloto, amplificadores operacionais). Elemento de indicação: Aquele que recebe o sinal do elemento de transferência e indica ou registra a pressão medida (ex: ponteiros, displays) .\n25. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 25 16.5.3 - Principais Tipos de Medidores 16.5.3.1 - ManômetrosSão dispositivos utilizados para indicação local de pressão e em geral divididos em duaspartes principais: o manômetro de líquidos, que utiliza um líquido como meio para se medir a pressão, e o manômetro tipo elástico que utiliza a deformação de um elemento elásticocomo meio para se medir pressão.A tabela 2 classifica os manômetros de acordo com os elementos de recepção. TIPOS DE MANÔMETRO ELEMENTOS DE RECEPÇÃO MANÔMETROS DE LÍQUIDOS TIPO TUBO EM “U” TIPO TUBO RETO TIPO TUBO INCLINADO MANÔMETRO ELÁSTICO TIPO TUBO DE BOURDON TIPO C TIPO ESPIRAL TIPO HELICOIDAL TIPO DIAFRAGMA TIPO FOLE TIPO CÁPSULA 16.5.3.1.1 - Manômetro de Líquido a) Princípio de funcionamento e construção: É um instrumento de medição e indicação local de pressão baseado na equação manométrica. Sua construção é simples e de baixo custo. Basicamente é constituído por tubo de vidro com área seccional uniforme, uma escala graduada, um líquido de enchimento e suportados por uma estrutura de sustentação. O valor de pressão medida é obtida pela leitura da altura de coluna do líquido deslocado em função da intensidade da referida pressão aplicada. b) Líquidos de enchimento A princípio qualquer líquido com baixa viscosidade, e não volátil nas condições de medição,pode ser utilizado como líquido de enchimento. Entretanto, na prática, a água destilada e o mercúrio são os líquidos mais utilizados nesses manômetros. c) Faixa de medição Em função do peso específico do líquido de enchimento e também da fragilidade do tubo de vidro que limita seu tamanho, esse instrumento é utilizado somente para medição de baixas pressões.Em termos práticos, a altura de coluna máxima disponível no mercado é de 2 metros e assim a pressão máxima medida é de 2 mH2O caso se utilize água destilada, e 2 mHg com utilização do mercúrio. d) Condição de leitura (formação de menisco)O mercúrio e a água são os líquidos mais utilizados para os manômetros de líquidos e tem diferentes formas de menisco (Fig. 6). No caso do mercúrio, a leitura á feita na parte de cima do menisco, e para a água na parte de baixo do menisco. A formação do menisco é devido ao fenômeno de tubo capilar, que é causado pela tensão superficial do líquido e pela relação entre a adesão líquido-sólido e a coesão do líquido.Num líquido que molha o sólido (água) tem-se uma adesão maior que a coesão. A ação\n26. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 26 datensão superficial neste caso obriga o líquido a subir dentro de um pequeno tubo vertical.Para líquidos que não molham o sólido (mercúrio), a tensão superficial tende a rebaixar o menisco num pequeno tubo vertical. A tensão superficial dentro do tubo não tem relação com a pressão, precisando assim de compensação. Fig. 6 - Forma de menisco O valor a ser compensado em relação ao diâmetro interno do tubo “d” é aproximadamente: Mercúrio - somar 14 no valor da leitura d Água - somar 30 no valor da leitura d “d” é amplamente utilizado na faixa de 6 ~ 10mm. Na faixa de 6mm, o valor é muito grande ou seja, 2,3mm para mercúrio e 5mm para água.Assim, quando a pressão de medição é zero se pode confirmar a posição do menisco. Neste instante. Mede-se a altura em que a parte de cima ou a parte de baixo mudam pela pressão. caso não é preciso adicionar a compensação. Quanto ao limite mínimo que se pode ler em uma escala graduada a olho nú, este é de aproximadamente 0,5 mm. Assim, na prática, o valor mais utilizado para divisão de uma escala é de 1mm para manômetro de líquido de uso geral e de 0,1mm (com escala secundária) para manômetro padrão. e) Influência da temperatura na leitura Como a medição de pressão utilizando manômetro de líquido depende do peso específico do mesmo, a temperatura do ambiente onde o instrumento está instalado irá influenciar no resultado da leitura e portanto sua variação, caso ocorra, deve ser compensada. Isto é necessário, pois na construção da escala é levado em consideração a massa específica do líquido a uma temperatura de referência. Se o líquido utilizado for o mercúrio, normalmente considera-se como temperatura de referência 0ºC e assim sua massa específica será 13.595,1 kg/m 3 . Se for água destilada o líquido utilizado considera-se como temperatura de referência 4ºC e assim sua massa específica será 1.000,0 kg/cm 3 . Na prática, utiliza-se a temperatura de 20ºC como referência e esta deve ser escrita na escala de pressão. Outra influência da temperatura na medição de pressão por este instrumento é no comprimento da escala que muda em função de sua variação e em leituras precisas deve ser também compensada. 