User Guide FTB-200 v2 (Spanish)\nUploaded by EdgarHe\nsaveSave User Guide FTB-200 v2 (Spanish) For Later\nEXFO FTB-200 - Guia de Usuario\nClasificacion de Eventos - OTDR\nUser Guide FTB-400_ESPAÑOL\nManual de Usuario Avaya 9621G and 9641G IP Deskphones-es\nAlcatel Lucent LTE\nCaso de Estudio de Empresa Con Windows Server 2003\nEmpezar Con TourSolver\nManueal de Computo\nEVIDENCIA 4 Plan de Compra de Software\nComputer Hoy Nº 407 - Mayo 2014.pdf\nPlataforma compacta modular\nCopyright 2010 EXFO Inc. Todos los derechos reservados. No est autorizada la reproduccin total o parcial de esta publicacin, su almacenamiento en un sistema de consulta, su transmisin por cualquier medio, ya sea electrnico, mecnico, o de cualquier otra forma, como por ejemplo fotocopias, grabacin o de otro modo, sin el permiso previo por escrito de EXFO Inc. (EXFO). La informacin suministrada por EXFO se considera precisa y fiable. No obstante, EXFO no asume responsabilidad alguna derivada de su uso, ni por cualquier violacin de patentes u otros derechos de terceras partes que pudieran resultar de su uso. No se concede licencia alguna por implicacin o por otros medios bajo ningn derecho de patente de EXFO. El cdigo para Entidades Gubernamentales y Mercantiles (CAGE) dentro de la Organizacin del Tratado del Atlntico Norte (OTAN) de EXFO es el 0L8C3. Se podrn hacer cambios en la informacin incluida en la presente publicacin sin previo aviso. Marcas comerciales Las marcas comerciales deEXFO se han identificado como tales. Sin embargo, la presencia o ausencia de dicha identificacin no tiene efecto sobre el estatus legal de ninguna marca registrada. Unidades de medida Las unidades de medida de la presente publicacin estn en conformidad con las normas y prcticas del SI. Nmero de versin: 13.0.4\nHa comprado un dispositivo (DISPOSITIVO) que incluye software autorizado por EXFO Inc. (EXFO) con licencia de una filial de Microsoft Corporation (MS). Los productos de software instalados cuyo origen sea de MS, as como los soportes, materiales impresos y documentacin en lnea o electrnica asociados (SOFTWARE) estn protegidos por leyes y tratados internacionales sobre la propiedad intelectual. El fabricante, MS y sus proveedores (incluido Microsoft Corporation) poseen la titularidad, copyright y otros derechos de propiedad intelectual del SOFTWARE. El SOFTWARE se licencia, no se vende. Todos los derechos reservados. Este CLUF es vlido y concede los derechos al usuario final SLO si el SOFTWARE es autntico y se incluye un Certificado de autenticidad genuino del SOFTWARE. Para obtener ms informacin sobre cmo averiguar si su software es autntico, consulte http://www.microsoft.com/piracy/howtotell. SI NO ACEPTA ESTE CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL (CLUF), NO USE EL DISPOSITIVO NI COPIE EL SOFTWARE. PNGASE RPIDAMENTE EN CONTACTO CON EXFO PARA OBTENER INSTRUCCIONES SOBRE LA DEVOLUCIN DE LOS DISPOSITIVOS SIN USAR PARA SU REEMBOLSO. CUALQUIER USO DEL SOFTWARE, QUE INCLUYA AUNQUE NO SE LIMITE AL USO DEL DISPOSITIVO, SUPONDR LA ACEPTACIN DE ESTE CLUF (O RATIFICACIN DE CUALQUIER CONSENTIMIENTO PREVIO). CONCESIN DE LICENCIA DE SOFTWARE. Este CLUF le concede la siguiente licencia: Slo puede usar el SOFTWARE en el DISPOSITIVO. Funcionalidad restringida. Tiene licencia para usar el SOFTWARE con el fin de ofrecer slo la funcionalidad limitada (tareas o procesos especficos) para la que ha sido diseado y comercializado el DISPOSITIVO por EXFO. Esta licencia prohbe especficamente cualquier otro uso de los programas o funciones del software, o la inclusin de programas o funciones adicionales de software que no sean directamente compatibles con la funcionalidad limitada en el DISPOSITIVO. Sin perjuicio de lo anterior, puede instalar o habilitar en un DISPOSITIVO, utilidades de sistemas, administracin de recursos o software similar exclusivamente con el propsito de administracin, mejora del rendimiento o mantenimiento preventivo del DISPOSITIVO. Si usa el DISPOSITIVO para acceder a los servicios o utiliza los servicios o la funcionalidad de productos Microsoft Windows Server (como Microsoft Windows Server 2003), o usa el DISPOSITIVO para permitir que dispositivos de estaciones de trabajo u ordenadores accedan o utilicen los servicios o la funcionalidad de productos Microsoft Windows Server, es posible que se le exija la obtencin de una Licencia de acceso de cliente para el DISPOSITIVO y/o para cada dispositivo de estacin de trabajo u ordenador. Consulte el contrato de licencia de usuario final de su producto Microsoft Windows Server para obtener ms informacin. NO TOLERANTE A ERRORES. EL SOFTWARE NO ES TOLERANTE A ERRORES. EXFO HA DETERMINADO INDEPENDIENTEMENTE CMO USAR EL SOFTWARE EN EL DISPOSITIVO Y MS HA CONFIADO EN EXFO PARA LLEVAR A CABO LAS COMPROBACIONES SUFICIENTES PARA DETERMINAR QUE EL SOFTWARE ES ADECUADO PARA TAL USO. NO HAY GARANTAS PARA EL SOFTWARE. EL SOFTWARE se suministra TAL COMO EST y con todos los defectos. EL RIESGO TOTAL EN CUANTO A CALIDAD, RENDIMIENTO, PRECISIN Y ESFUERZO SATISFACTORIOS (INCLUIDA LA AUSENCIA DE NEGLIGENCIA) CORRE POR SU CUENTA. TAMPOCO HAY GARANTA RESPECTO A INTERFERENCIAS DE SU DISFRUTE DEL SOFTWARE NI CONTRA LA INFRACCIN. SI HA RECIBIDO ALGUNA GARANTA EN RELACIN CON EL DISPOSITIVO O EL SOFTWARE, DICHAS GARANTAS NO PROCEDEN Y NO VINCULAN A MS. No hay responsabilidad para determinados daos. EXCEPTO CUANDO LA LEY LO PROHBA, MS NO SE HAR RESPONSABLE DE NINGN DAO INDIRECTO, ESPECIAL, CONSECUENTE O ACCIDENTAL QUE SURJA O TENGA RELACIN CON EL USO O RENDIMIENTO DEL SOFTWARE. ESTA LIMITACIN SE APLICAR AUNQUE FALLE CUALQUIER MEDIDA CORRECTORA EN SU PROPSITO ESENCIAL. EN NINGN CASO MS SER RESPONSABLE DE CANTIDADES QUE SUPEREN LOS DOSCIENTOS CINCUENTA DLARES ESTADOUNIDENSES (250,00 $ de EE. UU.). Usos restringidos. El SOFTWARE no est diseado ni previsto para usarlo o revenderlo en entornos peligrosos que requieran rendimiento a prueba de fallos, como en el funcionamiento de centrales nucleares, navegacin de aeronaves o sistemas de comunicaciones, control de trfico areo u otros dispositivos o sistemas en los que el funcionamiento incorrecto del SOFTWARE produjera un riesgo previsible de lesiones o muerte del operador del dispositivo o sistema, o de otras personas. Limitaciones sobre ingeniera inversa, descompilacin y desensamblaje. No puede realizar ingeniera inversa, descompilar o desensamblar el SOFTWARE, excepto y slo en la medida en que tal actividad est permitida expresamente por la legislacin aplicable sin perjuicio de esta limitacin.\nSOFTWARE como componente del DISPOSITIVO Transferencia. Esta licencia no se puede compartir, transferir ni usar simultneamente en distintos ordenadores. La licencia del SOFTWARE se incluye con el DISPOSITIVO como un nico producto integrado y slo se puede usar con el DISPOSITIVO. Si el SOFTWARE no est acompaado por un DISPOSITIVO, no puede usar el SOFTWARE. Puede transferir definitivamente todos los derechos derivados de este CLUF slo si forma parte de una venta o transferencia definitiva del DISPOSITIVO, siempre y cuando no conserve copias del SOFTWARE. Si el SOFTWARE es una actualizacin, cualquier transferencia tambin debe incluir todas las versiones anteriores del SOFTWARE. La transferencia deber incluir asimismo la etiqueta del Certificado de autenticidad. La transferencia no puede ser indirecta, como por ejemplo una consignacin. Antes de la transferencia, el usuario final que recibe el SOFTWARE debe aceptar todas las condiciones del CLUF. Consentimiento para usar los datos. Usted acepta que MS, Microsoft Corporation y sus filiales puedan recoger y usar informacin tcnica recopilada de cualquier modo como parte de los servicios de asistencia del producto relacionados con el SOFTWARE. MS, Microsoft Corporation y sus filiales slo pueden usar esa informacin para mejorar sus productos o para suministrarle servicios o tecnologas personalizados. MS, Microsoft Corporation y sus filiales pueden revelar esta informacin a otros, pero no de forma que le identifique personalmente. Juegos en Internet y funciones de actualizacin. Si el SOFTWARE ofrece, y usted decide usar, el juego en Internet o las funciones de actualizacin del SOFTWARE, es necesario usar determinada informacin del sistema informtico, hardware y software para implementar las funciones. Al usar esas funciones, usted autoriza explcitamente a MS, Microsoft Corporation o al agente designado a usar dicha informacin, exclusivamente para mejorar sus productos o para proporcionarle servicios o tecnologas personalizados. MS o Microsoft Corporation pueden revelar esta informacin a otros, pero no de forma que le identifique personalmente. Componentes de servicios basados en Internet. El SOFTWARE puede contener componentes que permitan y faciliten el uso de determinados servicios basados en Internet. Usted reconoce y acepta que MS, Microsoft Corporation o sus filiales puedan comprobar automticamente la versin del SOFTWARE y de los componentes que use y puedan suministrar actualizaciones o complementos del SOFTWARE que puedan descargarse automticamente en su DISPOSITIVO. Microsoft Corporation o sus filiales no usan esas funciones para recoger ninguna informacin que se pudiera usar para identificarle o ponerse en contacto con usted. Para obtener ms informacin sobre esas funciones, consulte la declaracin de privacidad en http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=25243. Enlaces a sitios de terceros. Puede enlazar con sitios de terceros mediante el uso del SOFTWARE. Los sitios de terceros no estn bajo el control de MS o Microsoft Corporation, y MS o Microsoft no son responsables de los contenidos de ningn sitio de terceros, de ningn enlace incluido en sitios de terceros ni de los cambios o actualizaciones en los sitios de terceros. MS o Microsoft Corporation no sern responsables de difusin por Internet ni de ninguna otra forma de transmisin recibida de cualquier sitio de terceros. MS o Microsoft Corporation le facilitan esos enlaces a sitios de terceros a efectos prcticos para usted y la inclusin de cualquier enlace no implica la aprobacin de MS o Microsoft Corporation del sitio de un tercero. Aviso relativo a la seguridad. Para protegerse contra brechas de seguridad y software malintencionado, haga copias de seguridad peridicas de sus datos y de la informacin del sistema, use funciones de seguridad como cortafuegos e instale y use actualizaciones de seguridad. Alojamiento comercial/alquiler no autorizado. No puede alquilar, hacer leasing, prestar ni proporcionar servicios de alojamiento comercial con el SOFTWARE a otros. Separacin de componentes. El SOFTWARE tiene licencia como producto individual. Sus partes componentes no se pueden separar para usarse en ms de un ordenador. Software y servicios adicionales. Este CLUF se aplica a actualizaciones, suplementos, componentes de ampliacin, servicios de asistencia de productos o componentes de servicios basados en Internet (Componentes suplementarios) del SOFTWARE que pueda obtener de EXFO, MS, Microsoft Corporation o sus subsidiarias despus de la fecha en la que obtenga la copia inicial del SOFTWARE, a menos que acepte trminos actualizados u otras reglas de acuerdo. Si no se facilitan otros trminos junto con tales Componentes suplementarios y estos componentes se los facilita MS, Microsoft Corporation o sus subsidiarias, tendr licencia de esa entidad bajo los mismos trminos y condiciones de este CLUF, excepto si (i) MS, Microsoft Corporation o las subsidiarias que suministran los Componentes suplementarios son los que conceden licencias respecto de dichos Componentes suplementarios en lugar de la COMPAA para los propsitos del CLUF, y (ii) HASTA EL ALCANCE MXIMO PERMITIDO POR LA LEGISLACIN APLICABLE, LOS COMPONENTES SUPLEMENTARIOS Y CUALQUIER SERVICIO (SI LO HAY) DE ASISTENCIA RELACIONADO CON LOS COMPONENTES SUPLEMENTARIOS SE SUMINISTRAN TAL CUAL Y CON TODOS LOS DEFECTOS. EL RESTO DE EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD, LIMITACIN DE DAOS Y DISPOSICIONES ESPECIALES PROPORCIONADO A CONTINUACIN O DE ALGN OTRO MODO CON EL SOFTWARE SE APLICARN A LOS COMPONENTES SUPLEMENTARIOS. MS, Microsoft Corporation o sus subsidiarias se reservan el derecho de interrumpir cualquier servicio basado en Internet que se le suministre o se ponga a su disposicin mediante el uso del SOFTWARE. Soporte de recuperacin. Si EXFO proporciona el SOFTWARE en un soporte separado y est etiquetado como Soporte de recuperacin, slo puede usar el soporte de recuperacin para restaurar o reinstalar el SOFTWARE instalado originalmente en el DISPOSITIVO.\nCopia de seguridad. Puede hacer una (1) copia de seguridad del SOFTWARE. Puede usar esa copia de seguridad slo con fines de archivo y para reinstalar el SOFTWARE en el DISPOSITIVO. Excepto si se concede expresamente en este CLUF o en la legislacin local, no puede hacer copias de ninguna otra forma del SOFTWARE, incluidos los materiales impresos que acompaan al SOFTWARE. No puede ceder, alquilar, prestar ni transferir de ninguna otra manera la copia de seguridad a otro usuario. Comprobante de licencia de usuario final. Si adquiri el SOFTWARE en un DISPOSITIVO o en un disco compacto u otro soporte, una etiqueta autntica de Comprobante de licencia/Certificado de autenticidad de Microsoft con una copia autntica del SOFTWARE identifica una copia con su licencia. Para que sea vlida, la etiqueta debe estar adherida al DISPOSITIVO o aparecer en el paquete de software de [EMPRESA]. Si recibe la etiqueta por separado y no de EXFO, no ser vlida. Debe conservar la etiqueta en el DISPOSITIVO o embalaje para demostrar que tiene licencia para usar el SOFTWARE. Asistencia del producto. La asistencia de producto del SOFTWARE no la ofrece MS, Microsoft Corporation ni sus filiales o subsidiarias. Para la asistencia del producto, consulte el nmero de asistencia de EXFO que se incluye en la documentacin del DISPOSITIVO. Si tiene dudas sobre este CLUF o si desea ponerse en contacto con EXFO por cualquier otro motivo, use la direccin incluida en la documentacin del DISPOSITIVO. Rescisin. Sin que ello afecte al resto de derechos, EXFO puede rescindir este CLUF si usted incumple los trminos y condiciones de este contrato. En tal caso, deber destruir todas las copias del SOFTWARE y todas sus partes componentes. RESTRICCIONES DE EXPORTACIN. Usted acepta que el SOFTWARE est sujeto a la jurisdiccin de exportacin de EE. UU. y de la Unin Europea. Acepta el cumplimiento de todas las leyes nacionales e internacionales aplicables que afecten al SOFTWARE, que incluyen las Regulaciones de la Administracin de exportaciones de EE. UU., as como las restricciones de usuario final, uso final y destino publicadas por EE. UU. y otros gobiernos. Para obtener informacin adicional, consulte http://www.microsoft.com/exporting/.\nInformacin de certificacin ................................................................................................... x\n1 Presentacin del Plataforma compacta modular FTB-200 v2 .................... 1\nCaractersticas principales .......................................................................................................1 Descripcin del panel LED .......................................................................................................4 Descripcin del teclado ...........................................................................................................6 Puertos ...................................................................................................................................7 Fuentes de alimentacin .........................................................................................................8 Paquete de software opcional ................................................................................................8 Convenciones .........................................................................................................................9\n2 Informacin de seguridad ......................................................................... 11\nInformacin de seguridad del lser .......................................................................................11 Unidades con VFL integrado .................................................................................................12 Informacin de seguridad elctrica .......................................................................................13\n3 Primeros pasos con su unidad ................................................................... 