식품의약품안전처 공고제2022-461호
기구및용기·포장의기준및규격
일부개정고시(안)행정예고
2022.10.14.
식품의약품안전처식품의약품안전처 공고제2022-461호
「기구및용기·포장의기준및규격」(식품의약품안전처고시 제2021-76호,
2021.9.7.)을일부개정함에있어국민에게미리알려의견을듣고자
그취지,개정이유및주요내용을「행정절차법」제46조에따라다음과
같이공고합니다.
 2022년10월14일
 식품의약품안전처장
기구및용기·포장의기준및규격일부개정고시(안)행정예고
1.개정이유
기구및용기·포장의원재료로사용할재생원료의인정절차등이
마련될예정임에따라인정을신청하는경우제출하여야하는자료를구
체적으로정하고,환경부에서「식품용기사용재생원료기준」을
고시함에따라이에맞추어재생원료기준을개선하는한편,
지속가능한사회실현을위한산업현장의요구를반영하여폴리부틸렌
아디페이트테레프탈레이트 (PBAT)수지를등재하고,시험법에대한
신뢰도제고등을위하여유도결합플라즈마/질량분석기등정밀한분석기를
사용할수있도록개선하며,시험용액등의조제방법및분석기기의
측정조건을개선하는등현행기준및규격의일부미비점을개선ㆍ보완
하려는것임.2.주요내용
가.합성수지제재생원료기준개선(안II.1.)
1)「식품위생법」등의개정에따른고시정비필요
2)「식품위생법」에서위임된규정에따라재생원료의기준을명확히정립
3)기구및용기·포장의원재료로사용할재생원료의인정을신청하는
경우제출하여야하는세부자료에대한기준마련
4)환경부에서「식품용기사용재생원료기준」을고시함에따라이를
기준에반영
5)안전한재생합성수지가인정·사용될수있도록기준개선
나.폴리부틸렌아디페이트테레프탈레이트 (PBAT)규격신설(안III.1.1-2파)
1)지속가능환사회실현을위하여환경분해성이높은합성수지의
사용필요성증대
2)합성수지제에폴리부틸렌아디페이트테레프탈레이트 (PBAT)재질
추가및규격신설
3)새로운용기·포장제품개발로식품산업활성화에기여
다.시험법개선및문구정비(안IV.2.2-1,2-2,2-6,2-9,2-10,
2-13,2-16,2-18,2-23,2-24,2-25,2-27,2-41,2-44,2-50,
2-51,2-52,2-54,2-56)
1)분석결과에대한신뢰도향상등을위하여지속적인시험법등개선필요
2)정밀한시험장비(질량분석기등)를사용할수있도록장치추가
3)병마개(가스킷)에대한용출시험용액의조제법개선
4)표준용액,시험용액의조제방법및분석기기의측정조건개선등
5)과학적인시험법개선등으로검사신뢰도제고3.참고사항
이고시개정안중안II.1.나.의개정사항은「식품위생법시행규칙
일부개정령(안)」(식품의약품안전처 공고제2022-328호,입법예고2022.
7.25.〜2022.9.4.)의개정을전제로하므로,해당개정령안이수정되는
경우에는그에따라조정될수있음
4.의견제출
「기구및용기·포장의기준및규격」일부개정고시(안)에대하여
의견이있는단체또는개인은2022년12월13일까지다음사항을기재한
의견서를식품의약품안전처장 (우편번호:28159,주소:충청북도청주시
흥덕구오송읍오송생명2로187오송보건의료행정타운 식품의약품안전처 ,
참조:첨가물기준과,전화043-719-2506,팩스043-719-2500)에게제출
하여주시기바랍니다.
가.예고사항에대한항목별의견(찬․반여부와그이유)
나.성명(단체의경우단체명과그대표자의성명),주소및전화번호
다.기타참고사항- 1 -식품의약품안전처 고시제2022-호
「식품위생법」제9조제1항에따른「기구및용기·포장의기준및
규격」(식품의약품안전처고시 제2021-76호,2021.9.7.)을다음과같이
개정고시합니다.
 2022년월일
 식품의약품안전처장
기구및용기·포장의기준및규격일부개정고시(안)
기구및용기·포장의기준및규격일부를다음과같이개정한다.
I.2.중“「식품위생법」제9조제1항및”을“「식품위생법」제9조제1항,
제9조의2,「식품위생법시행규칙」제6조제2항및”으로한다.
II.1.가.중11)다음에12)를다음과같이신설한다.
