为传声器校准技术中的基本原理写一篇详细的介绍
user
为传声器校准技术中的基本原理写一篇详细的介绍
assistant
## 传声器校准技术中的基本原理

传声器可采用不同的换能原理或元件，如炭粒、电容、压电、电动等。但作为电声计量用的传声器，其灵敏度、动态范围、频率响应特性等需要符合特定的要求，并具有较好的稳定性，即其声压灵敏度基本上不随时间、温度、气压、湿度变化，通常只有电容传声器符合这些要求。电容传声器为电子器件，性能虽然稳定，但不可能长期不变，故需定期校准才能确保声压量值的准确性。传声器校准的主要参数是声压灵敏度，即传声器输出端的开路电压与其接收声压的比值。当接收声压为作用于传声器接收面上的平均声压时，称为声压灵敏度；当接收声压为传声器置于声场中的位置处，传声器不存在时的自由场声压时，则为自由场灵敏度；若上述声场为扩散场时，则为扩散场灵敏度。