15\nInstalacin o actualizacin de las aplicaciones ......................................................................15 Insercin y extraccin de mdulos de comprobacin ...........................................................19 Instalacin de un teclado, ratn u otros dispositivos USB .....................................................25 Configuracin de impresoras de red .....................................................................................27 Impresin de documentos ....................................................................................................30 Ver archivos .pdf ...................................................................................................................33 Capturas de pantalla .............................................................................................................34 Utilizacin del teclado (virtual) en pantalla ...........................................................................36 Hacer clic con el botn secundario en la pantalla tctil ........................................................37 Activacin o desactivacin del botn secundario en la pantalla tctil ...................................37 Reproducir archivos vdeo y audio ........................................................................................40 Encender y apagar la unidad ................................................................................................42 Activacin de opciones de software .....................................................................................46 Inicio de las aplicaciones de mdulo .....................................................................................50 Configuracin de las opciones de Internet ............................................................................51 Buscar en la web ...................................................................................................................52\n4 Configuracin de la unidad ........................................................................53\nRecalibracin de la pantalla tctil .........................................................................................53 Ajuste de micrfono y altavoz ..............................................................................................57 Ajuste del brillo ....................................................................................................................60 Seleccin del idioma de funcionamiento ..............................................................................61 Configuracin de los formatos de fecha y hora ....................................................................63 Ajuste de fecha, hora y zona horaria ....................................................................................65 Seleccin de la aplicacin de inicio .......................................................................................68 Configuracin de los accesos directos ..................................................................................70 Activacin o desactivacin del inicio de sesin automtico ..................................................71 Configuracin de las opciones de administracin de energa ...............................................74 Establecimiento de otros parmetros ...................................................................................77\n5 Uso del medidor de potencia integrado y de VFL ....................................79\nAcceso al medidor de potencia integrado .............................................................................79 Anulacin de desfases ..........................................................................................................81 Configuracin de umbrales y factores de correccin ............................................................82 Configuracin de valores de referencia en el medidor de potencia .......................................84 Medida de potencia o prdida ..............................................................................................85 Abrir archivos de resultado ...................................................................................................88 Borrado de medidas de potencia de la pantalla ....................................................................89 Creacin de un Informe de resultados .................................................................................90 Identificacin visual de fallos en la fibra con el VFL ..............................................................92\n6 Inspeccin de fibras con una sonda ..........................................................95\nInspeccin del extremo de una fibra .....................................................................................96 Captura de una imagen ........................................................................................................98\n7 Gestin de datos .......................................................................................101\nTransferir datos a travs de Bluetooth ................................................................................104 Conectarse a una red inalmbrica .......................................................................................110 Utilizar el adaptador USB a RS-232 .....................................................................................112 Cmo activar y desactivar los dispositivos Bluetooth y Wi-Fi ..............................................117\n8 Acceder a la unidad de forma remota .....................................................119\nTrabajar con Remote Desktop .............................................................................................120 Trabajar con TightVNC ........................................................................................................126\n9 Comprobacin de las conexiones de red ................................................131\nRealizar una prueba Ping ....................................................................................................131 Realizar una prueba de ruta de traza ..................................................................................134 Exportar los resultados .......................................................................................................136\n10 Mantenimiento ......................................................................................... 137\nLimpieza de los puertos del detector ..................................................................................138 Recarga de la batera principal ............................................................................................139 Recalibracin de la batera ..................................................................................................141 Sustitucin de las bateras ..................................................................................................144 Recalibracin de la unidad ..................................................................................................145 Reciclaje y desecho (se aplica slo a la Unin Europea) ......................................................146\n11 Resolucin de problemas ........................................................................ 147\nSolucin de problemas comunes ........................................................................................147 Restaurar la unidad al funcionamiento normal ...................................................................151 Contacto con el grupo de asistencia tcnica .......................................................................161 Transporte ..........................................................................................................................162\n12 Garanta .................................................................................................... 163\nInformacin general ...........................................................................................................163 Responsabilidad ..................................................................................................................164 Excepciones ........................................................................................................................164 Certificacin ........................................................................................................................165 Mantenimiento y reparaciones ...........................................................................................165 Centros de asistencia de EXFO en todo el mundo ...............................................................167\nA Especificaciones tcnicas ......................................................................... 169 ndice ............................................................................................................. 171\nInformacin de certificacin\nInformacin de la Comisin Federal de Comunicaciones (F.C.C.)\nLos equipos de comprobacin electrnicos quedan exentos del cumplimiento de la parte 15 (FCC) en los Estados Unidos. No obstante, la mayora de los equipos de EXFO se someten a comprobaciones sistemticas de conformidad.\nEl equipo de comprobaciones electrnico est sujeto a la directiva EMC de la Unin Europea. La norma EN61326 dispone tanto de los requisitos de emisin como de inmunidad para equipos de laboratorio, medida y control. Esta unidad se ha sometido a comprobaciones exhaustivas, de acuerdo con los estndares y directivas de la Unin Europea.\nInformacin sobre la CSA\nEsta unidad ha sido certificada por la CSA (nmero de certificado 162451) y ha sido evaluada de acuerdo con los estndares CSA y UL aplicables (como acredita la marca C-US) as como con los estndares aplicables de la IEC para su uso en Canad, los Estados Unidos y otros pases.\nApplication of Council Directive(s): 2006/95/EC - The Low Voltage Directive 2004/108/EC - The EMC Directive 2006/66/EC - The Battery Directive 93/68/EEC - CE Marking And their amendments EXFO Inc. 400 Godin Avenue Quebec, Quebec Canada, G1M 2K2 (418) 683-0211 Test & Measurement / Industrial FTB-200 v2 Compact Modular Platform\nManufacturers Name: Manufacturers Address:\nEquipment Type/Environment: Trade Name/Model No.:\nEN 61010-1:2001 Edition 2.0 EN 61326-1:2006 EN 60825-1:2007 Edition 2.0 EN 55022: 2006 + A1: 2007\nSafety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use, Part 1: General Requirements. Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory Use - EMC Requirements Part 1: General requirements Safety of laser products Part 1: Equipment classification, requirements, and users guide Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement\nI, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Directive and Standards.\nSignature: Full Name: Stephen Bull, E. Eng\nVice-President Research and Development\n400 Godin Avenue, Quebec (Quebec), Canada, G1M 2K2 July 29, 2010\nPresentacin del Plataforma compacta modular FTB-200 v2\nLa unidad tiene las siguientes caractersticas: Plataforma de 2 ranuras Multitarea Pantalla tctil (LCD y pantalla tctil optimizada para uso exterior disponible como opcin) Puerto USB 2.0 (host) Puerto Ethernet (10/100/1000 Base-T) Dispositivos opcionales internos Wi-Fi y Bluetooth Autonoma (8 horas) Windows Embedded Standard Durabilidad (GR-196-CORE) Posibilidad de conexin de una sonda Medidor de potencia integrado y VFL opcionales Posibilidad de buscar en la web Posibilidad de hacer capturas de pantalla Posibilidad de generar archivos .pdf y verlos directamente en la unidad.\nIndicadores LED Teclado\nTeclado Mando con botn de introduccin Botn de encendido/apagado\nBotn de brillo\nPuerto para sonda de inspeccin de fibra Puertos USB host\nPuerto USB host Puerto RJ-45\nPuerto para auriculares/ micrfono\nCompartimento de las bateras\nRanuras de mdulos\nTornillos de retencin\nDescripcin del panel LED\nEl panel LED ubicado en la parte frontal de la unidad proporciona informacin acerca del estado de la unidad. Nota: La funcin de algunos LED vara segn la aplicacin.\nVerde Verde, parpadeando Apagado Verde Verde, parpadeando Amarillo Rojo Apagado\nLa unidad est encendida. La unidad est en modo de suspensin. La unidad est apagada o en modo de hibernacin. La batera est cargada. La batera se est cargando. La unidad no se est alimentando mediante CA y la batera est baja. No hay batera en la unidad o se ha producido un error de batera. La unidad est apagada o no est siendo alimentada por corriente alterna y el nivel de la batera est por encima del umbral de batera baja.\nLED de estado del lser Rojo, parpadeando Apagado Verde Por lo menos uno de los mdulos emite una seal ptica. Ninguno de los mdulos emite seal. Estado del resultado de la aplicacin mostrada actualmente. Aprobacin (el resultado no rebasa el umbral definido). Estado del resultado de dos o ms aplicaciones. Aprobacin (no hay resultados que rebasen el umbral definido). Estado del resultado de la aplicacin mostrada actualmente. Fallo (el resultado rebasa el umbral definido). Rojo, parpadeando Estado del resultado de dos o ms aplicaciones. Fallo (todos los resultados rebasan el umbral definido). O BIEN Estados mezclados (algunos son Aprobados y otros son Fallos).\nVerde, parpadeando Rojo\nDescripcin del teclado\nEl teclado de la unidad permite acceder en todo momento a varias funciones. La siguiente tabla muestra las funciones de forma resumida. Nota: La funcin de algunos de los botones vara segn la aplicacin.\nPrimer acceso directo. Inicia la aplicacin asociada o el teclado (virtual) en pantalla (consulte Configuracin de los accesos directos en la pgina 70). Segundo botn de acceso directo. Ejecuta la aplicacin asociada, el teclado en pantalla o la aplicacin integrada de medicin de potencia (consulte Configuracin de los accesos directos en la pgina 70). Ejecuta la aplicacin de la sonda de fibra. Le permite cambiar de una tarea a otra. Muestra accesos directos al teclado en pantalla o a la herramienta para hacer capturas de pantalla. Enciende y apaga la unidad. Para obtener ms informacin, consulte Encender y apagar la unidad en la pgina 42.\nAjuste del brillo de la pantalla. Botn de bloqueo/inicio de adquisicin/F1 (segn la aplicacin). Botn de silencio/movimiento de marcadores/F2 (segn la aplicacin). Botn de informe/siguiente o traza/F3 (segn la aplicacin). Botn de almacenamiento/F4 (segn la aplicacin).\nLa unidad esta equipada con varios puertos de comunicacin (para sonda, ratn, teclado, concentrador, etc.). Tambin puede estar equipada con dispositivos internos de Wi-Fi y Bluetooth para transferir informacin de forma inalmbrica. Estos dos dispositivos son opcionales. Hay dos puertos host USB 2.0 situados en el panel izquierdo de la unidad. Todos los otros puertos se encuentran en el panel derecho de la unidad: Conector de 8 pines (mini-DIN) para conectar la sonda de inspeccin de fibra. Puerto USB 2.0 host (conector de tipo A) para conectar unidades de memoria USB, teclados, ratones, etc. Puerto RJ-45 (10/100/1000 Base-T) para conectar su unidad a la red Ethernet. Puerto de auriculares/micrfono (clavija hembra).\nLa unidad funciona con las siguientes fuentes de alimentacin: Adaptador/cargador de CA (conectado a una toma de alimentacin estndar, slo para uso interior). Batera de ion-litio recargable (entra en servicio de forma automtica al desconectar el adaptador/cargador de CA). Nota: Cuando est conectada a un adaptador/cargador de CA, la unidad funcionar incluso si no tiene la batera. Es posible pasar de un adaptador/cargador de CA a una batera o viceversa sin que el funcionamiento de la unidad se vea afectado. Recarga automtica cuando el adaptador/cargador de CA est conectado. Batera recargable (para el reloj). Esta batera dura varias semanas manteniendo la fecha y hora incluso si la fuente de alimentacin de CA y la batera de ion-litio (batera principal) no estn conectadas.\nPaquete de software opcional\nJunto con la aplicacin, se le ofrece un paquete de software opcional (IPT). Con este paquete, puede realizar pruebas de ping y ruta de traza. Para obtener ms informacin sobre cmo activar las opciones de software, consulte Activacin de opciones de software en la pgina 46.\nAntes de usar el producto que se describe en este manual, debe familiarizarse con las siguientes convenciones:\nIndica una posible situacin de riesgo que, si no se evita, puede ocasionar la muerte o lesiones graves. No siga con la operacin a menos que haya entendido y cumpla las condiciones necesarias.\nIndica una posible situacin de riesgo que, si no se evita, puede ocasionar lesiones leves o moderadas. No siga con la operacin a menos que haya entendido y cumpla las condiciones necesarias.\nIndica una posible situacin de riesgo que, si no se evita, puede ocasionar daos materiales. No siga con la operacin a menos que haya entendido y cumpla las condiciones necesarias.\nIndica informacin sobre este producto que se debe tener en cuenta.\nNo instale ni termine fibras cuando est activa una fuente de luz. No mire nunca directamente a una fibra activa y asegrese de tener los ojos protegidos en todo momento.\nEl uso de controles, ajustes y procedimientos para el funcionamiento y mantenimiento de forma distinta a la especificada en la presente documentacin, puede provocar una exposicin daina a la radiacin o reducir la proteccin que ofrece esta unidad.\nInformacin de seguridad del lser\nLa clase de lser de su unidad depende de los mdulos que use. Consulte la gua del usuario o la ayuda en lnea de los diferentes mdulos para obtener informacin exacta.\nUnidades con VFL integrado\nEl instrumento es un producto lser de clase 3R conforme a los estndares IEC 60825-1 y 21 CFR 1040.10. Es potencialmente peligroso en caso de exposicin directa del ojo al haz de luz. La siguiente etiqueta o conjunto de ellas indica que el producto contiene una fuente de clase 3R:\nIf VFL option is available\nIEC 60825-1:1993+A2:2001 21 CFR 1040.10 LASER RADIATION AVOID DIRECT EYE EXPOSURE CLASS 3R LASER PRODUCT : 650 10 nm Pout maximum < 5mW (into free space)\nAdherida a la parte trasera de la unidad (bajo el soporte).\nInformacin de seguridad elctrica\nSi precisa estar seguro de que la unidad est totalmente apagada, desconecte el cable de alimentacin y retire las bateras.\nUtilice la fuente de alimentacin externa nicamente en interiores. Coloque la unidad de manera que el aire pueda circular con libertad a su alrededor. La manipulacin de instrumentos elctricos en las proximidades de gases o humos inflamables representa una importante amenaza para la seguridad. Para evitar descargas elctricas, no manipule la unidad si alguna parte de su superficie externa (cubiertas, paneles, etc.) presenta algn dao. Los ajustes, las operaciones de mantenimiento y las reparaciones de unidades abiertas y bajo tensin deben dejarse nicamente en manos de personal autorizado. Deber estar presente tambin una persona capaz de prestar primeros auxilios. No sustituya ningn componente mientras el cable de alimentacin o la batera estn conectados. Los condensadores contenidos en la unidad pueden estar cargados incluso aunque la unidad haya sido desconectada de su fuente de alimentacin.\nTemperatura Funcionamiento Almacenamiento Humedad relativac unidad Adaptador de CA Mxima altitud de funcionamiento Grado de contaminacin Categora de instalacin Especificaciones de las Fuentes de alimentacind 95 % sin condensacin 0 % al 80 % sin condensacin 5.000 m (16.405 pies) 2 II 100 V a 240 V (50 Hz/60 Hz) mxima corriente de entrada de 1,6 A 0 C a 50 Ca (32 F a 122 F) -40 C a 60 Cb (-40 F a 140 F)\nEn los mdulos FTB-8XXX, la temperatura de funcionamiento mxima es de 40 C (104 F). En los mdulos FTB-8XXX, la temperatura de almacenamiento mxima es de 50 C (122 F). Medida en el rango de temperaturas de 0 C a 31 C (32 F a 87,8 F), decreciendo linealmente hasta el 50 % a 40 C (104 F). Sin exceder 10% de la tensin nominal.\nLa unidad presenta la siguiente etiqueta adherida:\nUbicada en el panel derecho de la unidad\nPrimeros pasos con su unidad\nInstalacin o actualizacin de las aplicaciones\nTodas las aplicaciones necesarias han sido previamente instaladas y configuradas en fbrica. No obstante, es posible que tenga que actualizar o volver a instalar algunas de ellas cuando haya disponibles nuevas versiones. Nota: nicamente los usuarios con grado de administrador pueden instalar el software Windows Embedded Standard. Con el DVD que viene junto con la unidad, puede crear una unidad de instalacin USB en caso de que necesite instalar de nuevo Compact ToolBox y las aplicaciones de mdulo, as como el Update Manager. Todos los archivos necesarios se copiarn al dispositivo USB. Cada vez que adquiera un nuevo mdulo, recibir un DVD con el que podr crear una unidad de instalacin USB. Le recomendamos que verifique que tiene instalada la aplicacin ms reciente de Update Manager en su unidad.\nCuando haya actualizaciones disponibles para una aplicacin, deber descargrselas de Internet, ya sea directamente a la unidad o a un ordenador. En ltimo caso, deber transferir las archivos de las actualizaciones a la unidad (consulte Gestin de datos en la pgina 101). Los archivos actualizados deben copiarse a una ubicacin que se haya especificado para la implementacin de paquetes en Update Manager.\nSi alguna vez tiene que volver a instalar Update Manager en la unidad, asegrese de que: Los archivos de la instalacin para Update Manager siguen en la unidad. De otro modo, no ser posible instalar una nueva versin de esta aplicacin ms adelante. Ha elegido con cuidado la carpeta que contiene los archivos de instalacin de Update Manager. Si mueve esta carpeta o le cambia el nombre, deber examinar manualmente la carpeta modificada cuando quiera instalar nuevas versiones de la aplicacin. Nota: Para ms informacin sobre la instalacin, consulte Ayuda en lnea de Update Manager.