12)기구및용기·포장제조·가공시기준및규격에적합한원재료
로부터발생한자투리등공정부산물은불순물등이오염되지
않도록위생적으로관리된경우사용할수있다.
II.1.나.중“2)재활용기준”을“2)재생원료기준”으로하고,2)중
가)를삭제하고,기존의“나)”및“다)”를각각“가)”및“나)”로하
며,가)및나)중“재활용”을“재생”으로하고,2)나)(2)중“재활
용”을“재생”으로하며,“[별표4]기구및용기·포장에사용되는
재활용합성수지제기준”을“[별표4]기구및용기·포장에사용되는
물리적재생합성수지제기준”으로하고,“「폐기물관리법」등에- 2 -따라환경부장관이식품용재활용원료로인정한것이어야함”을
“「식품용기사용재생원료기준」(환경부고시)에적합한것이어야
함”으로하고,나)다음에다)를다음과같이신설한다.
다)재생원료의인정을신청하는경우제출하여야하는자료는「식품
위생법시행규칙」제6조제2항에따라[별표5]와같다.
III.1.표의1-2중타.다음에“파.폴리부틸렌아디페이트테레프탈레
이트poly(butyleneadipateterephthalatePBAT)”를신설하고,
1-2타.다음에“파.폴리부틸렌아디페이트테레프탈레이트
(poly(butyleneadipateterephthalate),PBAT)”를다음과같이신설한다.
파.폴리부틸렌아디페이트테레프탈레이트 (poly(butyleneadipate
terephthalate),PBAT)
1)정의
폴리부틸렌아디페이트테레프탈레이트 란기본중합체(base
polymer)중테레프탈산,아디핀산및1,4-부탄디올의공중합
물질의함유율이50%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
항목 규격(mg/L)
납 1이하
과망간산칼륨소비량 10이하
총용출량 30이하
테레프탈산 7.5이하
이소프탈산 5이하
1,4-부탄디올 5이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.용출시험- 3 -나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량시험법
라)테레프탈산및이소프탈산:Ⅳ.2.2-25테레프탈산및이
소프탈산시험법
마)1,4-부탄디올:Ⅳ.2.2-411,4-부탄디올시험법
IV.2.2-1을다음과같이한다.
2-1납시험법
가.잔류시험
1)분석원리
시료에잔류하는납을원자흡광광도기,유도결합플라즈마 발광
강도측정기또는유도결합플라즈마 /질량분석기로측정한다.
2)장치
원자흡광광도기,유도결합플라즈마 발광강도측정기또는유도
결합플라즈마/질량분석기
3)표준용액
질산납(Ⅱ)(leadnitrate)l59.8mg을정밀히달아10%질산10
mL에녹이고물을가하여100mL로한다.이액1mL를취하
여200mL메스플라스크에넣고0.lM질산을가하여200mL
로한액을표준용액으로한다(5μg/mL).다만,유도결합플라
즈마/질량분석기로측정할경우측정에적절한농도가되도록
0.1M질산으로희석하여사용한다.
4)시험용액의조제
가)합성수지제,가공셀룰로스제,고무제,종이제,전분제
시료1.0g을정밀히달아도가니에취한다.황산2mL를
가하여황산의흰연기가나지않고대부분이탄화될때까지
서서히가열한다.이를다시약450℃의전기로에서가열하여
회화한다.이때,도가니의내용물이완전히회화될때까지,- 4 -식힌후내용물을황산에적시고다시가열하는조작을반
복한다.식힌후그잔류물에염산(1→2)5mL를가하여섞
고수욕상에서증발건고한다.식힌후0.1M질산을가하
여용해시키고,불용물이있는경우에는여과하여20mL로
한액을시험용액으로한다.
나)금속제
금속제기구및용기․포장중식품과접촉하는면에대하여
고유의광택이나는여러곳을긁어내어시료로하고,식품
과접촉하는면의도금한부분은그부분만을긁어내어시
료로한다(다만,식품과접촉하는면의땜질한곳은그부
분만을긁어내어시료로한다).
시료0.1g을백금접시또는도가니에취하고질산(알루미늄
의경우에는희염산)소량을넣어녹이며,필요시염산·질산혼
합액(3:1)을소량넣어녹인다.이액을여과하고물을가하여
20mL로한액을시험용액으로한다.
5)시험조작
시험용액과표준용액에대해2-11원자흡광광도법(파장283.3
nm),2-12유도결합플라즈마 발광강도측정법(파장220.4nm)
또는유도결합플라즈마 /질량분석법(m/z208.0)에따라시험하
여시험용액중납의농도를구하고다음식에따라시료중
납의양을구한다.