16.6 - TIPOS DE MANÔMETRO LÍQUIDO 16.6.1 -Manômetro tipo Coluna em “U” O tubo em “U” é um dos medidores de pressão mais simples entre os medidores para baixa pressão. É constituído por um tubo de material transparente (geralmente vidro) recurvado em forma de U e fixado sobre uma escala graduada. A figura 7 mostra três formas básicas.\n27. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 27 Fig. 7 - Manômetro tipo coluna “U” No tipo ( a ), o zero da escala está no mesmo plano horizontal que a superfície do líquido quando as pressões P1 e P2 são iguais. Neste caso, a superfície do líquido desce no lado de alta pressão e, consequentemente sobe no lado de baixa pressão. A leitura se faz, somando a quantidade deslocada a partir do zero nos lados de alta e baixa pressão. No tipo ( b ), o ajuste de zero é feito em relação ao lado de alta pressão. Neste tipo há necessidade de se ajustar a escala a cada mudança de pressão. No tipo ( c ) a leitura é feita a partir do ponto mínimo da superfície do líquido no lado de alta pressão, subtraída do ponto máximo do lado de baixa pressão.A leitura pode ser feita simplesmente medindo o deslocamento do lado de baixa pressão a partir do mesmo nível do lado de alta pressão, tomando como referência o zero da escala. A faixa de medição é de aproximadamente 0 ~ 2000 mmH2O/mmHg. 16.6.2 - Manômetro tipo Coluna Reta Vertical O emprego deste manômetro é idêntico ao do tubo em “U”. Nesse manômetro as áreas dos ramos da coluna são diferentes, sendo a pressão maior aplicada normalmente no lado da maior área. Essa pressão, aplicada no ramo de área maior provoca um pequeno deslocamento do líquido na mesma, fazendo com que o deslocamento no outro ramo seja bem maior, face o volume deslocado ser o mesmo e sua área bem menor. Chamando as áreas do ramo reto e do ramo de maior área de “a” e “A” respectivamente e aplicando pressões P1 e P2 em suas extremidades teremos pela equação manométrica: P1 - P2 = δ (h2 + h1) Como o volume deslocado é o mesmo, teremos: A . h1 = a . h2 h1 = a . h2 A Substituindo o valor de h1 na equação manométrica, teremos: P1 - P2 = δ . h2 (1 + a ) A Como “A” é muito maior que “a”, equação anterior pode ser simplificado e reescrita. Assim teremos a seguinte equação utilizada para cálculo da pressão. P1 - P2 = δ . h2\n28. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 28 Fig. 8 - Manômetro tipo coluna reta vertical 16.6.3 - Manômetro tipo Coluna Inclinada Este Manômetro é utilizado para medir baixas pressões na ordem de 50 mmH2O. Suaconstrução é feita inclinando um tubo reto de pequeno diâmetro, de modo a medir com boaprecisão pressões em função do deslocamento do líquido dentro do tubo. A vantagemadicional é a de expandir a escala de leitura o que é muitas vezes conveniente paramedições de pequenas pressões com boa precisão( ± 0,02 mmH2O). A figura 9 representa o croqui construtivo desse manômetro, onde “α” é o ângulo deinclinação e “a” e “A” são áreas dos ramos. P1 e P2 são as pressões aplicadas, sendo P1 > P2.Sendo a quantidade deslocada, em volume, a mesma e tendo os ramos áreas diferentes,teremos: P1 - P2 = δ . l( a + sen α ) pois h2 = l . sen αA Fig. 9 - Manômetro tipo tubo inclinado\n29. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 29 Consequentemente, a proporção da diferença entre as alturas das duas superfícies do líquido é: 1 = 1 = 1 h h1 + h2 a + sen α A O movimento da superfície do líquido é ampliado de 1 __ vezes para cada tipo de tubo reto. a sen α A Quanto menores forem a/A e α, maior será a taxa de ampliação. Devido às influências do fenômeno de tubo capilar, uniformidade do tubo, etc. é recomendável utilizar o grau de inclinação de aproximadamente 1/10. A leitura neste tipo de manômetro é feita com o menisco na posição vertical em relação ao tubo reto. O diâmetro interno do tubo reto é de 2 ~ 3mm, a faixa de utilização é de aproximadamente 10 ~ 50mm H2O, e é utilizado como padrão nas medições de micro pressão. 16.6.4 -APLICAÇÃO Os manômetros de líquido foram largamente utilizados na medição de pressão, nível e vazão nos primórdios da instrumentação. Hoje, com o advento de outras tecnologias que permitem leituras remotas, a aplicação destes instrumentos na área industrial se limite a locais ou processos cujos valores medidos não são cruciais no resultado do processo ou a locais cuja distância da sala de controle inviabiliza a instalação de outro tipo de instrumento. Porém, é nos laboratórios de calibração que ainda encontramos sua grande utilização, pois podem ser tratados como padrões. 16.7 - MANÔMETRO TIPO ELÁSTICO Este tipo de instrumento de medição de pressão baseia-se na lei de Hooke sobre elasticidade dos materiais. Em 1676, Robert Hook estabeleceu essa lei que relaciona a força aplicada em um corpo e a deformação por ele sofrida. Em seu enunciado ele disse: “o módulo da força aplicada em um corpo é proporcional à deformação provocada’. Essa deformação pode ser dividida em elástica (determinada pelo limite de elasticidade), e plástica ou permanente. Os medidores de pressão tipo elástico são submetidos a valores de pressão sempre abaixo do limite de elasticidade, pois assim cessada a força a ele submetida o medidor retorna a sua posição inicial sem perder suas características. Esses medidores podem ser classificados em dois tipos, quais sejam: 1) Conversor da deformação do elemento de recepção de pressão em sinal elétrico ou pneumático. 