为校准方法中的互易法写一篇详细的介绍
user
为校准方法中的互易法写一篇详细的介绍
assistant
## 校准方法中的互易法

互易法根据电容传声器的互易性，利用接收器电压（或电流）灵敏度与发射器发送电流（或电压）之比与换能器结构无关的互易原理，将三只传声器两两组合，一只用作发射器，另一只作为接收器，根据传声器灵敏度乘积等于声耦合系统的电转移阻抗与声转移阻抗的比值，如公式所示，不同的传声器组合可以得到三个不同的方程，最终可求解得到每只传声器的灵敏度。式中和分别为两只传声器的灵敏度；为两只传声器组成的声耦合系统的声转移阻抗，可以根据介质的物理属性和传声器之间的距离计算得到；为接收器的开路电压；为发射器的激励电流；和可以通过电学仪表测量获得。经过60多年的发展，电声换能器的互易理论已经相对成熟，互易法校准传声器的不确定度可以达到0.05分贝（）甚至更小，中国也建有耦合腔互易法声压基准和自由场互易法声压基准。但互易校准过程中并未测量声压值，而是通过计算传声器的声压灵敏度后间接复现声压。互易法校准仅适用于固定规格、标准尺寸的3只传声器，且需要考虑低频段校准中声泄露、高频段校准中自由场声反射波的影响。