가)합성수지제,가공셀룰로스제,고무제,종이제,전분제
납(mg/kg)=시험용액중납의농도(μg/mL)
×20(mL)
시료의채취량(g)
나)금속제
납(%)=시험용액중납의농도(μg/mL)×20(mL)
×100
시료의채취량(g)×106
나.용출시험- 5 -1)합성수지제,가공셀룰로스제,고무제,종이제,목재류,전분제
가)분석원리
합성수지제,가공셀룰로스제,고무제,종이제,목재류,전분제
에서용출되는납을원자흡광광도기,유도결합플라즈마 발광
강도측정기또는유도결합플라즈마 /질량분석기로측정한다.
나)장치
원자흡광광도기,유도결합플라즈마 발광강도측정기또는유
도결합플라즈마/질량분석기
다)표준용액
질산납(Ⅱ)(leadnitrate)l59.8mg을정밀히달아10%질산
10mL에녹이고물을가하여100mL로한다.이액1mL
를취하여1,000mL메스플라스크에넣고각시험법에규정
된침출용액을가하여1,000mL로한액을납표준용액으로한
다(1μg/mL).다만,유도결합플라즈마 /질량분석기로측정할
경우측정에적절한농도가되도록각시험법에규정된침
출용액을가하여희석하여사용한다.
라)시험용액의조제
4%초산을침출용액으로하여2-6재질별용출시험용액의
조제에따라조제한액을시험용액으로한다.다만,목재류
의경우에는물을침출용액으로하여2-6재질별용출시험
용액의조제에따라조제한시험용액50mL를도가니에취
하여수욕중에서증발건고한다.황산10방울을넣어천천히
가열하여대부분의황산을증발시킨후직화상에서건고한
다.이것을계속화력을강하게하면서약450℃에서가열
회화하여거의백색이될때까지이조작을반복하고,이를
식힌후잔류물에4%초산20mL를넣고가온하여잔류물
을녹인다음4%초산을가하여50mL로한액을시험용
액으로한다.
마)시험조작
시험용액과표준용액에대하여2-11원자흡광광도법(파장- 6 -283.3nm),2-12유도결합플라즈마 발광강도측정법(파장
220.4nm)또는유도결합플라즈마 /질량분석법(m/z208.0)에
따라시험하여시험용액중납의양을구한다.
2)금속제
가)분석원리
금속제에서용출되는납을원자흡광광도기,유도결합플라즈마
발광강도측정기또는유도결합플라즈마 /질량분석기로측정한다.
나)장치
원자흡광광도기,유도결합플라즈마 발광강도측정기또는유
도결합플라즈마/질량분석기
다)시약및시액
(1)0.5%구연산용액
구연산일수화물5g을물에녹여1,000mL로한후수산화
나트륨시액을사용하여pH를3.5로조정한액을0.5%구연
산용액으로한다.
(2)수산화나트륨시액
수산화나트륨4.3g을물에녹여100mL로한액을수산화
나트륨시액으로한다.
라)표준용액
질산납(Ⅱ)(leadnitrate)l59.8mg을정밀히달아10%질산
10mL에녹이고물을가하여100mL로한다.이액1mL
를취하여200mL메스플라스크에넣고각시험법에규정
된침출용액을가하여200mL로한다.다시이액8mL를
취하여100mL메스플라스크에넣고각시험법에규정된침출용액
을가하여100mL로한액을표준용액으로한다(0.4μg/mL).
다만,유도결합플라즈마 /질량분석기로측정할경우측정에
적절한농도가되도록각시험법에규정된침출용액을가하
여희석하여사용한다.침출용액이물인경우에는표준용액
에질산5방울을가한것을사용한다.
마)시험용액의조제- 7 -다음표의제1란에있는식품의기구및용기․포장은각각
제2란에있는용매를침출용액으로하여2-6재질별용출시
험용액의조제에따라조제한액을시험용액으로한다.다
만,pH5를초과하는식품및pH5이하인식품에모두사용
되는기구및용기․포장에대해서는0.5%구연산용액을침출
용액으로사용한다.
제1란 제2란
pH5를초과하는식품 물
pH5이하인식품 0.5%구연산용액
바)시험조작
시험용액과표준용액에대하여2-11원자흡광광도법(파장:
283.3nm),2-12유도결합플라즈마 발광강도측정법(파장
220.4nm)또는유도결합플라즈마 /질량분석법(m/z208.0)에
따라시험하여시험용액중납의양을구한다.다만,침출용
액으로물을사용하여조제한시험용액의경우시험용액100
mL에질산5방울을떨어뜨린다.