2) Indicador/amplificador da deformação do elemento de recepção através da conversão de deslocamento linear em ângulos utilizando dispositivos mecânicos. a) Funcionamento do medidor tipo elástico O elemento de recepção de pressão tipo elástico sofre deformação tanto maior quanto a pressão aplicada. Esta deformação é medida por dispositivos mecânicos, elétricos ou eletrônicos. O elemento de recepção de pressão tipo elástico, comumente chamado de manômetro, é aquele que mede a deformação elástica sofrida quando está submetido a uma força resultante da pressão aplicada sobre uma área específica. Essa deformação provoca um deslocamento linear que é convertido de forma proporcional a um deslocamento angular através de mecanismo específico. Ao deslocamento angular é anexado um ponteiro que percorre uma escala linear e cuja faixa representa a faixa de medição do elemento de recepção. b) Principais tipos de elementos de recepção A tabela abaixo mostra os principais tipos de elementos de recepção utilizados na medição de pressão baseada na deformação elástica, bem como sua aplicação e faixa recomendável de trabalho. ELEMENTO RECEPÇÃO DEPRESSÃO APLICAÇÃO / RESTRIÇÃO FAIXA DE PRESSÃO (MÁX) Tubo de Bourdon Não apropriado para micropressão ~ 1000 kgf/cm2\n30. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 30 Diafragma Baixa pressão ~ 3 kgf/cm2 Fole Baixa e média pressão ~ 10 kgf/cm2 Cápsula Micropressão ~ 300 mmH2O 16.7.1 - Manômetro Tubo Bourdon a) Construção e característica do tubo de Bourdon Tubo de Bourdon consiste em um tubo com seção oval, que poderá estar disposto em forma de “C”, espiral ou helicoidal (Fig. 13), tem uma de sua extremidade fechada, estando a outra aberta à pressão a ser medida. Com a pressão agindo em seu interior, o tubo tende a tomar uma seção circular resultando um movimento em sua extremidade fechada. Esse movimento através de engrenagens é transmitido a um ponteiro que irá indicar uma medida de pressão em uma escala graduada. A construção básica, o mecanismo interno e seção de tubo de Bourdo, são mostrados nas figuras 11, 12, 13 e 14. b) Material de Bourdon De acordo com a faixa de pressão a ser medida e a compatibilidade com o fluido é que determinamos o tipo de material a ser utilizado na confecção de Bourdon. A tabela a seguir indica os materiais mais utilizados na confecção do tubo de Bourdon.\n31. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 31 MATERIAL COMPOSIÇÃO COEFICIENTE DE ELASTICIDADE FAIXA DE UTILIZAÇÃO Bronze Alumibras Aço Inox Bronze Fosforoso Cobre berílio Liga de Aço Cu 60 ~ 71 e Zn Cu 76, Zn 22, Al12 Ni 10 ~ 14, Cr 16 ~ 18 e Fe Cu 92, Sn 8, P 0.03 Be 1 ~ 2, Co 0,35 e Cu Cr 0.9 ~ 1.2, Mo 0.15 ~ 30 e Fe 1.1 x 108 kgf/cm2 1.1 x 104 1.8 x 104 1.4 x 104 1.3 x 104 2.1 x 104 ~ 50 kgf/cm2 ~ 50 ~ 700 ~ 50 ~ 700 700 ~ c - Classificação dos manômetros tipo Bourdon Os manômetros tipo Bourdon podem ser classificados quanto ao tipo de pressão medida e quanto a classe de precisão. Quanto a pressão medida ele pode ser manométrico para pressão efetiva, vácuo, composto ou pressão diferencial. Quanto a classe de precisão, essa classificação pode ser obtida através das tabelas de Manômetro / vacuômetro e Manômetro composto, a seguir. Manômetro e Vacuômetro ERRO TOLERÁVEL Classe Acima de 1/10 e abaixo de 9/10 da escala Outra faixa da escala 0.5 ± 0.5% ± 0.5% 1.0 ± 1.0% ± 1.5% 1.5 ± 1.5% ± 2.0% 3.0 ± 3.0% ± 4.0% Manômetro composto ERRO TOLERÁVELClasse Para pressão acima da atmosfera, acima de 1/10 e abaixo de 9/10 da escala. E parte de vácuo acima de 1.10 e abaixo de 9.10 da escala Outra faixa da escala 1.5 ± 1.5% ± 2.0% 3.0 ± 3.0% ± 4.0% d) Faixa de operação recomendável Com exceção dos manômetros utilizados como padrão, a pressão normal medida deve estar próxima a 75% da escala máxima quando essa variável for estática e próxima a 60% da escala máxima para o caso de medição de pressão variável. e) Tipos construtivos de manômetros Bourdon e.1) Manômetro Fechado Esse tipo tem duas aplicações típicas. Uma para locais exposto ao tempo e outra em locais sujeitos a pressão pulsantes. No primeiro caso, a caixa é constituída com um grau de proteção, definida por norma, que garante a condição de hermeticamente fechada. Podendo, portanto esse manômetro estar sujeito a atmosfera contendo pó em suspensão e/ou jateamento de água. No segundo caso, a caixa é preenchida em 2/3 com óleo ou glicerina para proteger o Bourdon e o mecanismo interno\n32. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 32 do manômetro contra pressões pulsantes ou vibrações mecânicas. Esse enchimento aumenta a vida útil do manômetro. A figura 15 mostra na vista explodida desse manômetro. A figura 16 mostra um gráfico comparativo típico da relação entre a vida útil de um manômetro convencional e um preenchido com fluido de proteção. 