你是一名领域专家，对声级计校准中的发展简况非常了解，请给出详细的解释
user
你是一名领域专家，对声级计校准中的发展简况非常了解，请给出详细的解释
assistant
## 声级计校准中的发展简况

声级计是声学测量领域广泛使用的声压级测量仪器，也是主要的强制计量器具之一，国际电工委员会于1961年发表《声级计》（IEC 123）国际标准，1965年发表《精密声级计》（IEC 179），1973年发表IEC 179A（增加脉冲声级计部分内容），1979年合并修订为《声级计》（IEC 651）。1985年又发表了《积分平均声级计》（IEC 804）。与此相对应，中国先后发布了国家标准《声级计的电、声性能及测试方法》（GB 3785—1983）和《积分平均声级计》（GB/T 17181—1997）。国际法制计量组织依据IEC 651、IEC 804标准于1998年分别制定了《声级计》（OIML R58）和《积分平均声级计》（OIML R88）国际建议。随着科学技术的发展，特别是数字信号处理技术的发展，声级计的设计原理、功能、性能也发生了很大变化，世界各国出现了许多高性能的声级计，人们对声学测量准确性的要求也在提高。为此，国际电工委员会与国际法制计量组织协作，共同起草了《电声学 声级计 第1部分：规范》（IEC 61671-1：2002），并同时替代IEC 651和IEC 804国际标准。IEC 61672共分3个部分，第1部分是规范，第2部分是型式评价试验（于2003年发布），第3部分是周期试验（于2006年发布）。中国对应的国家标准在2010年颁布了GB/T 3785系列标准，其分为规范、型式评价试验和周期检定三个部分，2013年IEC 61672系列标准更新为第二版。同样相应的计量检定规程从最早的JJG 188和JJG 669，到2002年依据IEC 61672系列的技术要求合并为JJG 188，同时紧跟IEC 61672标准的变化，2017年更新了各项计量特性和测量方法。2017版《声级计检定规程》（JJG 188）相比2002版，计量特性未发生大的变化，最大的变化是对检定合格与否的判据由“允差限”更新为“接受限”。