3)유리제,도자기제,법랑및옹기류
가)분석원리
유리제,도자기제,법랑및옹기류에서용출되는납을원
자흡광광도기,유도결합플라즈마 발광강도측정기또는유도
결합플라즈마/질량분석기로측정한다.
나)장치
원자흡광광도기또는유도결합플라즈마 발광강도측정기또
는유도결합플라즈마 /질량분석기
다)표준용액
질산납(Ⅱ)(leadnitrate)l59.8mg을정밀히달아10%질산
10mL에녹이고물을가하여100mL로한다.이액2mL
를취하여200mL메스플라스크에넣고4%초산을가하여
200mL로한다.다시이액0.2mL,2mL,4mL,6mL및- 8 -8mL씩을취하여10mL메스플라스크에각각넣고4%초산
을가하여10mL로한액을표준용액으로한다(각각0.2μ
g/mL,2μg/mL,4μg/mL,6μg/mL및8μg/mL).다만,유
도결합플라즈마/질량분석기로측정할경우측정에적절한농
도가되도록4%초산을가하여희석하여사용한다.
라)시험용액의조제
4%초산을침출용액으로하여2-6재질별용출시험용액의조제
에따라조제한액을시험용액으로한다.
마)시험조작
(1)검량선의작성
표준용액에대해2-11원자흡광광도법(파장283.3nm),
2-12유도결합플라즈마 발광강도측정법(파장220.4nm)
또는유도결합플라즈마 /질량분석법(m/z208.0)에따라시험
하여얻어진흡광도또는질량수에대한피크면적을각각
의농도에대하여플롯(plot)하여검량선을작성한다.
(2)시험
시험용액을(1)검량선의작성의경우와동일한방법으로
측정하여얻어진흡광도또는질량수에대한피크면적을
이용하여미리작성한검량선으로부터 시험용액중납의
양을구한다.다만,액체를채울수없거나액체를채웠을
때깊이가2.5cm미만인시료또는법랑의경우용량이3
L이상인시료에대하여는다음식에따라단위면적당납
의양을구한다.
단위면적당용출량(μg/cm2)＝C×V
S
C:검량선에의한시험용액중납의농도(μg/mL)
V:침출용액의전량(mL)
S:침출용액과접촉한시료의표면적(cm2)
IV.2.2-2를다음과같이한다.- 9 -2-2카드뮴시험법
가.잔류시험
1)분석원리
시료에잔류하는카드뮴을원자흡광광도기,유도결합플라즈마 발
광강도측정기또는유도결합플라즈마 /질량분석기로측정한다.
2)장치
원자흡광광도기,유도결합플라즈마 발광강도측정기또는유도
결합플라즈마/질량분석기
3)표준용액
금속카드뮴(cadmium)100mg을정밀히달아10%질산50mL
에녹여수욕상에서증발건고하고잔류물을0.lM질산에녹여
100mL로한다.이액1mL를취하여200mL용량플라스크에
넣고0.1M질산을가하여200mL로한액을표준용액으로한
다(5μg/mL).다만,유도결합플라즈마 /질량분석기로측정할
경우측정에적절한농도가되도록0.1M질산으로희석하여사
용한다.
4)시험용액의조제
2-1납시험법가.잔류시험4)시험용액의조제가)합성수지
제,가공셀룰로스제,고무제,종이제,전분제에따라조제한액
을시험용액으로한다.
5)시험조작
시험용액과표준용액에대하여2-11원자흡광광도법(파장228.8
nm),2-12유도결합플라즈마 발광강도측정법(파장228.8nm)
또는유도결합플라즈마 /질량분석법(m/z110.9)에따라시험하여
시험용액중카드뮴의농도를구하고다음식에따라시료중
카드뮴의양을구한다.
카드뮴(mg/kg)=시험용액중카드뮴의농도(μg/mL)
×20(mL)
시료의채취량(g)
나.용출시험- 10 -1)금속제
가)분석원리
금속제에서용출되는카드뮴을원자흡광광도기,유도결합플
라즈마발광강도측정기또는유도결합플라즈마 /질량분석기로
측정한다.
나)장치
원자흡광광도기,유도결합플라즈마 발광강도측정기또는유
도결합플라즈마/질량분석기
다)시약및시액
(1)0.5%구연산용액
구연산일수화물5g을물에녹여1,000mL로한후수산화
나트륨시액을사용하여pH를3.5로조정한액을0.5%구연
산용액으로한다.
