ՄԻԿՐՈԼԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ Օրգանական հեղուկների էլեկտրամագնիսական հատկությունների բնութագրերը ներկայումս մեծ պահանջարկ ունեն բարձր զգայունության և ճշգրիտ կենսենսորների համար:  Օգտագործվում են կենսոսենսորների տարբեր տեսակներ, որոնց աշխատանքը հիմնված է էլեկտրաքիմիական, օպտիկական, պիեզոէլեկտրական, ջերմային կամ մեխանիկական հատկությունների վրա: Կենսենսորների շարքում արյան գլյուկոզի մակարդակը հայտնաբերող սենսորները հատուկ տեղ ունեն, ինչը պայմանավորված է շաքարախտի տարածված տարածվածությամբ:  Սովորաբար անհրաժեշտ է հիվանդից վերցնել արյուն ՝ արյան մեջ գլյուկոզի կամ այլ օրգանական միացությունների պարունակությունը չափելու համար, ինչը կարող է շատ անհարմարություններ առաջացնել: Հետեւաբար, այդ անհարմարություններից խուսափելու համար շատ հնարավոր է չափումներ կատարել առանց ներթափանցման (In vitro):  Մոտակա դաշտի միկրոալիքային միկրոռոբուսի (NFMM) վրա հիմնված սենսորները կարող են օգտագործվել որպես չթափանցող կենսենսորներ, որոնք կարող են նաև ապահովել բարձր զգայունություն [1]:   [2] - Գործողության ընթացքում մշակվել է բարձր զգայունության MDMM սենսոր, որը գործում է Հ միլիմետր տիրույթում: Այս աշխատանքում լուծույթի գլյուկոզայի պարունակությունը հետազոտվել է MDMM մեթոդով, որտեղ որպես զոնդ օգտագործվել է քառակուսի տեսքով միկրոալիքային վառարան:  Գլյուկոզի չափումները կատարվել են 3.6 ԳՀց գործառնական հաճախականությամբ:   Լուծույթի դիէլեկտրական թափանցելիության փոփոխությունը գլյուկոզի պարունակության փոփոխության հետևանքով ուսումնասիրվել է ռեզոնատորի S11 ռեզոնանսային գործակիցների չափման միջոցով:  Փորձերը ցույց են տվել, որ հնարավոր է հայտնաբերել ջրի գլյուկոզի 0.5 մգ / մլ փոփոխություն, ինչը հնարավորություն է տալիս ախտորոշել շաքարախտը [3]: կարող է ներկայացվել հետևյալ կերպ. Z (cid): Աշխատանքում ուսումնասիրվել է ապակե տաղավարը `գլյուկոզի ջրային լուծույթ` երեք միջավայր ունեցող օդային համակարգը:  Միջոցառման աշխատանքային սկզբունքը կարելի է բացատրել հարթ ալիքի մոդելով:  S11- ի արտացոլման գործակիցի մեծությունը միջանկյալ ալիքի դիմադրությամբ մեկնաբանվում է հետևյալ կերպ. Որտեղ S11- ը միկրոալիքային վառարանի արտացոլման գործակիցն է, Z0- ը ծայրահեղ բարդ զոնդային ալիքի դիմադրություն է, Z0 = Z0 I, Zin- ը համակարգի մուտքային-բարդ ալիքի դիմադրությունն է, որը կարող է գրվել հետևյալ կերպ. Որտեղ KS- ը հիմքի ալիքային վեկտորն է (103 մ -1, εS = 5, 2 ԳՀց), t (cid): Չափումների տեսական հաշվարկները լավ տեղավորվում են զոնդի վերջում:  Դիէլեկտրական թափանցելիությունը կունենա հետևյալ վերջնական ձևը. Ε (cid): 3439), լուծույթի մեջ գլյուկոզի կոնցենտրացիայի կախվածությունը գծային է և հաճախ արտահայտվում է δ մոլային աճով [4]:  Գլյուկոզի ջրային լուծույթի հարաբերական դիէլեկտրական կայունությունը կարող է գրվել որպես ε (cid): 4593) - իրական և կեղծիքների դիէլեկտրական թափանցելիության բարձրացում, երբ գլյուկոզի խտությունը մեծանում է մեկ միավորով (δ (cid): Փորձարարական սարքավորումներ: Չափումները կատարվել են օգտագործելով փորձնական սարքավորումները, որոնք ցույց են տրված նկար 1-ում:   Միկրոալիքային վառարանի սենսորի քառակուսի տեսքը պատրաստված է կերամիկայից ՝ դիէլեկտրական թափանցելիությամբ ε = 9:  Երկու կողմերից էլ ծածկված էր մոտ 50 միկրոն արծաթով, որից հետո այն փայլեցնում էին հատուկ եղանակով:  Կերամիկական տակդիրի երկրաչափական չափերը 20 մմ × 40 մմ × 1 մմ էին, իսկ սենսորի չափսերն էին h = 1 մմ, w = 0,1 մմ, և s = 8 մմ:  Քառակուսի սենսորի տեսքը ներկայացված է Նկար 1-ում (գ): Նկար 1. ա) չափիչ սարքը (ցանցի անալիզատորը) սենսորի