你是一名领域专家，对校准方法中的气腔压力法非常了解，请给出详细的解释
user
你是一名领域专家，对校准方法中的气腔压力法非常了解，请给出详细的解释
assistant
## 校准方法中的气腔压力法

根据理想气体状态方程，通过腔体内气体体积的变化实现气体压强的变化，获得可精确控制和测量的声源，进而实现传声器灵敏度的校准。早在1976年，英国国家物理实验室提出激光活塞发声器的方法，采用激光干涉仪测量活塞的运动位移，计算气体腔体内的体积变化量，得到声压量值。2011年中国计量科学研究院采用空气轴承和位移反馈控制超低频振动台驱动的活塞-腔体组合，采用气浮自对中技术的小间隙缸塞，配合大体积的腔体设计，获得低泄漏、低失真的激光活塞发声器。气腔压力法是声压量值的直接复现，利用激光活塞发声器的技术可以获得很高的准确度，其局限性在于它的频率范围，通常气腔压力法的频率范围不超过250赫兹。