如何应用压力传感器？
user
如何应用压力传感器？
assistant
对于现在广泛的压力传感器类型，选择适合的压力传感器将对整个工程测量的准确性、工程的进度，都有重要的影响。现如今的压力传感器的种类众多。如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用压力传感器，是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。
1、确认压力传感器的类型
(1)机电式：产品内部式机械结构，经过绷簧、杠杆、调理螺丝、金属罩壳等以及触点模块装置而成的压力传感器，内部不含处理电路，且均为输出量是开关量的压力开关形式。一般均可经过螺丝调理或设定动作的阈值;体积较庞大，但较廉价，精度较低。
(2)电子式：压力传感器均有陶瓷或金属的丈量隔离膜片，隔离膜片与被检测物质直接接触，作用在膜片表面的压力使膜片发生细小的形变，传感器内部能够经过形变丈量绷簧电阻或电容器原理感知该形变的大小程度，经往后级的机械、电路(电桥)设备输出相应开关动作或模拟量信号。
精度是压力传感器的一个重要的性能指标，压力传感器的精度是关系到整个测量系统准确性的一个重要环节。压力传感器的精度越高，价格越昂贵，所以，压力传感器的精度只要满足整个测量系统的精度要求就可以，不必选得过高。这样就可以在满足同一测量目的的诸多传感器中选择比较便宜和简单的传感器。压力传感器在工业设备上应用非常广泛，正确合理选用压力传感器既可以确保测量精度，又可以延长压力传感器的使用寿命。下面我们一起来探讨如何正确合理选用压力传感器。
首先要确认是测量气压或液压还是机械压力。
测量气压或液压应选用压力变送器，压力变送器测的是压强，单位为PSI、KPa或MPa等。压力变送器一般都有引压孔（应变式的除外），液体或气体进入引压孔接触压力传感器芯体，从而感受压力大小变化。
测量机械压力，也可以说是固体压力。这种就得选应变片式的压力传感器，也就是常说的测力传感器。
根据实际压力选择合适的量程。如用气缸、液压缸、电动缸驱动，大致计算出驱动力的大小，以及可能产生的冲击力。在精度范围允许内，选大压力传感器量程，避免压力传感器过载损坏。
根据现场使用要求，选用最合理的安装方式。如需要配合工装使用，可以选用拉压型的压力传感器，方便安装工装，也方便工装置零。如需测拉力，也得选用拉压式的压力传感器。如只测压力而且无需加装工装或压头，用纯压式的压力传感器即可。
根据现场安装空间大小选用合理的传感器尺寸。如空间安装狭小，可选用小尺寸的压力传感器，如安装空间没有要求，可以选用尺寸较大的传感器，以确保精度和压力传感器的一致性。
根据测量误差要求选择合适的压力传感器，如对测量误差要求高，可选用精度高的传感器，如S型的传感器、轮辐式的传感器也可以是梁式的称重传感器，这三种传感器精度高，重复性好、一致性也高。
根据使用环境选用合适的传感器。如使用环境温度较高，就得选用高温型的压力传感器。