2) Manômetro de pressão diferencial Este tipo construtivo, é adequado para medir a diferença de pressão entre dois pontosquaisquer do processo. É composto de dois tubos de Bourdon dispostos em oposição e interligados por articulações mecânicas. A pressão indicada é resultante da diferença de pressão aplicada em cada Bourdon.Por utilizar tubo de Bourdon, sua faixa de utilização é de aproximadamente 2 kgf/cm 2 a 150 kgf/cm 2 . Sua aplicação se dá geralmente em medição de nível, vazão e perda de carga emfiltros.\n33. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 33 .3) Manômetro duplo São manômetros com dois Bourdons e mecanismos independentes e utilizados para medir duas pressões distintas, porém com mesma faixa de trabalho. A vantagem deste tipo está no fato de se utilizar uma única caixa e um único mostrador. .4) Manômetro com selagem líquida Em processos industriais que manipulam fluidos corrosivos, viscosos, tóxicos, sujeitos à alta temperatura e/ou radioativos, a medição de pressão com manômetro tipo elástico se torna impraticável pois o Bourdon não é adequado para essa aplicação, seja em função dos efeitos da deformação proveniente da temperatura, seja pela dificuldade de escoamento de fluidos viscosos ou seja pelo ataque químico de fluidos corrosivos. Nesse caso, a solução é recorrer a utilização de algum tipo de isolação para impedir o contato direto do fluido do processo com o Bourdon. Existem basicamente dois tipos de isolação, (que tecnicamente é chamado de selagem), utilizada. Um com selagem líquida, utilizando um fluido líquido inerte em contato com o Bourdon e que não se mistura com o fluido do processo. Nesse caso é usado um pote de selagem conforme figura 19. Outro, também com selagem líquida porém utilizando um diafragma como selo. O fluido de selagem mais utilizado nesse caso é a glicerina, por ser inerte a quase todos os fluidos. Este método é o mais utilizado e já é fornecido pelos fabricantes quando solicitados, um exemplo desse tipo é mostrado na figura 20.\n34. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 34 Acessórios para manômetro tipo Bourdon f.1) Amortecedores de pulsação Os amortecedores de pulsação tem por finalidade restringir a passagem do fluido do processo até um ponto ideal em que a freqüência de pulsação se torne nula ou quase nula. Esse acessório é instalado em conjunto com o manômetro com objetivo de estabilizar ou diminuir as oscilações do ponteiro em função do sinal pulsante. Esta estabilização do ponteiro possibilita a leitura da pressão e também aumenta a vida útil do instrumento. Os amortecedores de pulsação podem ser adquiridos com restrição fixa ou ajustáveis. A figura 21 mostra alguns tipos de amortecedores de pulsação encontrados no mercado.\n35. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 35 A B C D Fig. 21 - Amortecedores de pulsação A - amortecedor de pulsação ajustável, dotado de disco interno com perfuração de diâmetro variável. Através da seleção dos orifícios do disco interno, escolhe-se o que apresenta melhor desempenho.B - Amortecedor de pulsação não ajustável, dotado de capilar interno de inox.C - Amortecedor de golpes de aríete, com corpo de latão e esfera bloqueadora de aço.D - Válvula de agulha, supressora de pulsação com regulagem externa. Para encontra o ponto de melhor desempenho, abre-se a válvula quase totalmente, em seguida vai-se fechando gradativamente, até que o ponteiro do instrumento estabilize. f.2) Sifões Os sifões são utilizados, além de selo, para “isolar” o calor das linhas de vapor d’água ou líquidos muito quentes, cuja temperatura supera o limite previsto para o instrumento depressão. O líquido que fica retido na curva do tubo-sifão esfria e é essa porção de líquido que irá ter contato com o sensor elástico do instrumento, não permitindo que a alta temperatura do processo atinja diretamente o mesmo. A - Cachimbo B - Rabo de Porco C - Bobina D - Alta Pressão Fig. 22 - Tipos de Sifão f.3) Supressor de pressão Esse acessório tem por finalidade proteger os manômetros de pressões que ultrapassem ocasionalmente, as condições normais de operação. Ele é recomendável nesses casos para evitar ruptura do elemento de pressão. Seu bloqueio está relacionado com a velocidade do incremento de pressão. Seu ponto de ajuste deve ser atingido de modo que com incremento lento de pressão seu bloqueio se dê entre 80 a 120% do valor da escala. Nesta condição, o bloqueio se dará em qualquer valor inferior a 80% no caso de incrementos rápidos de pressão. Para manômetros com escala inferior a 3 kgf/cm 2 seu bloqueio poderá situar-se em até 130% do valor da escala.\n36. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 36 f) Manômetro tipo Diafragma Este tipo de medidor, utiliza o diafragma para medir determinada pressão, bem como, para separar o fluido medido do mecanismo interno. Antes foi mostrado o manômetro tipo de Bourdon que utiliza selagem líquida. Aqui, explica-se o medidor que utiliza um diafragma elástico. A figura 23 mostra este tipo de medidor. A área efetiva de recepção de pressão do diafragma, muda de acordo com a quantidade de deslocamento. Para se obter linearidade em função de grande deslocamento, deve-se fazer o diâmetro com dimensões maiores. A área efetiva do diafragma é calculada pela seguinte equação. Ae = π(a 2 + b 2 ) (cm 2 ) 8 Onde: a = diâmetro livre do diafragma b = diâmetro de chapa reforçada E ainda, a quantidade de deslocamento é calculada pela seguinte equação. S = Ae. P . Cd Onde: S = deslocamento (mm) P = pressão do diafragma (kgf/cm2) Cd = rigidez do diafragma (mm/kgf) h - Manômetro tipo Fole Fole é um dispositivo que possui ruga no círculo exterior de acordo com a figura 25 que tem a possibilidade de expandir-se e contrair-se em função de pressões aplicadas no sentido do eixo. Como a resistência à pressão é limitada, é usada para baixa pressão. A área efetiva do elemento receptor de pressão do fole é mais ou menos definida pela equação: Ae = 1 π (OD + ID) 2 4 2 Onde: Ae = área efetiva do receptor de pressão OD = diâmetro externo (mm) ID = diâmetro interno (mm) E ainda, a quantidade de deslocamento do fole é representada pela seguinte equação: S = Ae. P . Cb Onde: S = deslocamento (mm) P = pressão diferencial do diâmetro do fole (kgf/cm 2 ) Cb = rigidez do fole\n37. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 37 A vida útil do fole, em função da repetibilidade à pressão constante, à quantidade de expansão e construção é representada pelo número de vezes até a quebra. A figura 26 mostra um exemplo de construção do manômetro tipo fole. Sendo adicionado uma pressão na parte interna do fole, a extremidade livre desloca-se. Este deslocamento é transferido ao LINK e setor, através da alavanca fazendo com que o ponteiro se desloque. Com a introdução de pressão na unidade de recepção, a cápsula de diafragma desloca-se e empurra o LINK (figura 28). O deslocamento é transmitido ao pinhão e ponteiro através do setor. Pelo lado S da caixa, se tiver pressão atmosférica, pode-se medir a pressão efetiva, se tiver vácuo, pode-se medir a pressão absoluta, se tiver pressão absoluta pode-se medir a pressão diferencial. Estes manômetros são apropriados para medição de gases e vapores não corrosivos e são utilizados para medir baixa e micropressão. O material utilizado para a confecção da cápsula é bronze fosforoso, cobre-berílio, aço inoxidável ou monel. j) Manômetro tipo Diafragma Diafragma é um disco circular utilizado para medir pressões geralmente de pequenasamplitudes. É uma membrana fina de material elástico, metálico ou não. No manômetro tipo diafragma esta membrana fica sempre oposta a uma mola. Ao aplicar-se uma pressão no diafragma haverá um deslocamento do mesmo até um ponto onde a força da mola se equilibrará com a força elástica do diafragma. Este deslocamento resultante é transmitido a um sistema com indicação (ponteiro) que mostra a medição efetuada. Sua construção é mostrada na figura 29. Em geral os materiais utilizados na confecção de diafragma são aço inoxidável com resistência à corrosão, tântalo, latão, bronze fosforoso, monel, neoprene, teflon, etc.\n38. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 38 16.8 - MANÔMETRO PADRÃO Os manômetros utilizados como padrão devem ter precisão superior em relação aosmanômetros que serão calibrados.De acordo com as normas de medição, obriga-se a utilizar instrumentos padrões que foramaprovados em inspeção.Dois tipos de manômetros foram aprovados como padrão: manômetro tipo coluna, emanômetro tipo peso morto (peso estático). 16.8.1 - Manômetro tipo coluna líquida Funcionamento e princípio de medição já foram mencionados anteriormente. A capacidade máxima de pressão que se pode medir com este tipo de manômetro é 2,2 kgf/cm 2 e sua tolerância é de 1/400 do valor da pressão máxima. 16.8.2 -Manômetro tipo peso morto O manômetro tipo peso morto, também denominado de manômetro de peso estático, é utilizado para calibrar medidores de pressão tipo elástico, tais como tubo de bourdon, etc., e como manômetro padrão de altas pressões. Na figura 29 com a válvula agulha do reservatório de óleo aberta, o óleo contido no reservatório é sugado por meio do volante fixado no pistão roscado. Em seguida fecha-se a válvula do reservatório e comprime o óleo existente dentro do cilindro girando o volante da bomba de pressurização. A pressão aplicada faz com que o óleo suba no lado onde se está aplicando o peso e no lado onde se localiza o manômetro a ser ajustado. Quando o peso se equilibra com a pressão aplicada ajusta-se o manômetro. A pressão do óleo “P” é indicada na equação abaixo. P = W/A (kgf/cm 2 ) Onde: W = peso (kgf) do êmbolo e peso aplicado A = área efetiva de recepção da pressão de êmbolo P = pressão Por isso, medindo-se antecipadamente a área efetiva de recepção de pressão “A”, pode- se obter a pressão equivalente ao peso. Se no manômetro tipo peso morto escolher a área efetiva de recepção de pressão “A”, pode-se aumentar a faixa de medição e obter-se a pressão com alta precisão e de faixa ampla de 3000 kgf/cm 2 (aproximadamente 294 MPa) até 0,005 kgf/cm 2 (aproximadamente 490 Pa).