\nInstalar o actualizar las aplicaciones: 1. Si es necesario, recupere los archivos de instalacin deseados de Internet. Si no desea descargarse archivos directamente en la unidad, conecte un dispositivo de memoria USB a uno de los puertos USB del ordenador y copie los archivos de instalacin en dicho dispositivo USB. 2. Si todava no lo ha hecho, encienda su unidad. Si es necesario, salga de las aplicaciones de los mdulos. 3. Si desea instalar o actualizar aplicaciones usando un dispositivo USB, desconctelo del ordenador y conctelo a uno de los puertos USB de la unidad. 4. Copie los archivos de instalacin (desde el dispositivo USB) a la carpeta que contiene los paquetes de actualizacin e instalacin en la unidad. Por defecto, Update Manager buscar archivos en el directorio raz del dispositivo USB. Para obtener ms informacin, consulte la ayuda en lnea de Update Manager. 5. En su unidad, en Compact ToolBox, seleccione la ficha Programas. 6. Presione dos veces Update Manager para iniciar la aplicacin correspondiente. Para obtener ms informacin sobre cmo instalar o actualizar aplicaciones, consulte la ayuda en lnea de Update Manager. 7. Una vez completada la instalacin, desconecte el dispositivo de memoria USB.\nCrear una unidad de instalacin USB: 1. Encienda el ordenador e inserte el DVD de instalacin en la unidad de CD/DVD. 2. Conecte un dispositivo de memoria USB a uno de los puertos USB del ordenador. 3. En la ventana Bienvenido del DVD de instalacin, haga clic en Compact ToolBox and Tools. 4. Seleccione la casilla de verificacin Compact ToolBox y haga clic en Siguiente. 5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Todos los componentes necesarios se copiarn a su dispositivo USB. 6. Cuando la operacin se haya completado, haga clic en Cerrar y, a continuacin, en Salir para cerrar la ventana del DVD de instalacin. 7. Desconecte el dispositivo de memoria USB del ordenador. Su nueva unidad de instalacin USB est preparada.\nInsercin y extraccin de mdulos de comprobacin\nNunca inserte ni retire un mdulo cuando el Plataforma compacta modular est encendido. Esto causara un dao inmediato e irreparable tanto al mdulo como a la unidad.\nSi el LED de seguridad del lser parpadea, indica que al menos uno de los mdulos est emitiendo una seal ptica. Compruebe todos los mdulos, ya que puede que no sea el que est usando en ese momento.\nPara insertar un mdulo en el Plataforma compacta modular: 1. Apague la unidad. 2. Coloque la unidad de manera que su panel frontal quede mirando hacia usted.\n3. Tome el mdulo y colquelo en posicin vertical, de manera que el orificio del tornillo de retencin quede a la izquierda de los pines de conexin.\nSi se inserta un mdulo al revs se puede provocar un dao irreparable al mdulo puesto que los pines de conexin podran doblarse.\n4. Inserte los bordes salientes del mdulo dentro de las rendijas de la ranura del mdulo de la unidad. 5. Empuje el mdulo hacia la parte trasera de la ranura, hasta que el tornillo de retencin haga contacto con la carcasa de la unidad. 6. Coloque la unidad de manera que su panel inferior quede mirando hacia usted.\n7. Mientras aplica una ligera presin sobre el mdulo, levante la parte mvil del tornillo de retencin y utilcela para girar el tornillo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede apretado. De esta forma, se garantizar que el mdulo quede en posicin asentada.\nGirar los tornillos de retencin en el sentido de las agujas del reloj\nLa secuencia de inicio detectar automticamente el mdulo al encender la unidad.\nPara retirar un mdulo del Plataforma compacta modular: 1. Apague la unidad. 2. Coloque la unidad de manera que el panel inferior quede mirando hacia usted. 3. Levante la parte mvil del tornillo de retencin y utilcela para girar el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se detenga. El mdulo se soltar lentamente de la ranura.\nGirar los tornillos de retencin en sentido contrario a las agujas del reloj\n4. Coloque la unidad de manera que su panel superior quede mirando hacia usted.\n5. Sujete el mdulo por los lados o por el asa (NO por el conector) y tire de l hacia afuera.\nAl sacar un mdulo tirando de l por el conector se pueden daar gravemente tanto el mdulo como el conector. Los mdulos siempre deben sacarse tirando de la carcasa. 6. Cubra las ranuras vacas con las cubiertas de proteccin suministradas.\nInstalacin de un teclado, ratn u otros dispositivos USB\nSu unidad admite mltiples dispositivos USB. En la siguiente tabla se muestran los dispositivos USB compatibles:\nPara la transferencia de datos entre su unidad y un ordenador cuando no se tenga acceso a la red. Si necesita informacin sobre cmo transferir los datos usando un dispositivo de memoria, consulte Gestin de datos en la pgina 101. Cuando tenga que introducir datos alfanumricos, aparecer un teclado (virtual) en pantalla. No obstante, puede usar un teclado fsico, si lo desea. Nota: Cuando trabaje con Compact Toolbox, el teclado tctil seguir en pantalla aunque haya conectado un teclado fsico.\nRatn Dispositivos compuestos\nSi prefiere utilizar un ratn en lugar de la pantalla tctil, puede instalar uno. Puede utilizar dispositivos compuestos, es decir, dispositivos que introduzcan informacin en la unidad, utilizando ms de un medio (por ejemplo, combinaciones de teclado y ratn). Este dispositivo ser especialmente til si necesita ms puertos USB. Le permite transferir datos entre su unidad y un dispositivo equipado nicamente con puertos RS-232 (de serie). Para obtener ms informacin, consulte Utilizar el adaptador USB a RS-232 en la pgina 112.\nConcentrador USB a adaptador RS-232 (adquirido por EXFO)\nPuede conectar varios dispositivos al mismo tiempo.\nSu unidad no admite impresoras USB. Si desea imprimir documentos, debe utilizar PDFCreator o una impresora de red (consulte Impresin de documentos en la pgina 30), o bien, transferir los archivos a un ordenador (consulte Gestin de datos en la pgina 101) que tenga acceso a una impresora de red. Instalar un dispositivo USB en la unidad: Conecte el dispositivo USB a cualquiera de los puertos USB (situados al lado izquierdo o derecho de la unidad). Nota: No es necesario que apague la unidad antes de conectar el dispositivo USB. El software detectar automticamente su presencia. Su dispositivo se reconocer automticamente y se podr usar inmediatamente.\nConfiguracin de impresoras de red\nPara imprimir documentos e imgenes en una impresora de red, debe configurar la impresora. Debe saber la direccin IP de la impresora de red que quiere configurar (consulte con su administrador de red).\nSu unidad no admite impresoras USB. Su unidad admite nicamente impresoras de red compatibles con PCL 6. Si no est seguro de si una impresora determinada es compatible o no, consulte con su administrador de red. Para obtener ms informacin sobre impresin, consulte Impresin de documentos en la pgina 30. Configurar la impresora: 1. En su unidad, en el Men principal, pulse Configuracin y, a continuacin, presione dos veces Impresoras y faxes. 2. Seleccione el icono HP Universal Printing PCL 6.\n3. En el men, seleccione Archivo > Preferencias de impresin.\n4. En Buscar una impresora, seleccione Introducir una direccin de impresora.\n5. Introduzca la direccin IP de la impresora que desee configurar y, a continuacin, pulse Aceptar.\n6. Seleccione la casilla de verificacin Agregar esta impresora esta a mi carpeta de Impresoras y faxes.\n7. Pulse Aceptar para confirmar. Esta operacin puede tardar varios minutos en completarse. 8. Cuando la aplicacin se lo pida, haga clic en Aceptar. 9. Si lo desea, modifique las preferencias de la impresora a su gusto. Puede guardar todo el conjunto de preferencias para su uso posterior con el botn Guardar como o pulsando el mando de la unidad para guardar los parmetros de la sesin de trabajo actual. 10. Cierre la ventana Preferencias de impresin y, a continuacin, cierre la ventana Impresoras y faxes para volver a Compact ToolBox. Ya se puede usar la impresora.\nImpresin de documentos\nPuede imprimir documentos e imgenes directamente desde la unidad por medio de PDFCreator (para archivos .pdf) o de una impresora de red (para imprimir en papel). Puede visualizar los archivos .pdf desde la unidad, utilizando el visor SumatraPDF. Para obtener ms informacin, consulte Ver archivos .pdf en la pgina 33. Para imprimir en una impresora de red, su unidad debe ser accesible desde la red mediante Wi-Fi o Ethernet estndar. Debe definir la impresora en su unidad antes de acceder a ella (consulte Configuracin de impresoras de red en la pgina 27). Si no puede conectar la unidad a la red, puede utilizar un dispositivo de memoria USB para transferir los archivos que desea imprimir a un ordenador conectado a la red. Si necesita mayor flexibilidad y una mayor seleccin de tipos de informes, tambin puede transferir los archivos de resultado a un ordenador en el que estn instaladas aplicaciones como LiteReporter o FastReporter. Nota: Es posible que algunas aplicaciones no dispongan de funciones de impresin.\nImprimir documentos: 1. Abra un navegador de Internet de la siguiente forma: 1a. En Compact Toolbox, seleccione la ficha Programas. 1b. Presione dos veces el icono de Internet Explorer para abrir el navegador. 2. Seleccione el documento que desea imprimir de la siguiente manera: 2a. En el men, seleccione Archivo > Abrir. 2b. Pulse Buscar para localizar el archivo que desea abrir.\n2c. Pulse Abrir para cargar el archivo en Internet Explorer. 2d. Pulse Aceptar para confirmar. 3. En el men, seleccione Archivo > Imprimir. 4. En la ficha General, seleccione la impresora deseada (por defecto, PDFCreator)\n5. Si es necesario, pulse Preferencias para ajustar los parmetros a sus necesidades. Nota: Si ha seleccionado una impresora de red, puede guardar todo el conjunto de preferencias para su uso posterior con el botn Guardar como o bien, pulsando el mando de unidad para guardar los parmetros de la sesin de trabajo actual. 6. Pulse Imprimir para iniciar el proceso. 7. Si ha seleccionado PDFCreator, proceda de la forma siguiente: 7a. Introduzca la informacin deseada.\nVer el archivo .pdf inmediatamente despus de crearlo\n7b. Pulse Guardar. 7c. Especifique una ubicacin y un nombre de archivo y pulse Guardar. Si ha seleccionado la opcin de ver el archivo .pdf tras crearlo, el visor SumatraPDF mostrar el archivo nuevo. 7d. Si es necesario, pulse SumatraPDF. 8. Pulse Programas.\npara cerrar la ventana de\npara cerrar Internet Explorer y volver a la ficha\nVer archivos .pdf\nPuede ver archivos .pdf directamente desde la unidad utilizando el visor SumatraPDF. Para obtener ms informacin acerca de las funciones disponibles para este lector, consulte la ayuda en lnea de SumatraPDF. Visualizar archivos .pdf: 1. En el Men principal, seleccione Administrador de archivos. 2. Busque en las carpetas para encontrar el archivo .pdf que desea. 3. Presione dos veces el archivo. 4. El archivo se abrir automticamente con la aplicacin SumatraPDF.\nVisualizar la ayuda en lnea\nNota: Puede acceder a la ayuda en lnea directamente desde el men Ayuda de la aplicacin SumatraPDF. Necesitar una conexin a Internet para consultar la ayuda en lnea.\nPuede realizar capturas de lo que se muestra en su pantalla, directamente desde la unidad. Esto puede ser til a la hora de solucionar problemas cuando precise que otra persona eche un vistazo a una configuracin especfica o a un problema. Tambin puede usar esta herramienta con fines formativos. Si desea capturar imgenes de las fibras que va a examinar con la sonda de inspeccin de fibra, puede utilizar la funcin de captura de la sonda en su lugar. Para obtener ms informacin, consulte Captura de una imagen en la pgina 98. Tan pronto como pulse el botn de captura de pantalla, las imgenes se guardarn automticamente en formato .jpg. Se guardarn en la siguiente carpeta: D:\_Documents and Settings\_User_currently_logged on\_Mis Documentos\_Mis Imgenes\_ScreenSnapshot donde User_currently_logged on se refiere al nombre de usuario de la persona que ha iniciado la sesin en la unidad. Por defecto, la aplicacin generar nombres de archivo como: Impreso [DA]_[MES]_[AO (ltimos dos dgitos)]_[HORA]_ [MINUTO]_[SEGUNDO].jpg Ejemplo: Para una captura de pantalla tomada el 20 de junio de 2010, el nombre del archivo sera: Impreso 20_06_10_09_23_25.jpg. Nota: La HORA aparecer en formato de 12 o 24 horas, dependiendo de la configuracin de tiempo de la unidad (consulte Configuracin de los formatos de fecha y hora en la pgina 63).\nHay dos formas de capturar imgenes: un modo rpido (la herramienta de captura de pantalla se cierra automticamente una vez se haya hecho la captura) y un modo de captura mltiple (el botn de captura de pantalla forma parte de la barra de herramientas flotante que est disponible hasta que se cierra). Por defecto, esta barra de herramientas estar situada en la esquina inferior derecha de la pantalla. Sin embargo, puede moverla a cualquier otro lugar que se ajuste mejor a sus necesidades. Hacer una sola captura de pantalla: 1. En el teclado de la unidad, pulse el botn 2. Pulse el botn . .\nLa captura de pantalla se hace automticamente (el efecto acstico y visual parecido al de una cmara cuando hace una foto, indica que la captura se ha completado). Hacer varias capturas de pantalla: 1. Si ha configurado uno de los botones de acceso directo para que muestre automticamente el teclado virtual (consulte Configuracin de los accesos directos en la pgina 70), pulse el botn adecuado. O BIEN En Compact ToolBox, pulse el icono de teclado tctil de la pantalla en la parte inferior derecha de la misma (debajo del reloj). 2. Una vez que aparezca el teclado en pantalla, pulse el botn 3. En la barra de herramientas flotante, pulse el botn . .\nLa captura de pantalla se hace automticamente (el efecto acstico y visual parecido al de una cmara cuando hace una foto, indica que la captura se ha completado).\nUtilizacin del teclado (virtual) en pantalla\nLa unidad est equipada con un teclado en pantalla que admite funciones multilinges. Este teclado funciona segn la configuracin del teclado de Windows. Utilizar el teclado en pantalla: 1. En Compact ToolBox, pulse el icono de teclado tctil de la pantalla en la parte inferior derecha de la misma (debajo del reloj).\n2. Seleccione la ubicacin donde desee introducir el texto. 3. Introduzca los datos segn sea necesario. 4. Salga de la ubicacin cuando haya terminado de introducir los datos.\nHacer clic con el botn secundario en la pantalla tctil\nSi est acostumbrado a trabajar con el ratn, le puede resultar til hacer clic con el botn secundario en su pantalla tctil. Hacer clic con el botn secundario de la pantalla tctil: En la ubicacin desde la que desea hacer clic con el botn secundario, mediante el lpiz o cualquier dispositivo sealador romo, pulse la pantalla durante unos segundos hasta que aparezca el men de acceso directo. Si desea ocultar el men de acceso directo sin realizar ninguna accin, presione en cualquier lugar fuera del men.\nActivacin o desactivacin del botn secundario en la pantalla tctil\nPor defecto, puede hacer clic con el botn secundario en su pantalla tctil (consulte Hacer clic con el botn secundario en la pantalla tctil en la pgina 37). Sin embargo, puede desactivar esta funcin si lo prefiere. Activar o desactivar el botn secundario de la pantalla tctil: 1. En el Men principal, pulse Configuracin y, a continuacin, presione dos veces Calibracin de la pantalla tctil. 2. Pulse Avanzado.\n3. Seleccione la ficha Configuracin.\n4. Pulse el botn Opcin.\n5. En la ficha Opcin, seleccione la casilla de verificacin Activar clic con botn secundario automtico para activar la opcin. O BIEN Desactive la casilla de verificacin si prefiere desactivar el clic con botn secundario.\n6. Pulse Aplicar para confirmar los cambios y, a continuacin, Aceptar para volver a la ventana Panel de control. 7. Pulse Aceptar una vez ms para cerrar la ventana de parmetros. 8. Pulse para cerrar la ventana Calibracin de la pantalla tctil.\nReproducir archivos vdeo y audio\nLa unidad est equipada con el reproductor VLC Media Player, con el que puede reproducir archivos audio y de vdeo (tales como .avi y .divx). Le puede resultar especialmente til si su empresa desea que utilice archivos multimedia para formacin. El reproductor puede leer archivos que estn almacenados en la unidad, en un dispositivo de memoria USB, en una carpeta de red o incluso en una pgina web.\nEl reproductor VLC Media Player no admite el formato Flash. Para obtener ms informacin acerca de la configuracin del idioma del reproductor Media Player, consulte Seleccin del idioma de funcionamiento en la pgina 61. Para obtener ms informacin acerca del uso del reproductor de vdeo, consulte la ayuda en lnea de VideoLAN.\nReproducir archivos vdeo o audio: 1. En Compact ToolBox, seleccione Administrador de archivos. 2. Localice el archivo de vdeo o audio que desea reproducir. 3. Presione dos veces el archivo. El reproductor empezar a reproducir automticamente si reconoce el formato del archivo.\nNota: Puede acceder a la ayuda en lnea directamente desde el men Ayuda de la aplicacin VLC Media Player. Necesitar una conexin a Internet para consultar la ayuda en lnea.\nEncender y apagar la unidad\nExisten varias formas de apagar la unidad, incluyendo las siguientes: Suspensin: guarda la informacin del estado de la memoria (RAM). La prxima vez que encienda la unidad, volver rpidamente a su entorno de trabajo (las aplicaciones que se estaban ejecutando seguirn ejecutndose). Este modo consumir ms energa mientras la unidad est apagada. Hibernacin: guarda la informacin del estado de la unidad que se encontraba en la memoria (RAM) en un archivo especial en el disco. La prxima vez que encienda su unidad, este archivo se utilizar para asegurar que vuelve a su entorno de trabajo (las aplicaciones que se estaban ejecutando seguirn ejecutndose). La unidad tardar ms en iniciarse que en el modo de suspensin, pero consume menos batera cuando la unidad est apagada. Puede configurar la unidad para que cambie automticamente del modo suspensin a hibernacin despus del retardo especfico. Apagar: los mdulos de prueba y la plataforma dejan de recibir corriente; la unidad emprender un procedimiento de reinicio completo la prxima vez que la use. Debe realizar un apagado de la unidad cuando no prevea usarla durante periodos de una duracin igual o superior a una semana. Tras el apagado, la unidad se iniciar en Compact Toolbox o en la aplicacin que usted haya definido como aplicacin de inicio. Nota: Como sucede en cualquier ordenador, si mantiene pulsado el botn de alimentacin durante ms de 10 segundos, se reiniciar la unidad.