常用的温度传感器有哪些？详细介绍
user
常用的温度传感器有哪些？详细介绍
assistant
DS18B20
简介：
DS18B20是一种数字温度传感器，采用单总线接口，可直接与微控制器或计算机进行通信。它具有高精度的温度测量能力和多功能特性，适用于各种应用领域。
测温范围：
DS18B20的测温范围广泛，通常为-55°C至+125°C。某些型号的DS18B20还可以支持更广的测温范围，例如-40°C至+125°C。
精度：
DS18B20的测温精度为±0.5°C，在大多数应用中能够提供可靠的温度测量结果。
分辨率：
DS18B20具有可编程分辨率功能，可以根据需要调整测量精度和响应时间。它支持9位、10位、11位或12位的分辨率设置，默认分辨率为12位。
功耗：
DS18B20具有低功耗特性，在温度转换过程中的功耗很低。在非转换状态下，它进入休眠模式以节省能量。
接口：
DS18B20采用单总线接口，即通过一个引脚进行通信和供电。这使得DS18B20的布线和连接非常方便，只需要一个GPIO引脚即可完成通信。
封装：
DS18B20有多种封装形式可供选择，最常见的是TO-92封装，也有其他封装形式如DS18B20-PAR（有保护外壳）和DS18B20-TO-92（带引脚套筒）等。
LM35
简介：
LM35是一种模拟输出的温度传感器，具有线性输出与温度成比例的特点。它可以直接测量环境温度并输出对应的电压信号，广泛应用于温度监测和控制领域。
测温范围：
LM35的测温范围通常为-55°C至+150°C。这使其能够适应广泛的温度测量需求，并覆盖了许多应用场景。
精度：
LM35具有高精度的温度测量能力，通常可以提供±0.5°C的测温精度。在一些特定型号中，精度可达到更高的水平，如±0.25°C。
分辨率：
由于LM35是模拟温度传感器，其分辨率受到所连接的模数转换器（ADC）的影响。通常情况下，它可以提供10位或12位的分辨率。
功耗：
LM35的功耗非常低，通常在工作范围内只消耗几微安的电流。这使得它适用于功耗要求较低的应用场景，并且有助于节省能源。
接口：
LM35是一款模拟温度传感器，输出为线性电压信号。它可以通过模拟输入引脚与微控制器或其他模拟电路进行连接和读取。
封装：
LM35有多种封装形式可供选择，常见的封装类型包括TO-92、SOT-23和SOIC等。这些封装形式提供了不同的安装和连接方式，以适应不同的应用需求。
PT100
简介：
PT100是一种铂电阻温度传感器，使用铂金材料的电阻随温度变化的特性来测量温度。它是工业和实验室中常用的高精度温度传感器。
测温范围：
PT100的测温范围通常为-200°C至+850°C，具体范围可以根据不同的型号和规格进行选择。它能够适应广泛的温度测量需求。
精度：
PT100具有很高的测温精度，通常可以提供±0.1°C至±0.3°C的精度范围。某些型号的PT100甚至能够达到更高的精度级别。
分辨率：
由于PT100是模拟温度传感器，其分辨率取决于所连接的模数转换器（ADC）。通常情况下，它可以提供12位或更高的分辨率。
功耗：
PT100的功耗相对较低，通常在几毫瓦到几十毫瓦的范围内。具体的功耗取决于使用环境和电路设计。
接口：
PT100通常采用模拟电压输出，它的电阻值随温度变化而变化，可通过模拟输入引脚连接到模数转换器（ADC）或测量电路。
封装：
PT100有多种封装形式可供选择，常见的封装类型包括玻璃封装和金属封装。它们具有不同的物理特性和安装方式，以适应不同的应用需求。
TMP36
简介：
TMP36是一种模拟输出的温度传感器，可直接测量环境温度并输出与温度成比例的电压信号。它是一种低成本、易于使用的温度传感器，适用于各种温度测量应用。
测温范围：
TMP36的测温范围通常为-40°C至+125°C，适用于常见的温度测量需求。
精度：
TMP36通常具有较高的测温精度，可以提供±1°C的精度范围。在一些特定型号中，精度可能更高。
分辨率：
由于TMP36是模拟温度传感器，其分辨率取决于所连接的模数转换器（ADC）。通常情况下，它可以提供10位或12位的分辨率。
功耗：
TMP36的功耗非常低，通常在几十微瓦的范围内。这使得它非常适合用于低功耗的应用场景，并且有助于节省能源。
接口：
TMP36是一款模拟温度传感器，其输出为线性电压信号。它可以通过模拟输入引脚与微控制器或其他模拟电路进行连接和读取。
封装：
TMP36通常以TO-92封装形式出现，这是一种常见的封装形式，方便安装和连接。
NTC103
简介：
NTC103是一种常见的NTC热敏电阻温度传感器，利用材料的电阻随温度变化的特性来测量温度。它是一种成本低、响应快的温度传感器，广泛应用于各种温度测量和控制场景。
测温范围：
NTC103的测温范围通常为-40°C至+125°C，适用于常见的温度测量需求。也有一些型号的NTC热敏电阻提供更广泛的测温范围选择。
精度：
NTC103的测温精度通常取决于其特性曲线和电路设计，精度范围一般在±1°C至±5°C之间。
分辨率：
NTC103的分辨率主要取决于所连接的测量电路和模数转换器（ADC）。通常情况下，它可以提供10位或12位的分辨率。
功耗：
NTC103的功耗非常低，通常在几毫瓦的范围内。这使得它非常适合用于低功耗和便携式设备，有助于节省能源。
接口：
NTC103一般以两个引脚形式出现，其中一个引脚用于电阻与测量电路的连接，另一个引脚用于供电。
封装：
NTC103有多种封装形式可供选择，常见的封装类型包括玻璃封装、片状封装等。不同的封装形式适用于不同的安装和连接方式。
AMG8833
简介：
AMG8833是一种红外温度传感器阵列，具有8×8个独立的红外温度传感器，可以同时测量多个点的温度。它可以实现非接触式红外热像图的温度测量，适用于许多应用领域。
测温范围：
AMG8833的测温范围通常为-20°C至+80°C，适用于常见的温度测量需求。
精度：
AMG8833的测温精度通常在±2.5°C范围内。精度受到多个因素的影响，如环境条件和传感器校准等。
分辨率：
AMG8833具有8×8的阵列，每个像素的分辨率由传感器自身决定。通常情况下，它可以提供0.25°C至1°C的分辨率。
功耗：
AMG8833的功耗取决于工作模式和采样频率等因素。在低功耗模式下，功耗较低，适用于要求节能的应用场景。
接口：
AMG8833通常通过I2C接口与微控制器或其他设备进行通信。它使用I2C总线来传输温度数据和配置命令。
封装：
AMG8833一般以表面贴装封装（Surface Mount Package）形式出现，常见的封装类型包括QFN和LGA等。