(2)수산화나트륨시액
수산화나트륨4.3g을물에녹여100mL로한액을수산화
나트륨시액으로한다.
라)표준용액
금속카드뮴(cadmium)100mg을정밀히달아10%질산50
mL에녹여수욕상에서증발건고하고잔류물을0.lM질산
에녹여l,000mL로한다.이액1mL를취하여200mL
메스플라스크에넣고각시험법에규정된침출용액을가하
여200mL로한다.다시이액2mL를취하여100mL메
스플라스크에넣고각시험법에규정된침출용액을가하여
100mL로한액을표준용액으로한다(0.1μg/mL).다만,유
도결합플라즈마/질량분석기로측정할경우측정에적절한농
도가되도록각시험법에규정된침출용액을가하여희석하
여사용한다.침출용액이물인경우에는표준용액에질산5
방울을가한것을사용한다.
마)시험용액의조제
다음표의제1란에있는식품의기구및용기․포장은각각- 11 -제2란에있는용매를침출용액으로하여2-6재질별용출시
험용액의조제에따라조제한액을시험용액으로한다.다
만,pH5를초과하는식품및pH5이하인식품에모두사용
되는기구및용기․포장에대해서는0.5%구연산용액을침
출용액으로사용한다.
제1란 제2란
pH5를초과하는식품 물
pH5이하인식품 0.5%구연산용액
바)시험조작
시험용액과표준용액에대하여2-11원자흡광광도법(파장
228.8nm),2-12유도결합플라즈마 발광강도측정법(파장
228.8nm)또는유도결합플라즈마 /질량분석법(m/z110.9)에
따라시험하여시험용액중카드뮴의양을구한다.다만,침
출용액으로물을사용하여조제한시험용액의경우시험용
액100mL에질산5방울을떨어뜨린다.
2)유리제,도자기제,법랑및옹기류
가)분석원리
유리제,도자기제,법랑및옹기류에서용출되는카드뮴을
원자흡광광도기,유도결합플라즈마 발광강도측정기또는유
도결합플라즈마/질량분석기로측정한다.
나)장치
원자흡광광도기,유도결합플라즈마 발광강도측정기또는유
도결합플라즈마/질량분석기
다)표준용액
금속카드뮴(cadmium)10mg을정밀히달아10%질산50mL
에녹여수욕상에서증발건고하고잔류물을0.lM질산에녹
여l00mL로한다.이액0.2mL를취하여200mL메스플라
스크에넣고4%초산을가하여200mL로한다.다시이액- 12 -0.2mL,2mL,4mL,6mL및8mL씩을취하여10mL
메스플라스크에각각넣고4%초산을가하여10mL로한
액을표준용액으로한다(각각0.02μg/mL,0.2μg/mL,0.4μ
g/mL,0.6μg/mL및0.8μg/mL).다만,유도결합플라즈마 /
질량분석기로측정할경우측정에적절한농도가되도록
4%초산을가하여희석하여사용한다.
라)시험용액의조제
4%초산을침출용액으로하여2-6재질별용출시험용액의
조제에따라조제한액을시험용액으로한다.
마)시험조작
(1)검량선의작성
표준용액에대해2-11원자흡광광도법(파장:228.8nm),
2-12유도결합플라즈마 발광강도측정법(파장228.8nm)
또는유도결합플라즈마 /질량분석법(m/z110.9)에따라시험
하여얻어진흡광도또는질량수에대한피크면적을각각
의농도에대하여플롯(plot)하여검량선을작성한다.
(2)시험
시험용액을(1)검량선의작성의경우와동일한방법으로
측정하여얻어진흡광도또는질량수에대한피크면적을
이용하여미리작성한검량선으로부터 시험용액중카드뮴
의양을구한다.다만,액체를채울수없거나액체를채웠
을때깊이가2.5cm미만인시료또는법랑의경우용량
이3L이상인시료에대하여는다음식에따라단위면적
당카드뮴의양을구한다.
단위면적당용출량(μg/cm2)＝C×V
S
C:검량선에의한시험용액중카드뮴의농도(μg/mL)
V:침출용액의전량(mL)
S:침출용액과접촉한시료의표면적(cm2)- 13 -IV.2.2-6가.2)다)중“한다.”를“한다.병마개(가스킷)가사용되는
해당용기본체를사용하여시험할수없는경우가.2)나)에따
라식품과접촉하는병마개(가스킷)의표면적lcm2당2mL비
율의70℃로가온한침출용액에접촉시킨후70℃를유지하면서
30분간방치한액을시험용액으로한다.”로하고,사.2)중“채울
수없거나액체를채웠을때깊이가2.5cm미만인시료”를“넣었
을때깊이가2.5cm미만이거나액체를넣을수없는시료”로하
며,사.2)나)중“시료”를“시료또는법랑의경우용량이3L
이상인시료”로한다.
