Sistema para controlar al menos un movimiento de un componente motorizado de equipo radiológico y equipo radiológico que lo usa
El sistema (100) se utiliza para controlar al menos un movimiento de un componente motorizado de un equipo radiológico (1000) y comprende un dispositivo (110) con una palanca de control (114) que tiene un primer extremo constreñido a una base (112) para que permitir al menos la inclinación de la misma con respecto a la base (112) y estar adaptada para ser maniobrada por un operario sujetando con la mano una empuñadura de la misma; un primer sensor eléctrico (116) y un segundo sensor eléctrico (118) están asociados a la empuñadura de la palanca de control (114); el primer sensor eléctrico (116) está situado en un primer punto (117) de la empuñadura de la palanca de mando (114) y está adaptado para detectar la presencia de al menos un dedo de la mano en el primer punto (117); el segundo sensor eléctrico (118) está ubicado en un segundo punto (119) del mango de la palanca de control (114) y está adaptado para detectar la presencia de al menos un dedo de la mano en el segundo punto (119); al menos otro sensor eléctrico (113A, 113B) está asociado con la base (112) y está adaptado para detectar el posicionamiento de la palanca de control (114), en particular el grado de inclinación y posiblemente la dirección de inclinación, con respecto a dicha bases (112). El sistema (100) comprende además una unidad electrónica (120) conectada eléctricamente (140) a los sensores eléctricos (113A, 113B, 116, 118), donde la unidad electrónica (120) y el dispositivo (110) están adaptados para intercambiar energía eléctrica. señales de tipo digital o de tipo analógico para transmitir detecciones de los sensores eléctricos (113A, 113B, 116, 118), y donde la unidad electrónica (120) está adaptada para provocar el movimiento en función del posicionamiento de la palanca de control (114) solo si el primer sensor eléctrico (116) está detectando una presencia (correspondiente a un segundo nivel analógico) y/ o sólo si el segundo sensor eléctrico (118) está detectando una presencia (correspondiente a un tercer nivel analógico). En cambio, un primer nivel analógico indica que ningún sensor eléctrico (116, 118) está detectando una presencia, un cuarto nivel analógico indica que tanto el primer sensor eléctrico (116) como el segundo sensor eléctrico (118) están detectando una presencia está detectando un presencia y un quinto nivel analógico indica una condición de mal funcionamiento del dispositivo (110). (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)