\n39. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 39 Fig. 30 A definição de área efetiva é conforme a norma de medição e a fórmula de cálculo é a seguinte: A = π d 2 4 Onde: d = diâmetro do êmbolo A tabela abaixo indica os tipos de líquidos utilizados no manômetro tipo peso morto. Pressão Máxima (kgf/cm2 ) Líquido Utilizado < 20 Óleo de Spindle > 20 < 50 Óleo Spindle 7 + óleo para máquina 3 > 50 < 600 Óleo para máquina > 600 < 2000 Óleo de turbina > 2000 < 4000 Óleo de mamona > 4000 Óleo de alta pressão especial Velocidade de descida do êmbolo estabelecido é o seguinte: Pressão máxima 35 kgf/cm 2 - máx. 1 mm/min Pressão máxima 1000 kgf/cm 2 - máx. 2 mm/min Pressão máxima acima de 1000 kgf/cm 2 - 3 mm/min Para diminuir a resistência entre o embolo e o cilindro gira-se devagar o peso com a força de 1/3 da pressão máxima, mantendo a rotação constante por 20 segundos. Caso se teste manômetros que não permitam a utilização de óleo, deve-se utilizar um sistema que isole o óleo do elemento sensor. 16.9. INSTRUMENTO DE TRANSMISSÃO DE SINAL Os instrumentos de transmissão de sinal de pressão tem a função de enviar informações à distância das condições atuais de processo dessa variável. Essas informações são enviadas , de forma padronizada, através de diversos tipos de sinais e utilizando sempre um dos elementos sensores já estudado anteriormente (fole, diafragma, capsula, etc...) associados a conversores cuja finalidade principal é transformar as variações de pressão detectadas pelos elementos sensores em sinais padrões de transmissão. 16.9.1 - Tipos de transmissores de pressão 16.9.1.1 -Transmissores pneumáticos Esses transmissores, pioneiros na instrumentação, possui um elemento de transferencia que converte o sinal detectado pelo elemento receptor de pressão em um sinal de transmissão pneumático. A faixa padrão de transmissão (pelo sistema internacional) é de 20 a 100 kPa, porém na prática são usados outros padrões equivalentes de transmissão tais como 3 ~ 15 psi, 0,2 a 1,0 kgf/cm 2 e 0,2 a1,0 bar. A alimentação do instrumento denominada de suprimento de ar, é normalmente de 1,4kgf/cm 2 . Em instrumentos industriais o ar de suprimento vindo da fonte (compressor) deveser limpo e constante, contribuindo com isto para aumentar a vida do instrumento bem comoproporcionar o seu bom funcionamento. Por isso, se faz necessário controlar o ambiente aoredor do compressor para obter satisfatoriamente o ar de suprimento.Os transmissores pneumáticos são fabricados a partir de dois métodos de conversão desinal. São eles:a) Método de equilíbrio de força (fig. 30) b) Método de equilíbrio de movimento (fig. 31) Em ambos os casos, um mecanismo constituídos por uma lâmina metálica denominada de palheta e por um orifício específico de exaustão de ar denominado de bico, doravante chamado sistema bico-palheta, é utilizado como elemento de conversão e um dispositivo amplificador de sinais pneumáticos, denominado relé piloto é utilizado para prover a saída de um sinal linear\n40. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 40 variável de 0,2 a 1,0 kgf/cm 2 . Completa esse instrumento um fole de realimentação cuja função é garantir as condições de equilíbrio do instrumento. A diferença básica entre esses dois métodos está somente na forma com que o sinal detectado é convertido. No método de equilíbrio de força o bico se mantém fixo e somente a palheta se afasta ou se aproxima do mesmo para ganhar uma contrapressão proporcional à detectada, contrapressão essa que será amplificada pelo relé piloto. No método de equilíbrio de movimento tanto o bico quanto a palheta se movimentam para obter a contrapressão correspondente à pressão detectada. 16.9.1.2 -Transmissores eletrônicos analógicos Esses transmissores, sucessores dos pneumáticos, possui elementos de detecção similares ao pneumático porém utiliza elementos de transferencia que convertem o sinal de pressão detectado em sinal elétrico padronizado de 4 a 20 mAdc. Existem vários princípios físicos relacionados com a variações de pressão que podem ser utilizados como elemento de transferência. Os mais utilizados nos transmissores mais recentes são: a) Fita Extensiométrica (Strain Gauge)É um dispositivo que mede a deformação elástica sofrida pelos sólidos quando estes são submetidos ao esforço de tração ou compressão. São na realidade fitas metálicas fixadas adequadamente nas faces de um corpo a ser submetido ao esforço de tração ou compressão e que tem sua seção transversal e seu comprimento alterado devido a esse esforço imposto ao corpo. Essas fitas são interligadas em um circuito tipo ponte de WHEATSTONE ajustada e balanceada para condição inicial e que ao ter os valores de resistência da fita mudada com a pressão, sofre desbalanceamento proporcional à variação desta pressão. São utilizadas na confecção destas fitas extensiométricas, metais que possuem baixo coeficiente de temperatura para que exista uma relação linear entre resistência e tensão numa faixa mais ampla. Vários são os metais utilizados na confecção da fita extensiométrica. Como referência, a tabela abaixo mostra alguns destes metais. DENOMINAÇÃO CONSTITUIÇÃO (LIGA) FAIXA DE TEMPERATURA Constantan Cobre - Níquel + 10 ~ 204º C Karma Cobre - Níquel Aditivado Até 427ºC 479 Pt Platina - Tungstênio Até 649ºC Nichrome V Níquel - Cromo Até 649ºC Tabela - Material para fabricação de Strain-gange\n41. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 41 O elemento de resistência que mede pressão é utilizado como um lado de uma ponte como mostra a figura 32 para indicar a variação de resistência. Este tipo é utilizado como padrão para pressão maior que 3000 kgf/cm 2 . Por ter pouca histerese e não possuir atraso de indicação é apropriado para medições de pressão variável. b) Sensor Piezoelétrico A medição de pressão utilizando este tipo de sensor se baseia no fato dos cristais assimétricos ao sofrerem uma deformação elástica ao longo do seu eixo axial, produzirem internamente um potencial elétrico causando um fluxo de carga elétrica em um circuito externo. A quantidade elétrica produzida é proporcional a pressão aplicada, sendo então essa relação linear o que facilita sua utilização. Outro fator importante para sua utilização está no fato de se utilizar o efeito piezoelétrico de semi-condutores, reduzindo assim o tamanho e peso do transmissor, sem perda de precisão. Cristais de turmalina, cerâmica Policristalina Sintética, quartzo e quartzo cultivado podem ser utilizado na sua fabricação, porém o quartzo cultivado é o mais empregado por apresentar características ideais de elasticidade e linearidade.\n42. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 42 A figura 34, a seguir, mostra o diagrama simplificado da construção do sensor piezoelétrico. c) Sensor Capacitivo (Célula Capacitiva)É o sensor mais utilizado em transmissores de pressão. Nele um diafragma de medição se move entre dois diafragmas fixos. Entre os diafragmas fixos e o móvel, existe um líquido de enchimento que funciona como um dielétrico. Como um capacitor de placas paralelas é constituídos por duas placas paralelas separadas por um meio dielétrico, ao sofrer o esforço de pressão, o diafragma móvel (que vem a ser uma das placas do capacitor) tem sua distância em relação ao diafragma modificada. Isso provoca modificação na capacitância de um circuito de medição, e então tem-se a medição de pressão. Para que ocorra a medição, o circuito eletrônico é alimentado por um sinal AC através de um oscilador e então modula-se a freqüência ou a amplitude do sinal em função da variação de pressão para se ter a saída em corrente ou digital. Como líquido de enchimento utiliza-se normalmente glicerina, ou fluor-oil. 16.10 - Escolha do Tipo de Medidor Quando se escolher os tipos de medidores de pressão, deve-se observar a faixa de pressão a ser medida, a característica química do fluido e o local de instalação do instrumento. Devido a baixa precisão de medição, perto do ponto zero e proteção contra sobre pressão é apropriado escolher um medidor de pressão que trabalhe numa faixa de 25 a 70% da pressão máxima desejada. Outros pontos que se devem observar são os seguintes: a) Na medição de óleo e líquidos inflamáveis, é apropriado utilizar solda na tubulação de ligação ao instrumento. b) O vapor com alta temperatura corroe o bronze fosforoso e o aço, por isso deve-se utilizar o medidor com selo dágua. c) O cloro reage com água e corroe aço e bronze, por isso usa-se um selo de diafragma para projetar o elemento de recepção de pressão. d) A amônia corroe o bronze e o bronze fosforoso, por isso utiliza-se o aço doce. e) No caso de outros líquidos corrosivos, usar medidor\n43. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 43 tipo diafragma. f) Se em medidor de oxigênio utilizar óleo, pode ocorrer problema de explosão. g) Se colocar em contato cobre ou combinado de cobre ao medidor de acetileno, acontecerá reação do cobre com acetileno com possibilidade de explosão. 16.11 - Recomendações para uso a) Quando escolher o local de instalação é conveniente determinar um lugar com pouca variação de temperatura, perto da origem de medição de pressão e de pouca pulsação e vibração. b) Construir a tubulação mais curta possível evitando locais onde existe umidade e gases corrosivos. Deve-se escolher materiais não corrosivos e não oxidantes e deve-se considerar a durabilidade da tubulação. c) Deve-se colocar válvulas de bloqueio na tomada de impulso de pressão para se fazer com facilidade a manutenção. d) Na medição de gases que condensam com facilidade tais como vapor e gás úmido é preciso tomar cuidado na colocação de pote de condensação com dreno para evitar acúmulo de água na parte molhada de medidor. 