IV.2.2-9다.3)중“비소표준용액으로 한다.”를“표준용액으로한
다.”로하고,라.중“유도결합플라즈마발 광강도측정법”를“유도결
합플라즈마발광강도측정법”로하고,라.다음에마.를다음과같
이신설한다.
마.유도결합플라즈마 /질량분석법
1)장치
유도결합플라즈마 /질량분석기
2)표준용액
나.굿짜이트법3)표준용액에따라조제한액을사용하여
측정에적절한농도가되도록각시험법에규정된침출용액
을가하여희석하여사용한다.다만,시판중인비소표준용
액을사용할경우삼산화이비소(As2O3)로환산한다.
3)시험용액의조제
나.굿짜이트법4)시험용액의조제에따라조제한액을시
험용액으로한다.
4)시험조작
시험용액과표준용액에대해유도결합플라즈마 /질량분석법- 14 -(m/z74.9)에따라시험할때시험용액에대하여얻어진질
량수의감응세기는표준용액에대하여얻어진질량수의감
응세기보다커서는아니된다.
IV.2.2-10를다음과같이한다.
2-10안티몬시험법
가.잔류시험
1)분석원리
금속제시료에잔류하는안티몬을원자흡광광도기,유도결합
플라즈마발광강도측정기또는유도결합플라즈마 /질량분석기로
측정한다.
2)장치
원자흡광광도기,유도결합플라즈마 발광강도측정기또는유도
결합플라즈마/질량분석기
3)표준용액
염화안티몬(Ⅲ)(antimonytrichloride)1.874g을정밀히달아
소량의희석한염산(1→2)에녹인후희석한염산(1→10)을가
하여1,000mL로한다.이액1mL를취하여100mL메스플
라스크에넣고0.1M질산을가하여100mL로한다.다시이
액1mL를취하여10mL메스플라스크에넣고0.1M질산을
가하여10mL로한액을표준용액으로한다(1.0μg/mL).다
만,유도결합플라즈마 /질량분석기로측정할경우측정에적절
한농도가되도록0.1M질산으로희석하여사용한다.
4)시험용액의조제
2-1납시험법가.잔류시험4)시험용액의조제나)금속제에
따라조제한시험용액1mL를취하여0.1M질산을가하여
250mL로한액을시험용액으로한다.
5)시험조작
시험용액과표준용액에대해2-11원자흡광광도법(파장217.6- 15 -nm),2-12유도결합플라즈마 발광강도측정법(파장206.8nm)
또는유도결합플라즈마 /질량분석법(m/z120.9)에따라시험하
여시험용액중안티몬의농도를구하고다음계산식에따라
시료중안티몬의양을구한다.
안티몬(%)=시험용액중안티몬의농도(μg/mL)×5,000(mL)
×100
시료의채취량(g)×106
나.용출시험
1)합성수지제
가)분석원리
폴리에틸렌테레프탈레이트 ,폴리시클로헥산-1,4-디메틸테레
프탈레이트에서 용출되는안티몬을원자흡광광도기,유도결
합플라즈마발광강도측정기또는유도결합플라즈마 /질량분석
기로측정한다.
나)장치
원자흡광광도기,유도결합플라즈마 발광강도측정기또는유
도결합플라즈마/질량분석기
다)표준용액
염화안티몬(Ⅲ)(antimony(Ⅲ)chloride)1.874g을정밀히달
아소량의염산으로녹인후희석한염산(3→10)을가하여
1,000mL로한다.이액1mL를취하여100mL메스플라스
크에넣고4%초산을가하여100mL로한다.다시이액4
mL를취하여100mL메스플라스크에넣고4%초산을가하
여100mL로한액을표준용액으로한다(0.4μg/mL).다만,
유도결합플라즈마 /질량분석기로측정할경우측정에적절한
농도가되도록4%초산으로희석하여사용한다.
라)시험용액의조제
4%초산을침출용액으로하여2-6재질별용출시험용액의
조제에따라조제한액200mL를비이커에옮기고증발시
켜20mL로한액을시험용액으로한다.다만,유도결합플- 16 -라즈마/질량분석법을사용할경우2-6재질별용출시험용액
의조제에따라조제한액을시험용액으로한다.
