你能详细解释一下消声室中的基本原理吗？
user
你能详细解释一下消声室中的基本原理吗？
assistant
## 消声室中的基本原理

消声室所采用的吸声材料多为多孔性材料，其吸声机理是材料内部有大量气流连通的空气隙，形成细管甚至毛细管，当声波传入时，声波在细管中的振动因内摩擦而转化为热能被吸收。吸声能力与材料的空隙率（如玻璃棉的空隙率达96%左右）、流阻及材料的纤维结构有关，再利用渐变式吸声结构逐渐降低声音的反射。消声室吸声的频率特性与材料厚度有关，即消声室的下限频率大约是吸声材料厚度相对应的1/4波长的频率。增加多孔性吸声材料的厚度可以提升低频吸声效果。然而，由于材料的流阻，不能任意增大厚度来延伸低频吸收，各种多孔性材料都有其有效厚度。平板共振式吸声是利用平板的共振原理，耗散掉入射声能。消声室的校准方法原先只在国家标准《声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 消声室和半消声室精密法》（GB 6882）和《声学—噪声源声功率级的测定—消声室和半消声室精密法》（ISO 3745）的附录A中做了规定。2006年发布的《消声室和半消声室声学特性校准规范》（JJF 1147—2006）详细规定了消声室和半消声室声学特性的评定方法，其与GB 6882和ISO 3745的要求是一致的。消声室主要技术指标有两项：背景噪声和自由声场的频率范围及对应的空间范围。背景噪声的测量相对比较简单，一般是在消声室或半消声室内选择3～5个测点，依次测量各测点处的A计权声压级和1/1倍频带声压级，取相应的算术平均值作为该实验室的背景噪声级。自由声场的频率范围及对应的空间范围的测量过程是将传声器按选定的路径向吸声壁面方向移动至下一个测点，测点之间的距离相等并不大于0.1米（在某些情况下，可能要求更小的测点距离），最终的测点与吸声壁面的距离应不大于1/4波长，每条测量路径上的测点数不少于10个，依次测量各选定路径所有测点上的声压级，通过判断测点上声压级的衰减规律是否满足点声源在自由场中辐射时的衰减特性，确定自由声场的频率范围及对应的空间范围。