հետ միասին, բ) սենսորի օպտիկական տեսքը, գ) սենսորի կառուցվածքը: Սենսորը (փորձարկման նմուշի հետ միասին) միացված է ցանցի վերլուծիչին (GenComm GC724B), որը չափում է արտացոլման գործակիցը S11: Չափումներն իրականացվել են 24 ± 1 ° C ջերմաստիճանի և 43 ± 10% հարաբերական խոնավության պայմաններում:   Տարբեր կոնցենտրացիաների գլյուկոզի ջրային լուծույթները (0-250 մգ / մլ) լցվել են գլանաձեւ ապակե տարայի մեջ `8 բարձրությամբ, 1 մմ պատի հաստությամբ, արտաքին և ներքին ճառագայթներով, համապատասխանաբար` 7,5 և 6,5 մմ:   Ռեզոնատորը ճշգրտվել է `օգտագործելով deionized ջրի նմուշ:   Այս դեպքում արտացոլման գործակցի համար ստացվել է S11≈-25․7 DB արժեք: Չափման արդյունքներ: Նկար 2-ը ցույց է տալիս GVB- ի արտացոլման գործակցի կախվածությունը թորած ջրի մեջ գլյուկոզա պարունակող լուծույթների հաճախականությունից:  Թորած ջրի մեջ գլյուկոզի կոնցենտրացիան տատանվում էր 0-ից 250 մգ / մլ 50 մգ / մլ քայլերով:  Գլյուկոզայի խտության բարձրացման դեպքում նկատվել է միկրոալիքային ռեզոնատորների S11 արտացոլման գործակցի նվազում: Նկար 2. S11 միկրոալիքային վառարանի արտացոլման գործակիցի հաճախականության կախվածությունը 0-250 մգ / մլ Նկար 3. S11 միկրոալիքային վառարանի արտացոլման գործակից S11 հաճախականությունից կախվածությունը 0-300 մգ / մլ հաճախականությունից: Նկար 3-ը ցույց է տալիս S11 միկրոալիքային վառարանի արտացոլման գործակիցը, երբ նատրիումի քլորիդի ջրային լուծույթն օգտագործվել է որպես փորձանմուշ: Նկար 4-ը ցույց է տալիս միկրոալիքային վառարանի արտացոլման գործակցի կախվածությունը դեոնիզացված ջրի մեջ գլյուկոզի կոնցենտրացիայից (0-ից 300 մգ / մլ): Նկար 4. S11- ի կախվածությունը գլյուկոզի կոնցենտրացիայից: Նկար 5. S11 գործակցի կախվածությունը նատրիումի քլորիդի կոնցենտրացիայից: Նկար 5-ը ցույց է տալիս միկրոալիքային վառարանի արտացոլման գործակիցի կախվածությունը դեոնիզացված ջրի մեջ նատրիումի քլորիդի կոնցենտրացիայից:  Այս դեպքում խտությունը փոխվել է նաև 50 մգ / մլ փուլում `0-ից դառնալով 300 մգ / մլ: Հստակ փոփոխություններ են նկատվել միկրոալիքային ռեզոնատորներում `գլյուկոզի և նատրիումի քլորիդի կոնցենտրացիաների աճով:   Արտացոլման գործակիցի արժեքը S11 մեծանում է խտության մեծացման հետ մեկտեղ: Եզրակացություն Հոդվածում ներկայացված է գլյուկոզի և նատրիումի քլորիդի կոնցենտրացիայի չափումը MDMM մեթոդով:  Արդյունքները ցույց են տալիս, որ միկրոալիքային ռեզոնատորի արտացոլման գործակիցը համապատասխան ռեզոնանսային հաճախականությամբ նատրիումի քլորիդի դեպքում գլյուկոզի դեպքում կախված է լուծույթի մեջ գլյուկոզի և նատրիումի քլորիդի կոնցենտրացիայից: Եթե ​​այս համակարգը արդիականացվի, այն կարող է օգտագործվել որպես զգայուն, առանց հպման թափանցող սարք ՝ արյան գլյուկոզի մակարդակը վերահսկելու համար: ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 2008, 79: 086107.Հովհաննիսյան Բաբկեն, Տիգրան Հովհաննիսյան, Սիվոլենկո Էդուարդ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԿԱ ORՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՀԻՇՈՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ։

Աշխատանքում ներկայացված է քառակուսային ձևի միկրոալիքային տվիչ, որը  նախատեսված  է  ջրային  լուծույթներում  գլյուկոզի և նատրիումի քլորիդի խտության  չափման համար՝ հիմնված միկրոալիքային մոտակա դաշտի էլետկտրամագնիսական  փոխազդեցության  վրա։
   Ստացվել  է  համակարգի  միկրոալիքային  անրադարձման  գործակցի և գլյուկոզի կոնցենտրացիայի միջև գծային կախվածություն, որի շնորհիվ  կարելի  է  որոշել  գլյուկոզի  խտությունը  0-300  մգ/մլ  տիրույթում,  3.6  ԳՀց  աշխատանքային հաճախության դեպքում։