마)시험조작
시험용액과표준용액에대해2-11원자흡광광도법(파장
217.6nm),2-12유도결합플라즈마 발광강도측정법(파장
206.8nm)또는유도결합플라즈마 /질량분석법(m/z120.9)에
따라시험하여시험용액중안티몬의양을구한다.단,농축
배수10을보정해준다(유도결합플라즈마 /질량분석법을사용
한경우는보정하지않음)
2)법랑
가)분석원리
법랑에서용출되는안티몬을원자흡광광도기,유도결합플라
즈마발광강도측정기또는유도결합플라즈마 /질량분석기로
측정한다.
나)장치
원자흡광광도기,유도결합플라즈마 발광강도측정기또는유
도결합플라즈마/질량분석기
다)표준용액
염화안티몬(Ⅲ)(antimony(Ⅲ)chloride)1.874g을정밀히달
아소량의염산으로녹인후희석한염산(3→10)을가하여
1,000mL로한다.이액1mL를취하여100mL메스플라스
크에넣고4%초산을가하여100mL로한다.다시이액0.5
mL,1mL,2mL,5mL,10mL씩을취하여100mL메스
플라스크에각각넣고4%초산을가하여100mL로한액을
안티몬표준용액으로한다(각각0.05μg/mL,0.1μg/mL,0.2μ
g/mL,0.5μg/mL,1μg/mL).다만,유도결합플라즈마 /질량
분석기로측정할경우측정에적절한농도가되도록4%초
산으로희석하여사용한다.
라)시험용액의조제
4%초산을침출용액으로하여2-6재질별용출시험용액의- 17 -조제에따라조제한액을시험용액으로한다.
마)시험조작
(1)검량선의작성
표준용액에대해2-11원자흡광광도법(파장:217.6nm),
2-12유도결합플라즈마 발광강도측정법(파장206.8nm)또
는유도결합플라즈마 /질량분석법(m/z120.9)에따라시험하
여얻어진흡광도또는질량수에대한피크면적을각각의
농도에대하여플롯(plot)하여검량선을작성한다.
(2)시험
시험용액을(1)검량선의작성의경우와동일한방법으로
측정하여얻어진흡광도또는질량수에대한피크면적을
이용하여미리작성한검량선으로부터 시험용액중안티몬
의양을구한다.다만,액체를채울수없거나액체를채웠
을때깊이가2.5cm미만인시료또는용량이3L이상인
시료에대하여는다음식에따라단위면적안티몬의양을
구한다.
단위면적당용출량(μg/cm2)＝C×V
S
C:검량선에의한시험용액중안티몬의농도(μg/mL)
V:침출용액의전량(mL)
S:침출용액과접촉한시료의표면적(cm2)
IV.2.2-13마.1)중“이동상:A:물,B:아세토니트릴”을“이동상
:70%아세토니트릴”로하고,“-농도기울기:A:B(90:10)에서
A:B(40:60)까지직선농도기울기를30분간실시한다.필요에
따라적절히조절한다.”를삭제한다.
IV.2.2-16을다음과같이한다.
2-16염화비닐시험법- 18 -가.분석원리
폴리염화비닐에잔류하는염화비닐을N,N-디메틸아세트아미드
로추출한후기체크로마토그래프/질량분석기로측정한다.
나.장치
기체크로마토그래프/질량분석기
다.표준용액
1)표준원액
염화비닐(vinylchloride)표준품을N,N-디메틸아세트아미드
에녹여5μg/mL의농도가되도록한액을염화비닐표준원
액으로한다.
2)표준용액
20mL헤드스페이스용바이알에N,N-디메틸아세트아미드5
mL,표준원액0.1mL및내부표준용액0.2mL를넣고밀전
한다음90℃로유지하면서30분간일정한속도로교반하여
내부를안정화시킨액을표준용액으로한다.
3)내부표준용액
1-클로로프로판(1-chloropropane)50mg을정밀히달아
N,N-디메틸아세트아미드에녹여100mL로한다.이액1
mL를취하여100mL메스플라스크에넣고N,N-디메틸아세
트아미드를가하여100mL로한액을내부표준용액으로 한
다(5μg/mL).
라.시험용액의조제
시료를5×5mm이하로잘게자른다음0.5g을정밀히달
아20mL헤드스페이스용바이알에넣고N,N-디메틸아세트아미
드5.1mL,내부표준용액0.2mL,마그네틱바를넣고밀전한다
음표준용액과동일하게처리한액을시험용액으로한다.