\nPor defecto, la unidad mostrar la ventana estndar de apagado desde la que puede seleccionar el modo de apagado deseado. Sin embargo, puede configurar la unidad para ejecutar una accin distinta cuando se pulsa el botn de alimentacin. Tambin puede configurar la unidad para que se reinicie automticamente cuando la alimentacin de CA se restablezca despus de haber apagado la unidad (apagado de emergencia, modo de suspensin o hibernacin) cuando la batera est muy baja. Para apagar la unidad: 1. Puede pulsar el botn de alimentacin. O BIEN En la barra de tareas de Windows, pulse Inicio. Aparecer la ventana estndar de apagado, donde podr elegir entre diferentes acciones o modos de apagado. 2. Seleccione Apagar.\nPara definir el comportamiento del botn de alimentacin: 1. En el Men principal, pulse Configuracin y, a continuacin, seleccione Propiedades de opciones de energa. 2. Seleccione la ficha Opciones avanzadas. 3. En la lista Cuando presione el botn de encendido de mi equipo, seleccione el comportamiento deseado (la opcin Preguntarme qu hacer est seleccionada por defecto).\n4. Pulse Aplicar para confirmar los cambios y, a continuacin, pulse Aceptar para volver al Panel de control.\nConfigurar la unidad para que se reinicie automticamente despus de que se restablezca la alimentacin de CA: 1. En el Men principal, pulse Configuracin y, a continuacin, seleccione Inicio de aplicacin. 2. Seleccione el cuadro Encienda la unidad cuando la toma de CA est conectada o despus de un corte de corriente para activar la opcin correspondiente. O BIEN Desactive el cuadro si prefiere que la unidad no se reinicie automticamente despus de se restablezca la alimentacin CA.\n3. Pulse Aceptar para confirmar los cambios y vuelva a la ventana de Panel de control. Encender la unidad: Pulse el botn apagado/encendido.\nActivacin de opciones de software\nAlgunas opciones de la unidad estn disponibles al adquirir un archivo .key. Dicho archivo desbloquea las opciones que haya adquirido para la unidad. Si ha comprado su unidad con opciones preseleccionadas, los archivos .key ya habrn sido activados. No obstante, si compra una opcin despus de comprar la unidad, tendr que activarla usted mismo. Para activar las opciones, deber ponerse en contacto con EXFO y disponer de la siguiente informacin: Nmero de pedido Nmero de serie de la plataforma o del mdulo Nombre del cliente El mdulo o la plataforma donde se instalar la opcin Recibir un archivo de clave de opcin (.key) que podr utilizar en la unidad. Este archivo contendr todas las opciones que haya activado.\nPara activar las opciones de la unidad: 1. Conecte un dispositivo de memoria USB a uno de los puertos USB de su ordenador. 2. Copie el archivo de clave en la unidad de memoria USB. 3. Desconecte la unidad USB del ordenador y conctela a la unidad. 4. En Compact ToolBox, seleccione la ficha Programas y, a continuacin Activacin de opcin.\n5. En la ficha Opciones de plataforma, localice el archivo .key que desee activar utilizando el botn Explorar.\n6. Pulse Activar. La indicacin de opcin se convertir en una marca de verificacin verde que indicar que ahora se encuentra activa. 7. Pulse Aceptar para cerrar la ventana de Activacin de opcin. Nota: Si ha usado una unidad USB para copiar su archivo de opciones, ya puede extraerla porque no es necesaria para usar las nuevas opciones.\nPara activar las opciones de software del mdulo: 1. Conecte un dispositivo de memoria USB a uno de los puertos USB de su ordenador. 2. Copie el archivo de clave en la unidad de memoria USB. 3. Desconecte la unidad USB del ordenador y conctela a la unidad. 4. En la ficha Opciones del mdulo, localice el archivo .key que desee activar utilizando el botn Explorar.\n5. Pulse Activar. La indicacin de opcin se convertir en una marca de verificacin verde que indicar que ahora se encuentra activa. Nota: Puede ver las opciones compatibles para el mdulo en la lista de Opciones. 6. Pulse Aceptar para cerrar la ventana Activacin de opcin. Nota: Si ha usado una unidad USB para copiar su archivo de opciones, ya puede extraerla porque no es necesaria para usar las nuevas opciones.\nInicio de las aplicaciones de mdulo\nLos mdulos se pueden configurar y supervisar desde las aplicaciones dedicadas en Compact Toolbox. Para iniciar una aplicacin de mdulo: 1. En Compact Toolbox, seleccione el mdulo que desea utilizar. Se volver azul para indicar que est resaltado.\nMdulos insertados en la plataforma\nAplicaciones especficas del mdulo seleccionado\n2. En Aplicaciones, seleccione una aplicacin, y, a continuacin pulse Inicio. Para iniciar la aplicacin Medidor de potencia o Sonda: En el Men principal, pulse Medidor de potencia o Sonda.\nConfiguracin de las opciones de Internet\nPuede buscar una web directamente desde la unidad, siempre que tenga acceso a una conexin de Internet y las opciones de Internet estn configuradas adecuadamente. Si no est seguro de cmo debera configurar su acceso a Internet, consulte con su administrador de red. Configurar las opciones de Internet: 1. En el Men principal, pulse Configuracin. 2. Presione dos veces Opciones de Internet. 3. Vaya a la ficha Conexiones. 4. Modifique la configuracin utilizando la informacin proporcionada por su administrador de red. 5. Pulse Aceptar para volver a la ventana Panel de control.\nPuede buscar una web directamente desde la unidad, asegrese de que tiene acceso a una conexin de Internet. Si necesita modificar las opciones de Internet, consulte Configuracin de las opciones de Internet en la pgina 51. Buscar en la web: 1. Abra un navegador de Internet de la siguiente forma: 1a. En Compact Toolbox, seleccione la ficha Programas. 1b. Presione dos veces el icono de Internet Explorer para abrir el navegador. 2. Introduzca la direccin web que desee en la barra y pulse el botn (situado en la parte derecha de la barra) para comenzar la bsqueda.\n3. Cierre la ventana para volver a Panel de control. Cierre la ventana Panel de control para volver a Compact ToolBox.\nConfiguracin de la unidad\nRecalibracin de la pantalla tctil\nSi observa que la pantalla no se comporta de la manera habitual (por ejemplo, si resulta ms difcil seleccionar elementos), es probable que sea preciso recalibrarla. El mtodo predeterminado de calibracin se realiza utilizando cuatro puntos aunque tambin existe la calibracin de 25 puntos (linealizacin) para una mayor precisin. Recalibrar la pantalla tctil con 4 puntos de calibracin: 1. En el Men principal, pulse Configuracin y, a continuacin, presione dos veces Calibracin de la pantalla tctil. 2. Pulse Calibrar.\n3. Utilizando el lpiz (o cualquier dispositivo sealador romo), presione en el centro de las diferentes dianas que aparecen en la pantalla. Mantenga presionado hasta que la aplicacin muestre OK para indicar que los nuevos parmetros se han tenido en cuenta.\nNuevos parmetros seleccionados\nNota: Si desea detener el proceso de calibracin, deje de presionar la pantalla. La aplicacin se cerrar automticamente unos segundos ms tarde y volver a la ventana Calibracin de la pantalla tctil. 4. Cuando la calibracin se haya completado, pulse la ventana Calibracin de la pantalla tctil. para cerrar\nPara recalibrar la pantalla tctil con linealizacin de 25 puntos: 1. En el Men principal, pulse Configuracin y, a continuacin, presione dos veces Calibracin de la pantalla tctil. 2. Pulse Avanzado.\n3. Seleccione la ficha Herramientas.\n4. Pulse Linealizacin.\n5. Utilizando el lpiz (o cualquier dispositivo sealador romo), presione en el centro de las diferentes dianas que aparecen en la pantalla. Mantenga presionado hasta que la aplicacin muestre OK para indicar que los nuevos parmetros se han tenido en cuenta.\nNota: Si desea detener el proceso de calibracin, deje de presionar la pantalla. La aplicacin se cerrar automticamente unos segundos ms tarde y volver a la ventana Calibracin de la pantalla tctil. 6. Cuando la calibracin se haya completado, pulse la ventana Calibracin de la pantalla tctil. para cerrar\nAjuste de micrfono y altavoz\nPara trabajar con mayor comodidad, puede ajustar el micrfono y el altavoz. Los ajustes realizados permanecern en memoria incluso cuando apague la unidad. Para ajustar el micrfono: 1. En el Men principal, pulse Configuracin y, a continuacin, presione dos veces Dispositivos de sonido y audio. 2. Seleccione la ficha Voz. 3. En Grabacin de voz, pulse Volumen.\n4. En Micrfono, ajuste el sonido del micrfono mediante el control deslizante. Cierre la ventana cuando haya completado la configuracin.\n5. Pulse Aceptar para volver a la ventana Panel de control.\nPara ajustar el altavoz: 1. En el Men principal, pulse Configuracin y, a continuacin, presione dos veces Dispositivos de sonido y audio. 2. Seleccione la ficha Volumen. 3. Debajo de Volumen del dispositivo, ajuste el sonido del altavoz mediante el control deslizante.\nNota: Pulse el botn Propiedades avanzadas si desea ajustar el volumen segn la fuente del sonido (control de Volumen principal y Onda). 4. Pulse Aceptar para volver a la ventana Panel de control.\nPara trabajar con mayor comodidad, puede ajustar el brillo de la pantalla de cristal lquido o LCD. Los ajustes realizados permanecern en memoria incluso cuando apague la unidad. Nota: Los valores fijados no afectarn a la pantalla de la sonda de inspeccin de fibra. Para ajustar el brillo de la pantalla: Pulse el botn O BIEN 1. En el Men principal, pulse Configuracin y, a continuacin, presione dos veces Brillo. 2. Desplace el control deslizante hasta obtener el aspecto de pantalla que desee. repetidamente para cambiar los niveles de brillo.\nSi selecciona el valor ms bajo posible de brillo, la luz de fondo se desactivar totalmente. Pulse el botn para reactivarla. 3. Pulse Aceptar para volver a la ventana Panel de control.\nSeleccin del idioma de funcionamiento\nPuede mostrar la interfaz de usuario en uno de los idiomas disponibles (el idioma predeterminado es el ingls). Los valores se guardarn en la memoria incluso cuando apague la unidad.\nLa configuracin del idioma del reproductor VLC Media Player es independiente de la configuracin de Compact ToolBox. Debe configurar ambas por separado. Seleccionar un nuevo idioma para la interfaz de usuario: 1. En el Men principal, pulse Configuracin y, a continuacin, presione dos veces Configuracin regional y de idioma. 2. Seleccione la ficha Idiomas.\n3. En la lista Idioma usado en mens y cuadros de dilogo, seleccione el idioma que desee.\n4. Pulse Aplicar para confirmar los cambios y, a continuacin, Aceptar para volver a la ventana Panel de control. El nuevo idioma de la interfaz estar disponible la prxima vez que encienda la unidad. Para ajustar el idioma del reproductor VLC Media Player: 1. Minimice la ventana Compact ToolBox. 2. En la barra de tareas de Windows, pulse Inicio y, a continuacin, Todos los programas > VideoLAN > VLC Media Player. 3. En el men, seleccione Herramientas > Preferencias.\n4. Seleccione el idioma deseado de la lista. Por defecto, el idioma se establece como Automtico para seguir la configuracin de Estndares y formatos, pero puede seleccionar cualquier otro idioma. 5. Pulse Guardar para confirmar y cerrar la aplicacin. Nota: Esta operacin no tiene ningn impacto en los formatos de fecha y hora de las aplicaciones de Windows Embedded Standard ni de Compact ToolBox.\nConfiguracin de los formatos de fecha y hora\nLa fecha y la hora actuales se muestran en la parte inferior del Men principal. Puede cambiar el formato en que aparecen la fecha y la hora. Para obtener informacin sobre cmo ajustar la fecha, hora y zona horaria, consulte Ajuste de fecha, hora y zona horaria en la pgina 65. Nota: Modificando la configuracin de la ubicacin, de la fecha y la hora, la configuracin de Windows Embedded Standard se ver afectada. Para ajustar los formatos de fecha y hora: 1. En el Men principal, pulse Configuracin y, a continuacin, presione dos veces Configuracin regional y de idioma. 2. Seleccione la ficha Opciones regionales.\n3. En Estndares y formatos, seleccione el idioma deseado. De este modo, determinar los formatos de fecha disponibles para la hora, as como los formatos de fecha larga y corta.\n4. Si fuera necesario, ajuste el valor de la siguiente forma: 4a. Pulse Personalizar para ver una configuracin ms detallada.\n4b. Seleccione la ficha Hora o Fecha, dependiendo de la configuracin que desee modificar.\n5. Modifique la configuracin. 6. Pulse Aplicar para confirmar los cambios y, a continuacin, Aceptar para volver a la ventana Panel de control.\nAjuste de fecha, hora y zona horaria\nNota: nicamente los usuarios con permisos de administrador pueden ajustar la fecha, hora y zona horaria. La fecha y la hora actuales se muestran en la parte inferior del Men principal. Cuando guarde resultados, la unidad guardar tambin la fecha y la hora de ese momento. Nota: La unidad dispone de una batera especializada que se encarga de mantener la fecha y la hora del reloj. Para obtener ms informacin, consulte Sustitucin de las bateras en la pgina 144. Para obtener informacin sobre cmo modificar el formato en el que aparecen la fecha y la hora, consulte Configuracin de los formatos de fecha y hora en la pgina 63. Nota: Al modificar la configuracin de fecha y hora, la configuracin de Windows Embedded Standard se ve afectada.\nAjustar la fecha y la hora: 1. En el Men principal, pulse Configuracin y, a continuacin, presione dos veces Propiedades de fecha y hora. 2. Seleccione la ficha Fecha y hora.\n3. Modifique la configuracin segn sus necesidades. 4. Pulse Aplicar para confirmar los cambios y, a continuacin, Aceptar para volver a la ventana Panel de control.\nPara modificar la zona horaria: 1. En el Men principal, pulse Configuracin y, a continuacin, presione dos veces Propiedades de fecha y hora. 2. Seleccione la ficha Zona horaria.\nSeleccin de la aplicacin de inicio\nCuando ponga en marcha la unidad por primera vez, se ejecutar Compact Toolbox. No obstante, puede configurar la unidad para que se ejecute automticamente cualquier otra de las aplicaciones disponibles. La aplicacin seleccionada se ejecutar automticamente la prxima vez que encienda la unidad tras haberla apagado (no en modo de suspensin). Para obtener ms informacin, consulte Encender y apagar la unidad en la pgina 42. Si la aplicacin especificada no puede ejecutarse (por ejemplo, si el mdulo requerido no est presente en la unidad o no est insertado en la misma ranura), el parmetro correspondiente a la aplicacin de inicio adopta automticamente el valor Ninguno. Deber seleccionar de nuevo la aplicacin una vez que haya insertado el mdulo en la unidad.\nPara seleccionar una aplicacin de inicio: 1. En el Men principal, pulse Configuracin y, a continuacin, presione dos veces Inicio de aplicacin. 2. En Arranque automtico al iniciar, seleccione la aplicacin o aplicaciones que desee ejecutar automticamente al encender la unidad.\nNota: La aplicacin Medidor de potencia slo estar disponible si adquiri esa opcin junto con la unidad. 3. Pulse Aplicar para confirmar los cambios y, a continuacin, Aceptar para volver a la ventana Panel de control.\nConfiguracin de los accesos directos\nPuede iniciar directamente una aplicacin determinada al pulsar uno de los botones de acceso directo. Tambin puede determinar qu aplicacin se ejecutar al pulsar cada uno de esos botones. Hay dos botones de acceso directo: uno para ejecutar la aplicacin relativa al mdulo de la ranura 0 o teclado (virtual) en pantalla. y otro para ejecutar la aplicacin integrada de medicin de la potencia (en el caso de que su unidad disponga de esta opcin), el teclado en pantalla, o bien una aplicacin relativa al mdulo de la ranura1. Para configurar los accesos directos: 1. En el Men principal, pulse Configuracin y, a continuacin, presione dos veces Inicio de aplicacin. 2. En Accesos directos, asocie una aplicacin a cada botn.\n3. Pulse Aplicar para confirmar los cambios y, a continuacin, Aceptar para volver a la ventana Panel de control.\nActivacin o desactivacin del inicio de sesin automtico\nNota: nicamente los usuarios con permisos de administrador pueden activar o desactivar la funcin de inicio de sesin automtico. Puede configurar su unidad para que inicie sesin automticamente en Windows al iniciar (no necesita seleccionar usuario ni introducir contrasea). Tambin es posible desactivar esta funcin si prefiere distinguir diferentes cuentas de usuario con diferentes derechos de acceso y contraseas. Por defecto, el inicio de sesin automtico est activado para la cuenta de usuario Operador, con una contrasea vaca. Si desea crear (o modificar) una contrasea para la cuenta de usuario en la que inicia sesin automticamente, deber desactivar esta funcin primero y, a continuacin, volver a activarla una vez que se haya definido la nueva contrasea. Si desea modificar la cuenta utilizada en el inicio de sesin automtico, tendr que desactivar esta funcin primero y, a continuacin, activarla para la nueva cuenta.\nPara evitar problemas, EXFO le recomienda que nunca active el inicio de sesin automtico para cuentas de usuario con derechos limitados. De otro modo, resultar imposible desactivar el inicio automtico o seleccionar otras cuentas de usuario.\nPara activar (o modificar) el inicio de sesin automtico: 1. En el Men principal, pulse Configuracin y, a continuacin, presione dos veces Inicio de sesin automtico. 2. Introduzca el nombre de usuario que desee (cuenta) y la contrasea correspondiente.\nNota: El nombre de usuario y la contrasea que especifique deben corresponderse con una cuenta que se haya definido en Cuentas de usuario en Panel de control. 3. Pulse Activar inicio de sesin automtico. 4. Pulse para volver a la ventana Panel de control.\nLa prxima vez que inicie la unidad, no necesitar volver a especificar el nombre de usuario y la contrasea.\nDesactivar el inicio de sesin automtico: 1. En el Men principal, pulse Configuracin y, a continuacin, presione dos veces Inicio de sesin automtico. 2. Pulse Desactivar inicio de sesin automtico.\n3. Cuando la aplicacin se lo pida, confirme con S. 4. Pulse para volver a la ventana Panel de control.\nLa prxima vez que inicie la unidad, deber especificar el nombre de usuario y la contrasea.\nConfiguracin de las opciones de administracin de energa\nNota: nicamente los usuarios con permisos de administrador pueden configurar las opciones de administracin de energa. Para conseguir un rendimiento ptimo fuera de la Plataforma compacta modular, sta viene con dos series predeterminadas de parmetros (combinaciones) para administrar la energa. Cuando no use la unidad durante un perodo de tiempo, puede que la luz de la pantalla se apague para ahorrar energa. Puede establecer perodos de inactividad para el adaptador/cargador de CA y el funcionamiento de la batera. La unidad entrar en modo de suspensin una vez transcurrido el tiempo especificado (consulte Encender y apagar la unidad en la pgina 42). Los valores que seleccione permanecern en la memoria incluso cuando apague la unidad. Nota: Cuando se apague la luz de fondo, no se interrumpe el funcionamiento de la unidad. Pulse cualquier tecla o cualquier punto de la pantalla para volver al funcionamiento normal.