17.MEDIÇÃO DE NÍVEL 17.1 - INTRODUÇÃO A medição de nível, embora tenha conceituação simples, requer por vezes artifícios e técnicas apuradas. O nível é uma variável importante na indústria não somente para a operação do próprio processo, mas também para fins de cálculo de custo e de inventário. Os sistemas de medição de nível variam em complexidade desde simples visores para leituras locais até indicação remota, registro ou controle automático. Na indústria se requer medições tanto de nível de líquidos como de sólidos. Para facilitar a compreensão costuma-se definir nível, como sendo a altura do conteúdo de um reservatório, que poderá ser um líquido ou um sólido. 17.2 - CLASSIFICAÇÃO E TIPO DE MEDIDORES DE NÍVEL A medida do nível de um reservatório contendo líquido ou sólido, é efetuada a fim de manter esta variável em um valor fixo ou entre dois valores determinados, ou ainda para determinar a quantidade (volume ou massa) do fluido em questão. Existem dois métodos de medição que são usados nos processos em geral. a) Método de Medição Direta É a medição que se faz tendo como referência a posição do plano superior da substância medida. b) Método da Medição Indireta É o tipo de medição que se faz para determinar o nível em função de uma segunda variável. A tabela 1, a seguir mostra alguns dos tipos para determinar medição de nível mais utilizados na instrumentação. MEDIÇÃO DIRETA MEDIÇÃO INDIRETA - Réguas ou Gabaritos - Displace (empuxo) - Visores de Nível - Pressão diferencial (diafragma) - Bóia ou Flutuador - Borbulhador - Capacitância eletrostática - Ultra-sônico - Por pesagem - Por raio gama Tabela 1\n44. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 44 17.3 - MEDIDORES DE NÍVEL POR MEDIÇÃO DIRETA 17.3.1 - Medidor de Nível Tipo Régua ou Gabarito. Consiste em uma régua graduada que tem o comprimento conveniente, para ser introduzido dentro do reservatório onde vai ser medido o nível (Fig. 01). A determinação do nível se efetuará através da leitura direta do comprimento marcado na régua, pelo líquido. São instrumentos simples e de baixo custo permitindo medidas instantâneas. A graduação da régua deve ser feita a uma temperatura de referência, podendo estar graduada em unidades de comprimento, volume ou Massa. Fig. 01 - Régua ou Gabarito. 17.3.2 - Visores de Nível Aplica-se nestes instrumentos o princípio dos vasos comunicantes. Um tubo transparente é colocado a partir da base do reservatório até o seu ponto mais alto, permitindo a leitura precisa do nível do líquido, mesmo para altas pressões. Os visores de nível se destinam exclusivamente à monitoração do nível de líquido ou da interface entre dois líquidos imissíveis, em vasos, colunas, reatores, tanques, etc. submetidos ou não à pressão. Os visores são aplicados quase na totalidade dos casos de monitoração local do nível, devido ao seu baixo custo em comparação com outros tipos de instrumentos, a não ser em casos onde a pressão e temperatura sejam excessivas e impeçam a sua utilização. Devido às suas características construtivas, os visores de nível são de fácil manutenção e construídos de maneira a oferecer segurança na operação. Para atender as mais variadas aplicações em diversos processos existem atualmente os visores do tipo tubular, de vidro plano, magnéticos e os especiais para uso em caldeiras. Todos serão analisados um a um nos itens subsequentes. A - Visores de Vidro Tubular Estes visores são normalmente fabricados com tubos de vidro retos com paredes de espessuras adequada a cada aplicação. Estes tubos são fixados entre duas válvulas de bloqueio de desenho especial através de união e juntas de vedação apropriadas a cada especificação de projetos (ver Fig. 02). O comprimento e o diâmetro do tubo irão depender das condições a que estará submetido o visor, porém convêm observar que os mesmos não suportam altas pressões e temperaturas.\n45. Automação Industrial Sensores e ATuadores Profº Edílson Alfredo da Silva 45 Para proteção do tubo de vidro contra eventuais choques externos, são fornecidas hastes protetoras metálicas colocadas em torno do tubo de vidro ou com tubos ou chapas plástica envolvendo o mesmo. Fig. 02 - Visores Tubulares Os tubos de vidro têm diâmetros normalizados onde para cada dimensão estão relacionados valores de pressão e temperatura máximas permissíveis. Devido às características construtivas, os visores de vidro tubular não suportam altas pressões e temperaturas, bem como apresentam alta probabilidade de quebra acidental do vidro por choque externo. Devido às limitações quanto a sua resistência a segurança, os visores de vidro tubular são recomendados para uso em processos que não apresentam pressões superiores a cerca de 2,0 bar e em temperaturas que não excedam a 100 graus Celsius. Não se recomenda o seu uso com líquidos tóxicos, inflamáveis ou corrosivos, visto que a fragilidade destes instrumentos aumenta a possibilidade de perda de produto contido no equipamento. Recomenda-se que o comprimento do tubo não exceda os 750 mm. Caso seja necessário cobrir faixas de variação de nível maiores, recomenda-se usar dois ou mais visores com sobreposição (ver Fig. 03) de faixas visíveis.