\nLa tabla siguiente indica los valores por defecto que se incluyen en cada una de las combinaciones predeterminadas de ahorro de energa.\nCuando el Funcionamiento adaptador/ con bateras cargador de CA est conectado\nAlways On Se apaga el monitor Nunca (predeterminado) Suspensin del Nunca sistema Hibernacin del sistema Max Battery Suspensin del sistema Hibernacin del sistema Nunca\nSe apaga el monitor Tras 15 minutos Tras 5 minutos Tras 30 minutos Tras 15 minutos Tras 45 minutos Tras 30 minutos\nNota: La configuracin de Apagar el disco duro no se tiene en cuenta (no es aplicable). Puede modificar alguna de las combinaciones de ahorro de energa ya existentes o crear una nueva (basada en una combinacin de ahorro de energa existente).\nPara seleccionar una combinacin de ahorro de energa: 1. En el Men principal, pulse Configuracin y, a continuacin, presione dos veces Propiedades de opciones de energa. 2. De la lista de Combinaciones de energa, seleccione el conjunto de parmetros que desee.\nEstablecimiento de otros parmetros\nPara modificar una combinacin de ahorro de energa: 1. En el Men principal, pulse Configuracin y, a continuacin, presione dos veces Propiedades de opciones de energa. 2. En la lista de Combinaciones de energa, seleccione el conjunto de parmetros predefinidos que desee modificar o en los que quiera basar su nueva combinacin de ahorro de energa. 3. Modifique los parmetros segn sus necesidades. 4. Pulse Guardar como.\nSi desea modificar la combinacin de energa existente, mantenga el mismo nombre, y a continuacin, pulse Aceptar. O BIEN Si prefiere crear una nueva combinacin de energa, introduzca un nuevo nombre, y a continuacin, pulse Aceptar. 5. Pulse Aplicar para confirmar los cambios y, a continuacin, Aceptar para volver a la ventana Panel de control.\nTambin puede configurar otros parmetros a travs de la ventana Panel de control, consulte la documentacin de Microsoft Windows Embedded Standard.\nUso del medidor de potencia integrado y de VFL\nEl Plataforma compacta modular FTB-200 v2 puede equiparse con un medidor de potencia ptico que permita medir la potencia absoluta (dBm o W) o la prdida de insercin (dB). El medidor de potencia puede detectar seales moduladas (1 kHz, 2 kHz y 270 Hz). El FTB-200 v2 tambin puede incluir un localizador visual de fallos (VFL) para inspeccionar o identificar fibras.\nAcceso al medidor de potencia integrado\nEn el Men principal, pulse Medidor de potencia. Nota: Algunos botones no aparecen cuando accede por primera vez a la aplicacin Medidor de potencia, pero aparecern despus de pulsar Aadir por primera vez o tras abrir un archivo.\nA continuacin encontrar una descripcin de los botones y las funciones del medidor de potencia.\nValor de referencia (cuando se est en modo referencia)\nLongitud de onda seleccionada Potencia detectada\nCambia entre las longitudes de onda disponibles en el medidor de potencia Cambia entre dB, dBm, y W como unidades de medida. Accede al modo de referencia\nAade una lectura a la ventana Resultados\nAnulacin de desfases\nLas variaciones en temperatura y humedad afectan al rendimiento de los circuitos electrnicos y los detectores pticos, pudiendo desviar los resultados de la medida. Para compensar esta desviacin, la unidad est equipada con una funcin de anulacin de desviaciones. La unidad est diseada para no requerir anulacin de desviaciones en condiciones normales de uso, pero debe efectuarla cuando las condiciones medioambientales cambien de forma considerable o al medir valores de potencia muy bajos.\nLa luz no debe alcanzar al detector durante la anulacin de desviaciones. Use siempre una tapa de proteccin de rosca. No use tapas de goma blanda. Para realizar una operacin de anulacin de desfase: 1. En la ficha Medidor de potencia, pulse Anulando.\n2. Apriete la tapa de proteccin en el puerto del medidor de potencia y a continuacin pulse Aceptar. El proceso de anulacin tarda unos 5 segundos.\nConfiguracin de umbrales y factores de correccin\nPuede definir umbrales para especificar los valores aceptables de potencia o de prdida para cada longitud de onda. A menudo los propios fabricantes proporcionan dichos umbrales, que dependen del sistema usado. Cuando una medida se encuentra por debajo de un umbral, aparece el smbolo en rojo al lado de la medida, en la lista Resultados.\nSi revierte a la configuracin de fbrica, eliminar todos los umbrales, factores de correccin y valores de referencia que haya fijado.\nPara establecer umbrales de potencia o de prdida: 1. En la ficha Medidor de potencia, pulse Configuracin. 2. En la lista Umbral y factor de correccin, seleccione la longitud de onda para la que quiere establecer un umbral y un factor de correccin.\nLista de umbrales (dB, dBm, W) de cada longitud de onda Factor de correccin de cada longitud de onda\nLista de longitudes de onda\nCuando est activada, LED verde: xito/ LED rojo: fallo Para revertir a los valores por defecto\n3. Pulse Editar y modifique los umbrales correspondientes a la longitud de onda seleccionada. Para el umbral en vatios (W), seleccione el orden de magnitud deseado. 4. Cuando haya terminado las modificaciones, pulse Aceptar para cerrar el cuadro de dilogo. 5. Si lo desea, marque la casilla de verificacin Mostrar estado de Aprobado y No aprobado con los indicadores LED para activar el LED de aprobado/no aprobado de la unidad. 6. Pulse Salir Config. para confirmar los nuevos umbrales.\nConfiguracin de valores de referencia en el medidor de potencia\nEn modo de referencia, la unidad muestra nicamente la prdida generada por la fibra bajo comprobacin, puesto que sustrae un valor de referencia de la potencia medida. Puede fijar un valor de referencia distinto para cada longitud de onda. Los valores de referencia permanecen en memoria hasta que se le asigna otro valor a esa longitud de onda. Establecer valores de referencia para usar en el modo de referencia: 1. Compruebe las fibras y lmpielas adecuadamente. 2. Use el adaptador y los cables puente adecuados para conectar una fuente de luz a su medidor de potencia. 3. En la ficha Medidor de potencia, use las flechas arriba/abajo para seleccionar una longitud de onda. Active la fuente en la misma longitud de onda.\n4. Pulse Referencia para guardar el valor actual de la potencia como la nueva referencia. Dicho valor aparecer en la esquina superior derecha de la zona de visualizacin de datos.\nMedida de potencia o prdida\nLas medidas de la potencia absoluta o de la prdida del enlace se realizan de la misma forma, excepto para el paso de referencia. Puede tomar medidas de la potencia o la prdida y guardarlas para su posterior anlisis. Para realizar medidas de potencia o prdida: 1. Si es necesario, realice una anulacin de desviacin (consulte Anulacin de desfases en la pgina 81). 2. Compruebe las fibras y lmpielas adecuadamente. 3. Para las mediciones de prdida, establezca como referencia para su medidor de potencia una fuente de luz (consulte Configuracin de valores de referencia en el medidor de potencia en la pgina 84) y, a continuacin, desactive la fuente de luz. 4. Si ha usado un solo cable de conexin de referencia, desconctelo nicamente del puerto del medidor de potencia y, a continuacin, conecte un segundo cable de conexin de referencia al medidor de potencia. O BIEN Si ha usado dos cables de conexin de referencia, desconctelos del adaptador pasante.\n5. Con adaptadores pasantes o los paneles de conexiones del sistema, conecte una fibra bajo comprobacin al cable de conexin de referencia unido a la fuente de luz y el medidor de potencia. 6. En la ficha Medidor de potencia, use las flechas arriba/abajo para seleccionar una longitud de onda. Active la fuente en la misma longitud de onda.\n7. Aada los valores mostrados a la lista de Resultados tras pulsar Aadir. Nota: Si selecciona Aadir justo antes de cambiar a otra unidad de medida, la aplicacin le pedir que guarde las medidas que no hayan sido guardadas. Debe guardar o descartar estas medidas antes de poder aadir valores expresados en la nueva unidad de medida. 8. Repita el procedimiento para las dems longitudes de onda. 9. Una vez completado el anlisis, pulse Almacenar. Tambin puede acceder al cuadro de dilogo Guardar archivo en la ventana Memoria.\nSi especifica un nombre que ya existe, se sobrescribir el archivo original y slo estar disponible el nuevo archivo.\nPara visualizar y editar las medidas de potencia: 1. En la ficha de Medidor de potencia, pulse Resultados. Todas sus medidas estn enlistadas por longitud de onda. Para cada longitud de onda, las medidas aparecen en el orden en el que fueron efectuadas. 2. Pulse Renombrar para cambiar el nombre de la fibra o pulse Borrar para eliminar de la lista el valor seleccionado.\nLongitud de onda a la que se midi la potencia Resultados de medida de potencia (dB) Potencia de referencia (dBm), si se utiliz una referencia\nNmero de fibra Smbolo que indica una medicin por debajo del umbral definido por el usuario. Para obtener ms informacin, consulte Configuracin de umbrales y factores de correccin en la pgina 82. Promedio de potencia medida Para cambiar el nombre de fibra Para eliminar una fila de la tabla\n3. Pulse Salir result. para volver a la ficha Medidor de potencia. 4. Una vez completado el anlisis, pulse Almacenar. Tambin puede acceder al cuadro de dilogo Guardar archivo en la ventana Memoria.\nAbrir archivos de resultado\nPuede abrir los archivos de resultado que se han almacenado en su unidad o en una unidad de memoria USB. Si necesita ms flexibilidad y un mayor rango de posibles tipos de informes, tambin puede transferir archivos de resultado a un equipo en el que estn instaladas aplicaciones como LiteReporter o FastReporter. Para abrir archivos de resultados: 1. En la ficha Medidor de potencia, pulse Memoria y, a continuacin, Abrir archivos. 2. Si es necesario, cambie la ubicacin desde la que el archivo ha de ser recargado. La aplicacin guardar en la memoria la ltima carpeta seleccionada.\n3. Seleccione el archivo que desea abrir de la lista de archivos mostrada. Confirme con Aceptar. Si ya ha realizado medidas de energa, pero no las ha guardado, la aplicacin le pedir que guarde su trabajo. Debe guardar o descartar las medidas que no haya guardado antes de poder abrir un archivo. 4. Para ver el archivo, proceda como se detalla a continuacin: 4a. Pulse Salir memoria. 4b. En la ficha Medidor de potencia, pulse Resultados. Las mediciones de potencia se muestran en la lista de resultados.\nBorrado de medidas de potencia de la pantalla\nCuando las medidas no cumplan con sus requisitos, puede borrar los datos en pantalla y empezar de nuevo. Nota: Borrar las medidas de la pantalla no implica su eliminacin del disco (en caso de que las hubiese guardado previamente). Para borrar las medidas de potencia: 1. En la ficha Medidor de potencia, pulse Memoria y, a continuacin, Borrar la pantalla.\nSi an no ha guardado las medidas, la aplicacin le solicitar que guarde su trabajo. Deber guardar o descartar las medidas no guardadas antes de poder borrar la pantalla de datos. 2. Pulse Salir memoria.\nCreacin de un Informe de resultados\nExiste un informe disponible para guardar notas de las medidas, la ubicacin de la fibra probada, el tipo de trabajo realizado y comentarios generales. Esta informacin se guardar, junto con las medidas, en el archivo de resultados del medidor de potencia. Al abrir los archivos de resultados con aplicaciones como LiteReporter o FastReporter (instaladas en un ordenador), toda la informacin introducida estar disponible. Para acelerar la entrada de informacin, una vez haya proporcionado los datos necesarios puede conservar el contenido como plantilla que podr reutilizar con todos los nuevos resultados.\nPara crear un informe de resultados de medidor de potencia: 1. En la ficha Medidor de potencia, pulse Informe. 2. Introduzca la informacin pertinente.\nPara eliminar toda la informacin\nPuede guardar la informacin como un modelo pulsando Guardar como modelo. 3. Pulse Salir de informe para volver a la ficha Medidor de potencia. Para borrar toda la informacin de la ventana Informe: Pulse Borrar campos y, a continuacin, Salir de informe.\nIdentificacin visual de fallos en la fibra con el VFL\nEl localizador visual de fallos (VFL) le ayuda a identificar curvas, conectores defectuosos, empalmes y otras causas de prdida de seal. Puede ayudar tambin a la persona situada al otro lado del enlace a identificar la fibra que se est probando, lo cual puede ser especialmente til cuando se trabaja con cables que contienen muchas fibras. Desde su puerto especializado, el VFL emite una seal roja que se hace visible en la localizacin de un evento en la fibra. Esta seal puede ser continua (CW, la opcin predeterminada) o parpadeante (1 Hz).\nCuando el VFL est activo, el puerto VFL emite una radiacin lser visible. Evite la exposicin y no mire directamente al haz. Proteja adecuadamente los puertos no usados con una tapa.\nPara activar el VFL e inspeccionar una fibra: 1. Limpie los conectores adecuadamente. 2. Conecte la fibra que se est probando al puerto VFL. 3. En el Men principal, pulse Medidor de potencia y despus seleccione la ficha VFL. 4. Pulse el botn de Encendido/Apagado para activar el VFL.\n5. Use las flechas arriba/abajo para cambiar entre seal parpadeante (1 Hz) y continua (CW). 6. Examine la fibra sin mirar directamente al haz. Si sale luz por la envoltura de goma o por el lado del casquillo, la fibra est defectuosa. 7. Pulse el botn de Encendido/Apagado para desactivar el VFL.\nInspeccin de fibras con una sonda\nLa sonda de inspeccin de fibras (FIP) le permite localizar conectores sucios o daados mostrndole una vista ampliada de la superficie del conector. Las siguientes funciones comunes de sondas de inspeccin de fibra de vdeo son compatibles con la Plataforma compacta modular FTB-200 v2: Control de ampliacin: admite 200x, 400x u otros factores de zoom. Control de enfoque: realiza un ajuste preciso de la calidad de visualizacin. Captura de imgenes: congela la imagen en la pantalla de la unidad al pulsar un botn. Para obtener ms informacin, consulte la gua de usuario que se inclua junto con su sonda.\nInspeccin del extremo de una fibra\nLa sonda de inspeccin de fibra facilita el examen de los conectores del cable de conexin. Puede conectar la sonda de inspeccin de fibra a la unidad para visualizar los extremos de la fibra. Nota: Puede conectar la sonda en cualquier momento. La unidad la detectar automticamente transcurridos unos segundos. Para inspeccionar el extremo de una fibra: 1. Conecte la sonda al puerto de sonda ubicado en el lado derecho de la unidad, utilizando un adaptador si es necesario. No es posible conectar la sonda al puerto USB. 2. En el men principal, pulse Probe (Sonda) para iniciar la aplicacin de la sonda. O BIEN Pulse el botn Sonda en el teclado de la unidad.\n3. Conecte el extremo de la fibra o el conector a la sonda. 4. Pulse Vdeo en directo.\n5. Ajuste el brillo y el contraste mediante los controles deslizantes. 6. Ajuste el enfoque con el mando de control de enfoque de la sonda.\nDurante la inspeccin de la fibra puede capturar una imagen y guardarla en su unidad en formato de archivo JPEG o BMP. Puede transferir archivos de imagen a un ordenador y aadirlos a sus informes. Al guardar una imagen capturada, la aplicacin le sugerir un nombre de archivo de la forma ProbeNNN (donde NNN es el primer nmero no usado en la carpeta, empezando por 000). Nota: Si elimina un archivo, su nombre estar disponible para el siguiente archivo que se guarde. Capturar una imagen: 1. En el modo Vdeo en directo, ajuste la imagen retocando el enfoque, el brillo y el contraste. 2. Pulse Captar.\n3. Pulse Archivo, a continuacin, Guardar como. 4. Si lo desea, modifique el nombre de archivo sugerido y la ubicacin de la captura.\nNombre de archivo sugerido\n5. Pulse Guardar. 6. Pulse Men principal para volver al modo de Vdeo en directo.\nPara visualizar una captura: 1. Pulse Archivo y a continuacin Abrir. 2. Abra la carpeta que contiene la captura que desea ver.\n3. Seleccione la captura que desea ver, y a continuacin pulse Abrir. O BIEN Presione dos veces sobre la captura que desea ver. 4. Pulse Men principal para volver al modo de Vdeo en directo. 5. Repita los pasos 1 a 3 para ver otras capturas.\nGestin de datos\nPuede copiar, mover, eliminar o modificar el nombre de carpetas y archivos directamente desde su unidad. Puede transferir los archivos desde la unidad a una unidad de memoria USB o al ordenador. Tambin puede transferir los datos desde un dispositivo de almacenamiento o desde un ordenador a la unidad. La unidad est equipada con los siguientes puertos y dispositivos para la transferencia de datos: 3 puertos USB 2.0 para conectar una unidad de memoria o un USB a un adaptador RS-232 (consulte Utilizar el adaptador USB a RS-232 en la pgina 112) un puerto Ethernet para conectar a una red (para transferencias mediante VNC o Remote Desktop consulte Acceder a la unidad de forma remota en la pgina 119) dispositivo Wi-Fi interno (opcional) para conectarse a una red inalmbrica dispositivo interno Bluetooth (opcional) para transferencias de datos a travs de Bluetooth.\nPara visualizar la cantidad de espacio libre del disco en su unidad: 1. En el Men principal, pulse Informacin del sistema. 2. Seleccione Plataforma. El espacio libre del disco se muestra junto a los elementos Flash disponibles.\n3. Cuando haya terminado, pulse Aceptar para cerrar Informacin del sistema. Para gestionar archivos o carpetas nicamente en la propia unidad: En el Men principal, seleccione Administrador de archivos.\nPara transferir archivos o carpetas entre su unidad y una unidad de memoria USB: 1. Conecte el dispositivo de memoria USB al puerto USB. 2. En el Men principal, seleccione Administrador de archivos. La lista de unidades y carpetas disponibles debe incluir la unidad de memoria (Disco extrable). Ahora puede administrar sus archivos y carpetas como desee. Nota: Si no puede visualizar la unidad de memoria, cierre el Administrador de archivos y vuelva a abrirlo. Tambin puede utilizar la opcin Actualizar en el men Ver. 3. Cuando haya terminado, retire la unidad de memoria.\nTransferir datos a travs de Bluetooth\nSi la unidad est equipada con el dispositivo opcional Bluetooth (interno), puede transferir informacin entre la unidad y un ordenador utilizando la tecnologa Bluetooth. Por defecto, los dispositivos Bluetooth y Wi-Fi estn activados, pero no conectados a ninguna red. Si ha desactivado los dispositivos, debe activarlos antes de intentar transferir datos mediante Bluetooth (consulte Cmo activar y desactivar los dispositivos Bluetooth y Wi-Fi en la pgina 117). El ordenador que utilice debe tener instalada la versin de Windows XP SP3 o una posterior; si no es as, pueden surgir problemas durante la transferencia de datos. El ordenador tambin debe estar equipado con un dispositivo Bluetooth o una llave (adaptador pequeo) y debidamente configurados. La unidad debe encontrarse a 9 metros como mximo de distancia del ordenador (limitacin de la tecnologa Bluetooth). Si necesita transferir archivos ms grandes (de ms de 1 Gb), utilice una unidad USB, o conctese a una red Wi-Fi o Ethernet.\nDependiendo del sistema operativo del ordenador, es posible que slo se permita la transferencia de archivos protegidos con clave de paso. Si la unidad no puede recibir datos protegidos con claves de paso, slo ser posible la transferencia de datos desde la unidad al ordenador.\nEl proceso que se detalla a continuacin explica cmo transferir datos desde la unidad a un ordenador. La transferencia de datos desde el ordenador a la unidad es un proceso similar, excepto que los datos se envan por medio del asistente para la transferencia mediante Bluetooth del ordenador (opcin Enviar un archivo) y son recibidos por la unidad (opcin Recibir un archivo). Transferir datos mediante Bluetooth: 1. Configure su unidad como se explica a continuacin: 1a. En el Men principal, pulse Configuracin y, a continuacin, seleccione Dispositivos Bluetooth. 1b. En la ficha Opciones, en Descubrimiento, seleccione la casilla de verificacin Activar la deteccin.\n1c. Asegrese de que la casilla de verificacin Permitir que los dispositivos Bluetooth se conecten a este equipo est activada. 1d. Pulse Aceptar para confirmar.\n2. Configure el ordenador como se explica a continuacin: 2a. En el Panel de control del ordenador, haga doble clic en Dispositivos Bluetooth. 2b. En la ficha Opciones, en Descubrimiento, seleccione la casilla de verificacin Activar la deteccin. 2c. Asegrese de que el cuadro Permitir que los dispositivos Bluetooth se conecten a este equipo est activada. 2d. Pulse Aceptar para confirmar. 3. En el ordenador, haga clic en el icono Bluetooth (situado en la barra de tareas) y seleccione Recibir un archivo. 4. En la unidad, en Compact ToolBox, seleccione la ficha Programas. 5. Seleccione Asistente para la transferencia de archivos Bluetooth. 6. En la ventana de Bienvenida, pulse Siguiente. 7. Seleccione Enviar un archivo y pulse Siguiente.\n8. Seleccione el ordenador al que desea transferir los datos como se detalla a continuacin: 8a. Pulse Examinar.\n8b. Seleccione el ordenador deseado, y, a continuacin, pulse Aceptar para confirmar.\n9. Si desea utilizar una clave de paso, seleccione la casilla de verificacin correspondiente e introduzca la clave de paso.\nCuando haya terminado, pulse Siguiente. 10. Pulse Examinar para seleccionar el archivo que desea enviar al ordenador.\n11. Seleccione el archivo, pulse Abrir para confirmar, y a continuacin pulse Siguiente.\n12. En el ordenador, cuando la aplicacin se lo pida, permita la conexin e introduzca la clave de paso si es necesario. Nota: Una vez que haya establecido una conexin segura utilizando una clave de paso, esta clave se guarda en la memoria de la unidad y en la del ordenador hasta que finalice la conexin (Configurar > Dispositivos Bluetooth > Dispositivos) o cambie la clave de paso. 13. En el ordenador, seleccione Finalizar. 14. En el Asistente para la transferencia de archivos Bluetooth del ordenador, modifique si es necesario el nombre del archivo recibido y la ubicacin de almacenamiento. Haga clic en Siguiente para guardar el archivo. Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente. 15. En la unidad, pulse Finalizar para cerrar el Asistente para la transferencia de archivos Bluetooth.\nConectarse a una red inalmbrica\nSi la unidad est equipada con el dispositivo opcional Wi-Fi (interno), puede conectarse a una red inalmbrica y beneficiarse de todas las fuentes disponibles en la red. Puede transferir datos como si se tratase de una red Ethernet. Por defecto, los dispositivos Bluetooth y Wi-Fi estn activados, pero no conectados a una red. Si ha desconectado los dispositivos, debe activarlos antes de conectarse a una red inalmbrica (consulte Cmo activar y desactivar los dispositivos Bluetooth y Wi-Fi en la pgina 117). Conectarse a una red inalmbrica: 1. En el Men principal, pulse Configuracin y, a continuacin, seleccione Conexiones de red. 2. Presione dos veces Conexiones de red inalmbrica.\n3. En la ventana Conexiones de red inalmbrica, seleccione la red inalmbrica a la que desea conectarse.\n4. Pulse Conectar. 5. Si la red est protegida con una clave de red (contrasea), introdzcala en los cuadros correspondientes y pulse Conectar.\nTan pronto como la conexin se haya establecido, puede empezar a trabajar con la red inalmbrica seleccionada. Cuando haya terminado, en la ventana de Conexiones de red inalmbrica, pulse Desconectar para finalizar la comunicacin con la red inalmbrica.\nUtilizar el adaptador USB a RS-232\nSi desea transferir archivos entre la unidad y una dispositivo equipado nicamente con puertos RS-232 (en serie), debe utilizar un adaptador USB/RS-232.\nSlo son compatibles los adaptadores USB/RS-232 distribuidos por EXFO. Una vez que el adaptador se ha detectado, la unidad le asigna un nmero de puerto COM (los valores comienzan en COM 3). Este nmero de puerto COM se almacena en la memoria incluso despus de apagar la unidad. Es decir, la prxima vez que conecte el mismo adaptador a cualquier puerto USB, la unidad reconocer el adaptador y lo identificar con el nmero de puerto COM almacenado. La comunicacin entre la unidad y el dispositivo se establece a travs de la aplicacin PuTTY.\nPara utilizar el adaptador USB/RS-232: 1. Encienda la unidad y el dispositivo de serie. 2. Conctelo tal y como se muestra. Puede conectar el extremo del dispositivo USB del adaptador a cualquiera de los puertos USB.\nExtremo de la serie Serie dispositivo USB/RS-232 adaptador\nExtremo de USB\nNota: Si el dispositivo que desea utilizar es un ordenador (no equipado con puertos USB) puede que desee utilizar un cable de mdem nulo como cable de extensin entre el dispositivo y el adaptador USB/RS-232. La unidad detectar automticamente el adaptador.\n3. En la unidad, recupere el puerto COM del adaptador como se indica a continuacin: 3a. En el Men principal de su unidad, seleccione Configuracin, y a continuacin seleccione Device Manager (Administrador del dispositivo). 3b. Despliegue la lista Ports (COM & LPT) (Puertos [COM & LPT]) para recuperar el nmero de puerto COM que se ha asignado al adaptador y antelo.\n3c. Cierre la ventana Device Manager (Administrador del dispositivo).\n4. En la unidad, configure los parmetros de comunicacin como se indica a continuacin: 4a. En la barra de tareas de Windows, pulse Inicio, a continuacin seleccione Todos los programas > PuTTY > PuTTY.\nVista en rbol\nEn la vista en rbol, seleccione Connection > Serial y ajuste los parmetros como sean necesarios. Asegrese de que el puerto COM que ha especificado se corresponde con el que anot en el paso 3b. Si desea ver los caracteres que introduce en la pantalla, en la vista en rbol seleccione Terminal. En Local echo, seleccione el valor Force on. En la vista en rbol, seleccione Session. Seleccione Serial. El nmero de puerto COM y la velocidad debe corresponderse con los introducidos anteriormente. 4b. Pulse Open (Abrir). La unidad ya est lista para recibir o enviar datos.\n5. En el dispositivo, ajuste los parmetros de comunicacin.\nPara poder establecer una comunicacin entre la unidad y el dispositivo, debe ajustar los siguientes parmetros con los mismos valores definidos en la unidad: Velocidad Data bits (Bits de datos) Stop bit (Bit de parada) Parity (Paridad) Flow control (Control de flujo) Nota: El nmero de puerto COM que configur en el dispositivo ser distinto al que utiliz en la unidad. 6. En el dispositivo, establezca una comunicacin con la unidad utilizando su herramienta de comunicacin preferida (PuTTY, HyperTerminal, etc.).\nCmo activar y desactivar los dispositivos Bluetooth y Wi-Fi\nPor defecto, los dispositivos Wi-Fi y Bluetooth estn activados en las unidades equipadas con las opciones correspondientes. Si no desea transferir archivos mediante Bluetooth o trabajar con una red inalmbrica durante cierto periodo de tiempo, tal vez desee desconectar los dispositivos para alargar la vida de la batera. Tan pronto como desconecte el dispositivo Wi-Fi, el Bluetooth tambin se desconectar automticamente. Puede volver a activar los dispositivos en cualquier momento. Para activar o desactivar los dispositivos Bluetooth y Wi-Fi: 1. En el Men principal, pulse Configuracin y, a continuacin, seleccione Conexiones de red. 2. Seleccione Conexiones de red inalmbrica.\n3. En el men Archivo, seleccione Activar o Desactivar, segn sus necesidades.\nAcceder a la unidad de forma remota\nPuede acceder a la unidad de forma remota mediante las aplicaciones cliente Remote Desktop Connection o TightVNC. La siguiente tabla muestra las diferencias entre las dos aplicaciones.\nCaractersticas Remote Desktop Connection Cliente TightVNC\nDirecta entre la unidad y el ordenador; no se puede conectar a la unidad ms de un usuario a la vez. Considerados. S; obligatorio. El nombre y la contrasea del usuario han de ser los mismos que los utilizados para conectarse a la unidad. Por defecto, todas las cuentas con derechos de administrador pueden utilizar Remote Desktop Connection. Si desea que otras cuentas con derechos limitados puedan utilizar tambin Remote Desktop, debe permitirles el acceso especficamente.\nNo exclusiva; se pueden conectar a la unidad varios usuarios a la vez (compartiendo sesin). No considerados. S; obligatorio. La contrasea se define en el servidor TightVNC, la primera vez que inicie el servidor. Esta contrasea no est relacionada con la utilizada para conectar la unidad. Por defecto, todas las personas que utilicen el cliente TightVNC introducirn la misma contrasea (tal y como se define en el servidor). Todos los usuarios a los que les haya proporcionado la contrasea podrn conectarse a la unidad por medio de TightVNC.\nDerechos de los usuarios de Windows Contrasea protegida\nTrabajar con Remote Desktop\nPor defecto, todas las cuentas con derechos de administrador pueden utilizar Remote Desktop. Si desea que otras cuentas con derechos limitados puedan utilizar tambin Remote Desktop, debe permitirles el acceso especficamente. Tambin puede configurar la unidad para evitar que los usuarios accedan a ella utilizando Remote Desktop.\nAcceder a la unidad mediante Remote Desktop\nPara poder conectarse a la unidad utilizando Remote Desktop, debe: Conocer la direccin IP de la unidad y facilitarla en la configuracin de la conexin en el ordenador. La cuenta que desee utilizar deber estar protegida con una contrasea. Remote Desktop no permitir ninguna conexin con contraseas vacas. Introduzca el nombre de usuario adecuado cuando la aplicacin Remote Desktop se lo pida. Normalmente, este nombre de usuario debe corresponderse con el nombre de usuario que se encuentra actualmente conectado a la unidad. De otro modo, desconectara a la persona que ya estaba conectada.\nAcceder a la unidad de forma remota con Remote Desktop: 1. Conecte el ordenador y la unidad a la misma red con cables RJ-45 (red). Para conectar su unidad, utilice el puerto RJ-45 ubicado en el lado derecho. 2. Encienda el ordenador y la unidad. 3. En la unidad, en Compact Toolbox, dirjase a Men principal. Seleccione Informacin del sistema > Plataforma. 4. Anote la direccin IP y despus cierre la ventana. Nota: Pueden pasar unos segundos antes de que pueda visualizar la direccin IP en la lista. 5. En en la barra de tareas del ordenador, haga clic en Inicio, a continuacin seleccione Todos los programas > Accesorios > Remote Desktop Connection.\n6. En la ventana Remote Desktop Connection, en la lista Computer (Ordenador), introduzca la direccin IP de la unidad que anot en el paso 4.\n7. Haga clic en Connect (Conectar). 8. Cuando la aplicacin se lo pida, introduzca el nombre de usuario y la contrasea.\n9. Haga clic en OK (Aceptar) para abrir la sesin.\nPermitir que usuarios con cuentas limitadas utilicen Remote Desktop\nPor defecto, slo las cuentas con derechos de administrador pueden utilizar Remote Desktop. Sin embargo, puede asignar derechos extra de usuario a cuentas con derechos limitados para que tambin puedan utilizar Remote Desktop. Para permitir que un usuario con cuenta limitada utilice Remote Desktop: 1. En el Men principal de la unidad, seleccione Configuracin y, a continuacin, seleccione Remote Desktop. 2. Asegrese de que Permitir conexiones remotas a esta unidad desde un ordenador que utilice la aplicacin cliente Remote Desktop est activada.\n3. En la lista de usuarios, seleccione los cuadros correspondientes a los usuarios a los que desea permitir el acceso. 4. Una vez completada la seleccin, pulse Aceptar para confirmar.\nEvitar que los usuarios se conecten con Remote Desktop\nTambin puede configurar la unidad para evitar que los usuarios accedan a ella mediante Remote Desktop. Sin embargo, todos los usuarios con derechos de administrador tendrn derecho a modificar esta configuracin en cualquier momento. Para evitar que los usuarios se conecten a la unidad mediante Remote Desktop: 1. En el Men principal de la unidad, seleccione Configuracin y, a continuacin, seleccione Remote Desktop. 2. Seleccione la opcin No permitir conexiones remotas a esta unidad.\n3. Pulse Aceptar para confirmar.\nReiniciar o apagar la unidad mientras trabaja con Remote Desktop\nEn algunos casos, puede que sea necesario reiniciar o apagar la unidad mientras la est controlando de forma remota. Para reiniciar o apagar la unidad mediante Remote Desktop: 1. Cierre todas las aplicaciones, incluyendo Compact Toolbox. 2. En la barra de tareas, pulse Inicio, a continuacin seleccione Ejecutar. 3. Si desea reiniciar la unidad, en el cuadro Abrir, introduzca Shutdown -r. O BIEN Si desea apagar la unidad, en el cuadro Abrir, introduzca Shutdown -s.\nTrabajar con TightVNC\nEl control de la unidad con TightVNC requiere el servidor TightVNC (ya instalado en la unidad) y la aplicacin del visor de cliente TightVNC (que debe instalar en su ordenador). La primera vez que instale el servidor TightVNC en la unidad, la aplicacin le pedir que defina las contraseas. Una vez haya definido las contraseas, ya estar listo para conectar la unidad utilizando el cliente TightVNC (en su ordenador).\nPreste especial atencin al utilizar TightVNC para transferir archivos entre un ordenador y la unidad (servidor TightVNC). Transferir datos desde un ordenador a la unidad: Si la transferencia se interrumpe, todos los archivos de la unidad que tengan el mismo nombre que aquellos que estn en el ordenador SE ELIMINARN. Sin embargo, los archivos del ordenador permanecern disponibles. Transferir de la unidad a un ordenador: Si la transferencia se interrumpe, todos los archivos del ordenador que tengan el mismo nombre que aquellos que estn en la unidad SE ELIMINARN. Sin embargo, los archivos de la unidad permanecern disponibles. Para poder conectar la unidad utilizando TightVNC, deber: Conocer la direccin IP de la unidad y facilitarla en la configuracin de la conexin en el ordenador. Conocer la contrasea (por defecto, la misma para todos los usuarios). En esta seccin encontrar la informacin bsica para controlar la unidad con TightVNC. Para ms informacin, consulte la ayuda en lnea de TightVNC.\nConfigurar el servidor TightVNC\nEl servidor TightVNC ya est instalado en la unidad. Debe configurar una contrasea antes de establecer la conexin entre un ordenador y la unidad. Para configurar el Servidor TightVNC: 1. En Compact Toolbox, seleccione la ficha Programas, a continuacin seleccione Launch TightVNC Server (Lanzar servidor TightVNC).\n2. Seleccione la ficha Server (Servidor). 3. En los cuadros Primary password (Contrasea principal) y View-only password (Contrasea de slo lectura), introduzca las contraseas que desee.\nNota: Ambas contraseas son independientes una de otra. No tienen que ser idnticas. 4. Pulse Apply (Aplicar) y, a continuacin, OK (Aceptar).\nInstalar el visor TightVNC en un ordenador cliente\nSi el visor TightVNC an no est instalado en su ordenador, puede instalarlo mediante el DVD incluido en FTB-200 v2. Para instalar el visor TightVNC en su ordenador: 1. Introduzca el DVD de instalacin en la unidad de CD/DVD del ordenador. 2. En el men principal del DVD, haga clic en Desktop Utilities. 3. Haga clic en el cliente VNC para iniciar la instalacin. 4. Siga las instrucciones en pantalla.\nConectar la unidad con TightVNC\nUna vez que el visor TightVNC se ha instalado correctamente en el PC, ya puede acceder a la unidad de forma remota. Conectarse a la unidad con TightVNC: 1. Conecte el ordenador y la unidad a la misma red con cables RJ-45 (red). Para conectar su unidad, utilice el puerto RJ-45 ubicado en el lado derecho. 2. Encienda el ordenador y la unidad. 3. En la unidad, en Compact Toolbox, dirjase a Men principal. Seleccione Informacin del sistema > Plataforma. 4. Anote la direccin IP y despus cierre la ventana. Nota: Pueden pasar unos segundos antes de que pueda visualizar la direccin IP en la lista. 5. En Compact Toolbox, seleccione la ficha Programas, a continuacin seleccione Launch TightVNC Server (Lanzar servidor TightVNC). 6. En el ordenador, haga doble clic en el icono de acceso directo del visor TightVNC del escritorio. 7. En la lista VNC Server (Servidor VNC), introduzca la direccin IP que anot en el paso 4.\n8. Haga clic en Connect (Conectar).\nComprobacin de las conexiones de red\nNota: Esta funcin est disponible slo con el paquete de software opcional IPT. Las dos pruebas bsicas ms comunes usadas con frecuencia para el trabajo en red son la prueba de ping y de ruta de traza. Estas pruebas le garantizan que los paquetes IP viajan de la forma esperada desde un host local a un host remoto, y viceversa.\nRealizar una prueba Ping\nPing es una prueba bsica que mide el tiempo medio que un paquete tarda en llegar al host remoto, lo cual le permite comprobar con rapidez si dicho host remoto funciona adecuadamente. La prueba ping tiene seis parmetros comunes: La URL (direccin IP) El nmero de paquetes a enviar El tamao del paquete El tiempo mximo permitido para que un paquete llegue al host remoto El mximo nmero de saltos permitidos para alcanzar el host remoto (TTL) Una bandera que indica si los paquetes pueden fragmentarse o no. Una vez completada la prueba puede exportar los resultados. Ms tarde, puede importar el archivo de texto generado (separado por tabuladores) directamente en Microsoft Excel.\nPara realizar una prueba ping: 1. En Compact Toolbox, seleccione la ficha Programas y, a continuacin, seleccione Herramientas IP.\n2. En Herramientas de prueba IP seleccione la ficha Ping. ,\n3. Indique una URL o una direccin IP de destino. Puede pulsar el botn Default (por defecto) para usar la direccin ping predeterminada de la unidad. Este valor no puede modificarse.\n4. Establecer los otros parmetros: Nmero de paquetes a enviar Tamao del paquete Lmite de tiempo de espera Lmite TTL Desmarque la casilla de verificacin Allow fragmentation (Permitir fragmentacin) si prefiere enviar paquetes completos al host. 5. Pulse el botn Start (Inicio). Puede detener la prueba de ping en cualquier momento pulsando el botn Detener.\nRealizar una prueba de ruta de traza\nLa prueba de ruta de traza se usa para evaluar el nmero medio de nodos requeridos para alcanzar el host de destino. Se usa con frecuencia en la resolucin de problemas relacionados con las redes (identificacin de problemas de accesos bloqueados por cortafuegos o enrutamiento). Esta utilidad de prueba de ruta de traza le permite: Indicar la direccin de un host remoto. Establecer el tiempo mximo permitido para que un paquete llegue al host remoto. Establecer el mximo nmero de saltos permitidos para alcanzar el host remoto (TTL). Optar entre resolver o no el DNS para la direccin IP. Una vez completada la prueba puede exportar los resultados. Ms tarde, puede importar el archivo de texto generado (separado por tabuladores) directamente en Microsoft Excel.\nRealizar una prueba ruta de traza: 1. En IP Testing Tools (Herramientas de Prueba IP), seleccione la ficha Trace Route (Ruta de traza). 2. Indique una URL o una direccin IP de destino. Puede pulsar el botn Default (Por defecto) para usar la direccin de ruta de traza predeterminada de la unidad. Este valor no puede modificarse.\n3. Establecer los otros parmetros: Lmite de tiempo de espera Lmite TTL Marque o desmarque la casilla de verificacin Resolve IP addresses (Resolver direcciones IP) si desea obtener el nombre de host para la correspondiente direccin IP de los nodos. 4. Pulse el botn Start (Inicio). Puede detener la prueba de ruta de traza en cualquier momento pulsando el botn Detener.\nUna vez completada la prueba puede exportar los resultados de la pgina actual de pruebas. Si desea guardar los resultados para usarlos ms adelante, deber exportarlos puesto que los archivos de resultado no pueden abrirse directamente desde su unidad. Los resultados se guardan en un archivo de texto. Los campos estn separados por el carcter TAB para simplificar la importacin a una hoja de clculo de Microsoft Excel. La aplicacin sugiere un nombre predeterminado para el archivo: Para las pruebas de ping: Ping para [URL] en [AO]_[MES]_[DA].txt Para las pruebas de ruta de traza: Ruta de traza para [URL] en [AO]_[MES]_[DA].txt Donde: [URL] es la URL o direccin IP que se indic, [AO] es el ao en que se realiz la prueba, [MES] es el mes en que se realiz la prueba, [DA] es el da en que se realiz la prueba. Ejemplo: Para una prueba ping de la URL www.yoursite.org realizada el 3 de enero de 2010, el nombre de archivo sugerido sera: Ping para www.yoursite.org en 2010_01_03.txt Para exportar los resultados: Pulse el botn Exportar. En caso necesario, modifique el nombre de archivo sugerido.\nPara conseguir un funcionamiento duradero y sin problemas: Examine siempre los conectores de fibra ptica antes de usarlos y lmpielos si fuese necesario. Evite que se acumule polvo en la unidad. Limpie la carcasa y el panel frontal de la unidad con un pao ligeramente humedecido con agua. Conserve la unidad a temperatura ambiente en un lugar limpio y seco. Mantenga la unidad alejada de la luz solar directa. Evite la humedad alta o las fluctuaciones de temperatura significativas. Evite golpes y vibraciones innecesarios. Si se derrama algn lquido sobre la unidad o dentro de ella, apague la alimentacin inmediatamente, desconecte el equipo de cualquier fuente de alimentacin externa y deje que la unidad se seque por completo.\nEl uso de controles, ajustes y procedimientos para el funcionamiento y el mantenimiento de forma distinta a la especificada en la presente documentacin puede provocar una exposicin peligrosa a la radiacin.\nLimpieza de los puertos del detector\nLa limpieza regular de los detectores contribuir a mantener la precisin de las mediciones.\nCubra siempre los detectores con tapas de proteccin cuando la unidad no est en uso. Para limpiar los puertos del detector: 1. Retire la tapa de proteccin y el adaptador (FOA) del detector. 2. Si aprecia polvo en el detector, elimnelo con un chorro de aire comprimido. 3. Con cuidado de no tocar el extremo blando de la gasa, humedezca una punta limpiadora con una sola gota de alcohol isoproplico.\nEl alcohol puede dejar marcas si se usa en exceso. No use botellas que dispensen un chorro de alcohol demasiado abundante. 4. Aplique una ligera presin (para evitar romper la ventana del detector) a la vez que gira suavemente la punta limpiadora sobre la ventana del detector. 5. Repita el paso 4 con una punta limpiadora seca o con un chorro de aire comprimido. 6. Deseche las puntas limpiadoras despus de cada uso.\nRecarga de la batera principal\nLa batera de ion-litio principal durar unas 8 horas en condiciones normales de uso. La batera del reloj se recarga automticamente junto con la batera principal. En Compact Toolbox, el estado de la carga aparece por encima del Men principal. La unidad tambin indica el estado de carga con un LED el panel frontal (ver Descripcin del panel LED en la pgina 4):\nLED de estado Estado de la carga de la batera\nVerde Verde, parpadeando Amarillo Rojo\nCarga completa Cargando Bajo Error o batera fuera de la unidad\nLas bateras no se cargan en fbrica. Deber realizar una carga completa (3 horas) antes de usar la unidad por primera vez. El tiempo requerido para cargar las bateras depende de varios factores, tales como el tipo de mdulos en uso y la temperatura ambiente. Nunca almacene la unidad en lugares sometidos a temperaturas superiores a los 60 C (140 F). Realice la carga nicamente con el cargador especificado. En funcin de la forma en que se use la unidad, es posible que, al cabo de un rato, el icono de estado de la carga no refleje el nivel de carga real de la batera (por ejemplo, el icono puede indicar que el nivel de carga es suficiente pero la unidad se apaga ya que en realidad no lo es). Ser necesario realizar un ciclo completo de calibracin (consulte Recalibracin de la batera en la pgina 141). Para recargar la batera principal: Conecte la unidad a una toma de corriente con el adaptador/cargador de CA. El ciclo de carga se iniciar y finalizar de forma automtica.\nRecalibracin de la batera\nEn funcin de la forma en que se use la unidad, es posible que, al cabo de un rato, el icono de estado de la carga no refleje el nivel de carga real de la batera (por ejemplo, el icono puede indicar que el nivel de carga es suficiente pero la unidad se apaga ya que en realidad no lo es). Ser necesario realizar un ciclo completo de calibracin. Puede realizar una recalibracin con la utilidad de calibracin de batera: La utilidad cargar la batera hasta que est completamente cargada. A continuacin, la descargar por completo. Tendr que dejar que la batera se recargue completamente. El proceso completo de calibracin dura varias horas. Puede detener el proceso en cualquier momento pero aun as, la batera deber calibrarse y no estar necesariamente llena (dependiendo del momento en el que detenga el proceso). Cuando un paso de la calibracin est en curso, el LED que precede al nombre del paso se ilumina en amarillo. Cuando el paso se completa, dicho LED se ilumina en verde.\nPara recalibrar las bateras: 1. En el Men principal, seleccione Configuracin y, a continuacin, presione dos veces Calibracin.\n2. Conecte el adaptador/cargador de CA a la unidad.\n3. Pulse el botn Iniciar la calibracin (el botn Interrumpir la calibracin estar disponible). Una vez completada la calibracin, el botn Iniciar la calibracin volver a estar disponible.\nSustitucin de las bateras\nLa unidad utiliza una batera especialmente diseada para EXFO. Por esta razn, la batera principal slo se puede sustituir con otra batera similar. Slo puede adquirir bateras nuevas de EXFO.\nNo arroje las bateras al fuego o al agua ni cortocircuite sus contactos elctricos. No las desmonte. Para sustituir la batera principal: 1. Si no tiene una batera de recambio, pngase en contacto con EXFO para adquirir una nueva. 2. Apague la unidad. 3. Abra la tapa del compartimento de la batera que se encuentra en la parte superior de la unidad (gire la tapa en el sentido contrario a las agujas del reloj y tire de ella). 4. Sustituya la batera. 5. Cierre la tapa del compartimento de la batera. Nota: Usted mismo no puede sustituir la batera del reloj.\nRecalibracin de la unidad\nLas calibraciones de fbrica y las realizadas en el centro de asistencia se basan en la norma ISO/IEC 17025, que especifica que los documentos de calibracin no pueden indicar un intervalo de calibracin recomendado, a no ser que ste se haya acordado previamente con el cliente. La validez de las especificaciones depende de las condiciones de funcionamiento. Por ejemplo, el periodo de validez de la calibracin puede ser ms largo o ms corto en funcin de la intensidad del uso, las condiciones ambientales y el mantenimiento de la unidad. Deber averiguar el intervalo de calibracin adecuado para su unidad segn sus requisitos de precisin. En condiciones normales de uso, EXFO le recomienda recalibrar su unidad una vez al ao.\nReciclaje y desecho (se aplica slo a la Unin Europea)\nRecicle y deseche su producto (incluyendo los accesorios elctricos y electrnicos) de forma adecuada, de acuerdo con las regulaciones locales. No lo arroje en los contenedores de basura convencional. Este equipo se ha vendido despus del 13 de agosto de 2005 (tal y como indica el rectngulo negro). A menos que se indique lo contrario en un acuerdo independiente entre EXFO y un cliente, distribuidor o socio comercial, EXFO se har cargo de los costes relacionados con la recoleccin, tratamiento, recuperacin y desecho de los residuos de fin de ciclo de vida til generados por los equipos electrnicos distribuidos despus del 13 de agosto de 2005 en un estado miembro de la Unin Europea, segn la legislacin relacionada con la directiva comunitaria 2002/96/CE. Salvo por razones de seguridad o beneficio medioambiental, los equipos producidos por EXFO, bajo su marca, se han diseado, por norma general, para facilitar el desmontaje y reciclaje. Para ver los procedimientos completos de reciclaje y desecho, as como la informacin de contacto, puede visitar el sitio web de EXFO en www.exfo.com/recycle.\n11 Resolucin de problemas\nProblema Causa Solucin\nLa batera est descargada.\nCargue la batera. Sustituya la batera por otra batera completamente cargada. Conecte la unidad a una fuente de alimentacin externa usando el adaptador/cargador de CA.\nConecte la unidad a una fuente de La unidad no est alimentacin externa usando el conectada a una adaptador/cargador de CA. fuente de alimentacin externa. La fuente de alimentacin externa est desconectada. La pantalla de la unidad La luz de fondo est oscura. de la unidad est desconectada. La batera est descargada y la unidad se ha apagado. Asegrese de que la fuente de alimentacin externa est conectada por ambos extremos. Pulse el botn de iluminacin de fondo. Cargue la batera. Sustituya la batera por otra batera completamente cargada. Conecte la unidad a una fuente de alimentacin externa usando el adaptador/cargador de CA.\nEl teclado externo no funciona.\nNo se ha detectado el teclado externo.\nDesconecte el teclado y vulvalo a conectar. Apague la unidad, conecte el teclado y encienda la unidad.\nLos caracteres en la pantalla se ven tenues. No se detecta el mdulo.\nEl ajuste del brillo no es el correcto. El mdulo no se ha insertado correctamente.\nAjuste el brillo. Asegrese de que el mdulo est insertado y asegurado en el lugar correspondiente (consulte la seccin Insercin y retirada de los mdulos de prueba). Asegrese de que la ltima versin de la aplicacin del mdulo est disponible en su unidad (consulte la seccin Instalacin o actualizacin de las aplicaciones).\nLa aplicacin del mdulo an no se ha instalado en la unidad o la aplicacin del mdulo no est actualizada.\nUna de las aplicaciones no responde.\nPulse y mantngalo pulsado hasta que el men de apagado aparezca, a continuacin seleccione Apagar. Vuelva a encender la unidad para reiniciarla. Pulse y mantngalo pulsado hasta que el men de apagado aparezca, a continuacin seleccione Apagar. Encienda la unidad. Mientras el sistema est mostrando el men de arranque (3 segundos), pulse en el teclado de la unidad para seleccionar el modo de funcionamiento de las herramientas del sistema de emergencia. O BIEN Pulse la tecla FLECHA ABAJO en el teclado (si ha conectado uno). Pulse el mando de la unidad o la tecla INTRO del teclado para confirmar su eleccin. Pulse para iniciar la calibracin de la pantalla.\nNo se puede calibrar la La calibracin de la pantalla es muy pobre. pantalla tctil a travs del panel de control del Lpiz.\nEl tiempo en que la Es posible que la unidad est operativa se batera se haya ha reducido. agotado. La batera no se carg completamente. La batera no est El indicador de la batera sigue indicando completamente cargada. un nivel bajo tras una carga completa. La unidad cambia a modo de suspensin o hibernacin de forma imprevista. El ahorro de energa no est definido correctamente.\nCargue la batera. Realice un ciclo completo de calibracin de la bateraa. Realice un ciclo completo de calibracin de la bateraa.\nSeleccione el ahorro de energa predefinido (Siempre encendido o Mx. batera). Para ms informacin, consulte la seccin Configuracin de las opciones de administracin de energa. Reinicie la unidad. Para ello, consulte la seccin Restauracin de la unidad al funcionamiento normal.\nLa unidad no responde.\nUn ciclo completo de calibracin de la batera consiste en una carga completa seguida inmediatamente de una descarga completa, a la que finalmente sigue otra carga completa.\nRestaurar la unidad al funcionamiento normal\nEl FTB-200 v2 est configurado para utilizar la secuencia de inicio estndar de Windows. Sin embargo, tambin puede utilizar la funcin de herramientas de emergencia del sistema, si requiere: comprobar la integridad del disco copiar algunos archivos en un dispositivo de almacenamiento USB con propsitos de recuperacin revertir la unidad a su estado inicial (tal y como estaba en el momento de la compra) o restablecerla con una imagen especfica de Windows (WIM) que le haya proporcionado el servicio de atencin al cliente de EXFO, por ejemplo.\nAl restaurar la particin del sistema se formatearn las unidades C y D de la unidad y se sustituir por la imagen elegida lo que est instalado en la unidad en ese momento. Si ha instalado otros productos que no se incluyen en el archivo de imagen, tendr que volver a instalarlos posteriormente. Si tiene datos almacenados en la unidad D, es posible que desee guardar una copia de los mismos antes de restaurar la particin del sistema. Nota: Puede resultar til conectar un teclado y un ratn a la unidad antes de utilizar las herramientas de emergencia del sistema.\nPara navegar en las ventanas utilice el teclado de la unidad: Pulse Pulse Pulse para ir arriba. para ir abajo. para ir a la derecha (equivalente a la tecla TAB).\nPulse el mando para seleccionar (equivalente a la tecla INTRO). Restaurar la particin del sistema: 1. Encienda el FTB-200 v2. 2. Mientras el sistema est mostrando el men de arranque (3 segundos), pulse en el teclado de la unidad para seleccionar el modo Maintenance and recovery (Mantenimiento y recuperacin). O BIEN Pulse la tecla FLECHA ABAJO en el teclado (si ha conectado uno). 3. Pulse el mando de la unidad o la tecla INTRO del teclado para confirmar su eleccin. Nota: La pantalla tctil es til en este momento.\n4. En la ventana principal, seleccione Restore system partition from an image y, a continuacin, pulse Next.\n5. Si desea revertir la unidad a su estado inicial (en la mayora de los casos), seleccione Factory recovery image. O BIEN Si prefiere utilizar un archivo de imagen (proporcionada por el servicio de atencin al cliente, por ejemplo), seleccione el archivo .wim y utilice el botn Browse para localizar el archivo.\n6. Pulse Next para continuar con el siguiente paso.\n7. Pulse Next para iniciar el proceso de restauracin. La unidad se reiniciar al finalizar el proceso.\nPara recuperar datos de la unidad D: 1. Encienda el FTB-200 v2. 2. Mientras el sistema est mostrando el men de arranque (3 segundos), pulse en el teclado de la unidad para seleccionar el modo de herramientas del sistema de emergencia. O BIEN Pulse la tecla FLECHA ABAJO en el teclado (si ha conectado uno). 3. Pulse el mando de la unidad o la tecla INTRO del teclado para confirmar su eleccin. Nota: La pantalla tctil es til en este momento. 4. En la ventana principal, seleccione Backup data and configuration files to USB flash drive y, a continuacin, pulse Next.\n5. Seleccione los archivos de los que desea hacer una copia de seguridad. Una marca de verificacin indica una seleccin de una carpeta completa (con sus subcarpetas y archivos). Una casilla de verificacin en gris indica que no se han seleccionado todos los archivos o subcarpetas.\n6. Si el dispositivo USB que desea usar no est conectado a la unidad, conctelo ahora para que el sistema pueda encontrarlo. Pulse Next.\n7. En la lista de dispositivos disponibles, seleccione el dispositivo USB en el que desea guardar los datos.\nNota: Si ha olvidado conectar el dispositivo USB en este punto y no aparece en la lista, pulse Back, conecte el dispositivo y, a continuacin, pulse Next (Siguiente) para volver a esta ventana. 8. Pulse Next para iniciar el proceso de copia de los archivos. Una barra de progreso indica qu archivos se estn copiando. Si pulsa Cancel mientras la transferencia est en curso, los archivos ya copiados en el dispositivo USB se mantendrn en el mismo. 9. Una vez finalizada la transferencia, pulse Cancel para volver a la ventana principal.\nPara verificar la integridad de disco: 1. Encienda el FTB-200 v2. 2. Mientras el sistema est mostrando el men de arranque (3 segundos), pulse en el teclado de la unidad para seleccionar el modo de herramientas de emergencia del sistema. O BIEN Pulse la tecla FLECHA ABAJO en el teclado (si ha conectado uno). 3. Pulse el mando de la unidad o la tecla INTRO del teclado para confirmar su eleccin. Nota: La pantalla tctil es til en este momento. 4. En la ventana principal, seleccione Check disk integrity, y, a continuacin, pulse Next.\n5. Pulse Next para iniciar el anlisis de disco.\nUna vez finalizado el anlisis, puede ver un informe de cada unidad pulsando Details. 6. Pulse OK una vez haya finalizado. 7. Para salir de la herramienta de anlisis de integridad, pulse Cancel para volver a la ventana principal.\nContacto con el grupo de asistencia tcnica\nPara obtener servicio posventa o asistencia tcnica para este producto, pngase en contacto con EXFO a travs de uno de los siguientes nmeros de telfono. El grupo de asistencia tcnica est disponible para atender sus llamadas de lunes a viernes, de 08:00 a 19:00 (hora este de los Estados Unidos). Para obtener informacin detallada sobre asistencia tcnica, visite el EXFO sitio web de www.exfo.com. Technical Support Group 400 Godin Avenue Quebec G1M 2K2 CANAD 1 866 683-0155 (EE. UU. y Canad) Tel.: 1 418 683-5498 Fax: 1 418 683-9224 support@exfo.com\nPara agilizar el proceso, se ruega que facilite informacin como el nombre y nmero de serie (consulte la etiqueta de identificacin del producto), as como una descripcin de su problema.\nMfg. date QST442B\n465 Godin Avenue Vanier (Quebec) G1M 3G7 CANADA\nPantalla Opcin Wi-Fi/Bluetooth Medidor de potencia Adaptador del conector Opcin de sonda Opcin de software\nAl transportar la unidad, cabe mantener un rango de temperatura dentro de las especificaciones. Un manejo inadecuado puede derivar en daos en el transporte. Se recomienda seguir los siguientes pasos para minimizar posibles daos: Guarde la unidad en su embalaje original cuando tenga que transportarla. Evite la humedad alta o grandes fluctuaciones de temperatura. Mantenga la unidad alejada de la luz solar directa. Evite golpes y vibraciones innecesarios.\nEXFO Inc. (EXFO) garantiza este equipo contra defectos en materiales y mano de obra durante un periodo de un ao a partir de la fecha de entrega original. EXFO garantiza tambin que este equipo cumple con las especificaciones aplicables a su uso normal. Durante el periodo de garanta, EXFO proceder, segn su eleccin, a la reparacin, sustitucin o devolucin del importe, de cualquier producto defectuoso, as como a la comprobacin y el ajuste del producto, sin ningn tipo de coste, en caso de que el equipo necesite repararse o que la calibracin original sea errnea. En caso de que el equipo se devuelva para la verificacin de la calibracin durante el periodo de garanta y se compruebe que cumple con todas las especificaciones publicadas, EXFO le cargar los gastos estndar de calibracin.\nLa garanta puede quedar anulada si: la unidad se ha modificado, reparado o han trabajado con ella personas no autorizadas o personal ajeno a EXFO; se ha retirado la pegatina de la garanta; se han extrado tornillos de la carcasa distintos de los especificados en este manual; se ha abierto la carcasa de forma distinta a la explicada en este manual; se ha modificado, borrado o retirado el nmero de serie de la unidad; se ha hecho un mal uso de la unidad, un uso negligente o si la unidad ha resultado daada a consecuencia de un accidente.\nLA PRESENTE GARANTA SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTAS EXPLCITAS, IMPLCITAS O ESTATUTARIAS INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTAS IMPLCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIN A UN PROPSITO PARTICULAR. EXFO NO SER RESPONSABLE EN NINGN CASO DE DAOS ESPECIALES, ACCIDENTALES O CONSECUENCIALES.\nEXFO no ser responsable de los daos que se originen del uso del producto, ni ser responsable de ningn defecto en el funcionamiento de otros objetos a los que est conectado el producto, ni del funcionamiento de ningn sistema del que el producto pueda formar parte. EXFO no ser responsable de los daos que se originen del uso inadecuado o de una modificacin no autorizada del producto o de los accesorios y software que se distribuyen con l.\nEXFO se reserva el derecho de efectuar cambios en el diseo o fabricacin de cualquiera de sus productos en cualquier momento sin que por ello incurra en la obligacin de efectuar cambio alguno en las unidades ya distribuidas. Los accesorios, incluyendo pero sin limitarse a, fusibles, luces de aviso, bateras e interfaces universales (EUI), empleados con los productos de EXFO no quedan cubiertos por la presente garanta. Esta garanta excluye las averas que se originen a raz de: un uso o instalacin inadecuados, uso y desgaste natural, accidente, abuso, negligencia, fuego, agua, rayos u otras catstrofes naturales, causas externas al producto u otros factores fuera del control de EXFO.\nEXFO cobrar una tarifa por la sustitucin de conectores pticos daados por un mal uso o una mala limpieza.\nEXFO certifica que este equipo cumple las especificaciones publicadas en el momento de salida de fbrica.\nEXFO se compromete a ofrecer mantenimiento y reparaciones durante los cinco aos siguientes a la fecha de compra. Para enviar cualquier equipo para mantenimiento o reparacin: 1. Llame a alguno de los centros de asistencia autorizados de EXFO (consulte Centros de asistencia de EXFO en todo el mundo en la pgina 167). El personal de asistencia determinar si el equipo necesita mantenimiento, reparacin o calibracin. 2. Si se debe devolver el equipo a EXFO o a un centro de asistencia autorizado, el personal de asistencia emitir un nmero de autorizacin de devolucin de compra (RMA) y proporcionar una direccin para la devolucin. 3. Realice una copia de sus datos, si es posible, antes de enviar la unidad a reparar. 4. Guarde el equipo en su material de envo original. Asegrese de incluir una descripcin o informe en los que se detalle con precisin el defecto y las condiciones en las que se observ. 5. Enve el equipo de vuelta, tras pagar los costes de envo, a la direccin que le indique el personal de asistencia. Asegrese de indicar el nmero RMA en la nota de envo. EXFO rechazar y devolver todos los paquetes que no incluyan un nmero RMA. Nota: Se aplicar una tarifa establecida de comprobacin a todas las unidades devueltas que, tras la comprobacin, se demuestre que cumplan las especificaciones aplicables.\nDespus de la reparacin, se devolver el equipo con un informe de reparacin. Si el equipo no se encuentra en garanta, se facturar el coste que figura en el informe. EXFO se hace cargo de los costes de envo de devolucin al cliente para los equipos en garanta, pero el seguro de transporte correr de cuenta del cliente. La recalibracin rutinaria no se incluye en ninguno de los planes de garanta. Dado que las calibraciones y verificaciones no quedan incluidas dentro de la garanta bsica ni de la garanta extendida, se puede escoger adquirir los paquetes de calibracin y verificacin FlexCare por un determinado periodo de tiempo. Pngase en contacto con un centro de servicio autorizado (consulte Centros de asistencia de EXFO en todo el mundo en la pgina 167).\nCentros de asistencia de EXFO en todo el mundo\nSi su producto necesita asistencia tcnica, pngase en contacto con el centro de asistencia ms cercano. Centro de asistencia central de EXFO 400 Godin Avenue 1 866 683-0155 (EE. UU. y Canad) Quebec G1M 2K2 Tel.: 1 418 683-5498 CANAD Fax: 1 418 683-9224 quebec.service@exfo.com Centro de asistencia de EXFO en Europa Omega Enterprise Park, Electron Way Chandlers Ford, Hampshire S053 4SE INGLATERRA EXFO Telecom Equipment (Shenzhen) Ltd. 3rd Floor, Building 10, Yu Sheng Industrial Park (Gu Shu Crossing), No. 467, National Highway 107, Xixiang, Bao An District, Shenzhen, China, 518126\nTel.: +44 2380 246810 Fax: +44 2380 246801 europe.service@exfo.com\nTel: +86 (755) 2955 3100 Fax: +86 (755) 2955 3101 beijing.service@exfo.com\nLas siguientes especificaciones tcnicas pueden cambiar sin previo aviso. La informacin contenida en esta seccin se proporciona nicamente como referencia. Si desea obtener las especificaciones tcnicas ms recientes del producto, visite la pgina web de EXFO en www.exfo.com.\nFP4S FP4D GP-10-070 GP-10-072 GP-302 GP-308 GP-2001 GP-2011 GP-2012 GP-2014 GP-2015 FP4S 400x Fiber Inspection Probe 200x/400x Fiber Inspection Probe Rigid FTB-200 carrying case Semi-rigid FTB-200 carrying case USB mouse DC car adapter/inverter USB keyboard Compact Flash Ethernet WiFi card Compact Flash Bluetooth card Compact Flash memory 1 GB card Compact Flash memory 2 GB card GP-2023 GP-2024 GP-2025 GP-2027 GP-2028 GP-2016 GP-2017 GP-2019 GP-2021 (A-E-I-J-S-U) 10 feet RJ-45 LAN cable Spare FTB-200 battery USB micro drive standard capacity Spare AC power supply (requires AC external adapter/charger) Specify: ANorth America, EEurope, IIndia, JJapanese, SAustralia and New-Zealand, UUnited-Kingdom Spare neck strap Spare belt strap Spare battery door Portable printer Computer security cable kit\nPM-200 BUILT-IN POWER METER SPECIFICATIONS c\nCalibrated wavelengths (nm) Optional CWDM calibrated wavelengths (nm) Power range (dBm) Uncertainty (%) d Display resolution (dB) InGaAs 0.01 = max to 76 dBm 0.1 = 76 dBm to 86 dBm 1 = 86 dBm to min 0.01 = max to 54 dBm 0.1 = 54 dBm to 64 dBm 1 = 64 dBm to min Max power to 63 dBm for InGaAs Max power to 40 dBm for GeX 270/1000/2000 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 1270, 1290, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610, 1383, 1625 10 to 86 (InGaAs) 26 to 64 (GeX) 5 % 3 pW (InGaAs) 5 % 0.4 nW (GeX)\nAutomatic offset nulling range e Tone detection (Hz)\nVISUAL FAULT LOCATOR (VFL) (OPTIONAL)\nacceso al medidor de potencia .................... 79 anulacin de desviaciones ........................... 81 aplicacin, inicio.......................................... 50 archivos .pdf, generacin ............................ 30 arranque dual............................................ 151 asistencia tcnica ...................................... 161 Asociacin Canadiense de Normalizacin (CSA)....................x atencin al cliente ..................................... 165 autorizacin de devolucin de compra (RMA) ........................ 165 comprobacin de la integridad de datos ...................................... 159 condensadores ............................................ 13 conexin de sonda ...................................... 96 configuracin umbrales de potencia (medidor de potencia) ............ 82 valores de referencia .............................. 84 convenciones, seguridad ............................... 9 corriente de entrada .................................... 14 corriente, elctrica ....................................... 14 crear archivos .pdf ....................................... 30 CSA................................................................ x\nbatera estado de carga ................................... 139 LED .......................................................... 4 recarga ................................................ 140 recomendaciones de mantenimiento... 139 reloj ................................................... 8, 65 sustitucin o retirada........................... 144 batera del reloj. Consulte batera ................. 8 borrado de la pantalla del medidor de potencia ................................... 89 botn de alimentacin .................................. 6 buscar en web............................................. 52\ndatos, integridad ....................................... 159 datos, recuperacin ................................... 156 descripcin panel LED................................................. 4 teclado..................................................... 6 Descripcin del panel LED.............................. 4 descripcin del teclado .................................. 6 desviaciones electrnicas, eliminacin ......... 81 deteccin del mdulo.................................. 22 devoluciones de equipos ........................... 165 documentos, impresin ............................... 30\ncalibracin certificado............................................ 145 intervalo .............................................. 145 calibracin de la pantalla tctil.................... 53 cancelacin de efectos de corriente oscura........................ 81 capturar imgenes ...................................... 98 capturas de pantalla.................................... 98 centros de asistencia ................................. 167\nefectos de corriente oscura, eliminacin...... 81 envo a EXFO ............................................. 165 especificaciones tcnicas ........................... 169 especificaciones, producto ........................ 169 etiqueta de identificacin .......................... 161 etiqueta, identificacin.............................. 161 examen de fibras ......................................... 96 Explorer, Internet......................................... 52 exportar resultados.................................... 136 extraccin de un mdulo............................. 19\nfibra, inspeccin.......................................... 96 formato de archivo.............................. 98, 136 fuente de alimentacin, CA ......................... 14\nmantenimiento batera ................................................. 139 informacin general............................. 137 panel frontal ........................................ 137 puertos del detector ............................ 138 mantenimiento y reparaciones .................. 165 mxima corriente de entrada....................... 14 medidor de potencia acceso .................................................... 79 borrado de la pantalla ........................... 89 configuracin de umbrales .................... 82 creacin de un informe .......................... 90 descripcin de los botones..................... 80 recuperacin de resultados .................... 88 resultados .............................................. 87 umbrales................................................ 82 valores de referencia .............................. 84 mdulo deteccin ............................................... 22 extraccin .............................................. 19 insercin ................................................ 19\ngaranta anulada ............................................... 163 certificacin ......................................... 165 excepciones ......................................... 164 general ................................................ 163 responsabilidad ................................... 164 guardar resultados de la prueba ............... 136\nherramientas del sistema de emergencia .. 151 herramientas, sistema, emergencia ........... 151\nimpresin de documentos........................... 30 informacin de certificacin...........................x informacin de seguridad del lser ............. 11 informe, creado para resultados del medidor de potencia ............... 90 insercin de un mdulo .............................. 19 inspeccin de fibras .................................... 96 instalacin de la unidad .............................. 13 integridad de datos................................... 159 Internet Explorer ......................................... 52\nNavegador de Internet................................. 52 navegar en Internet ..................................... 52 navegar por Internet.................................... 52 nombre de archivo .............................. 98, 136\nopcin de inicio ........................................... 68 opcin utilizada al inicio.............................. 68 opciones software................................................. 46 opciones adquiridas .................................... 46\nLED de CA ..................................................... 4 LED de energa .............................................. 4 LED de seguridad del lser ............................ 4 limpieza panel frontal........................................ 137 puertos del detector ............................ 138\npanel frontal, limpieza............................... 137 parmetros de ping ................................... 131 parmetros de ruta de traza ...................... 134\npeligro de radiacin lser ............................ 11 peligro, radiacin lser ................................ 11 ping, realizar una prueba .......................... 131 potencia cero, referencia............................. 81 precaucin de riesgo material.................................... 9 de riesgo personal ................................... 9 producto especificaciones ................................... 169 etiqueta de identificacin .................... 161 puerto del detector, limpieza .................... 138\nsistema herramientas de emergencia................ 151 particin, restauracin ......................... 152 software opciones ................................................ 46 software. Consulte aplicacin sonda de conexin ...................................... 96 sustitucin de las bateras ......................... 144 sustitucin o retirada de la batera ............ 144\ntapa de proteccin .................................... 138 temperatura de almacenamiento .............. 137 toma de corriente de automvil, carga de la batera con una ......... 140\nrealizacin de mediciones nulas .................. 81 recalibracin.............................................. 145 recuperacin de datos............................... 156 recuperacin de resultados, medidor de potencia ..................... 88 referencia modo..................................................... 84 valores, configuracin ........................... 84 referencia de potencia cero ......................... 81 rendimiento de circuitos ............................. 81 rendimiento de detectores pticos.............. 81 reparacin de la unidad .............................. 13 requisitos CA ............................................... 14 requisitos de almacenamiento................... 137 requisitos de transporte .................... 137, 162 restauracin de la particin del sistema .... 152 ruta de traza, realizar una prueba ............. 134\numbrales configuracin, medidor de potencia ...... 82 potencia................................................. 82 unidad instalacin ............................................. 13 reparacin.............................................. 13 ventilacin ............................................. 13 unidad, recalibracin ................................. 145\nventilacin ................................................... 13 VFL operacin y visualizacin ....................... 93 realizacin de una prueba...................... 93 seal de modulacin .............................. 93 visualizar archivos........................................ 98\nseguridad advertencia .............................................. 9 convenciones ........................................... 9 informacin ........................................... 11 precaucin............................................... 9 seal intermitente ....................................... 93 seal, modulacin ....................................... 93 servicio posventa....................................... 161 smbolos, seguridad ...................................... 9\nSEDE CENTRAL 400 Godin Avenue Quebec G1M 2K2 CANAD Tel.: 1 418 683-0211 Fax: 1 418 683-2170 Plano TX, 75075 EE. UU. Tel.: 1 972 907-1505 Fax: 1 972 836-0164 Chandlers Ford, Hampshire S053 4SE INGLATERRA Tel.: +44 2380 246810 Fax: +44 2380 246801 SINGAPUR 169876 Tel.: +65 6333 8241 Fax: +65 6333 8242 Shenzhen 518035 P. R. CHINA Tel.: +86 (755) 8203 2300 Fax: +86 (755) 8203 2306\nOmega Enterprise Park, Electron Way 151 Chin Swee Road #03-29, Manhattan House Room 2711, Trade Center, No. 4028 Jintian Road, Futian District\nBeijing Global Trade Center, Tower C, Room Beijing 100013 P. R. CHINA Tel.: +86 (10) 5825 7755 Fax: +86 (10) 5825 7722 1207, 36 North Third Ring Road East, Dongcheng District EXFO SERVICE ASSURANCE 285 Mill Road Chelmsford MA, 01824 EE. UU. Tel.: 1 978 367-5600 Fax: 1 978 367-5700 1 800 663-3936\n(EE. UU. y Canad)\n2010 EXFO Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en Canad (2010-08)\nDocuments Similar To User Guide FTB-200 v2 (Spanish)\nRelease Notes v2017.11\nCanaima ME CP Carlos Parra\nYoel Choque Flores\nPropiedad intelectual analizada desde la economía de la información\nControl Optimo TD\nInforme Final-Grupo 6-Technocare S.a.S\nEnsayo Nuevo Sistema Penal Mexicano