마.시험조작
1)기체크로마토그래프/질량분석기측정조건
-칼럼：PLOTQ캐필러리칼럼(0.32mmI.D.×30m,20μm),
DB-624(0.25mmI.D.×30m,1.4μm)또는이와동등한것- 19 --칼럼온도：40℃에서2분간유지하고분당10℃씩온도를높
여200℃에도달하도록한후5분간유지한다.필요에따라
적절히조절한다.
-주입부온도：240℃
-주입방식：스플릿(10:1)
-검출기：질량분석기(질량수:62(정량),61,64(확인),내부표
준물질:42)
-이온화방법：EImode
-이온화전압：70eV
-운반기체：헬륨(유속:분당1mL)
2)정성시험
시험용액및표준용액각각의바이알헤드스페이스부분에가
스타이트주사기를꽂아기체0.5mL씩을취하여가)기체크
로마토그래프/질량분석기측정조건에따라기체크로마토그래피
/질량분석을행하고,시험용액크로마토그램의피크검출시간과
표준용액크로마토그램의염화비닐피크검출시간이일치하는
지확인한다.
3)정량시험
2)정성시험에서시험용액크로마토그램의피크검출시간과표
준용액크로마토그램의염화비닐피크검출시간이일치할때에
는다음의시험을한다.
2)정성시험에서얻어진시험결과를토대로시험용액및표준
용액크로마토그램의1-클로로프로판피크면적에대한염화비
닐피크면적의비를구하여다음식에따라시료중염화비닐
함량을구한다.
함량(mg/kg)=w×Rt×1
Rs시료의채취량(g)
w:표준용액중염화비닐양(μg)
Rt:시험용액크로마토그램의1-클로로프로판피크면적
에대한염화비닐피크면적의비- 20 -Rs:표준용액크로마토그램의1-클로로프로판피크면적
에대한염화비닐피크면적의비
IV.2.2-18마.1)중“이동상:A:물,B:95%아세토니트릴”을
“이동상:물:아세토니트릴(1:2)”로하고,“-농도기울기:A:
B(80:20)에서A:B(20:80)까지의직선농도기울기를20분간
실시한다.필요에따라적절히조절한다.”를삭제한다.
IV.2.2-23을다음과같이한다.
2-23바륨시험법
가.분석원리
폴리염화비닐리덴에서용출되는바륨을원자흡광광도기,유도
결합플라즈마발광강도측정기또는유도결합플라즈마 /질량분석
기로측정한다.
나.장치
원자흡광광도기,유도결합플라즈마 발광강도측정기또는유도
결합플라즈마/질량분석기
다.표준용액
질산바륨(bariumnitrate)190.3mg을정밀히달아0.1M질산에
녹여100mL로한다.이액1mL를취하여1,000mL용량플
라스크에넣고4%초산을가하여1,000mL로한액을표준용
액으로한다(1.0μg/mL).다만,유도결합플라즈마 /질량분석기
로측정할경우측정에적절한농도가되도록4%초산으로
희석하여사용한다.
라.시험용액의조제
4%초산을침출용액으로하여2-6재질별용출시험용액의조
제에따라조제한액을시험용액으로한다.
마.시험조작
시험용액과표준용액에대해2-11원자흡광광도법(파장:- 21 -553.6nm),2-12유도결합플라즈마 발광강도측정법(파장455.4
nm)또는유도결합플라즈마 /질량분석법(m/z137.9)에따라시
험하여시험용액중바륨의양을구한다.
IV.2.2-24를다음과같이한다.
2-24게르마늄시험법
가.분석원리
폴리에틸렌테레프탈레이트에서 용출되는게르마늄을원자흡광
광도기,유도결합플라즈마 발광강도측정기또는유도결합플라
즈마/질량분석기로측정한다.
나.장치
원자흡광광도기,유도결합플라즈마 발광강도측정기또는유도
결합플라즈마/질량분석기
다.표준용액
이산화게르마늄(germaniumdioxide)144mg을백금제도가니
에넣고탄산나트륨1g을첨가하여충분히혼합하여가열해
서녹이고냉각후물을넣어녹인다.염산을넣어중화한후
1mL이상의염산을넣고여기에물을넣어100mL로한다.
이액1mL를취하여100mL메스플라스크에넣고4%초산
을가하여100mL로한다.다시이액10mL를취하여100
mL메스플라스크에넣고4%초산을가하여100mL로한액
을표준용액으로한다(1.0μg/mL).다만,유도결합플라즈마 /질
량분석기로측정할경우측정에적절한농도가되도록4%초
산으로희석하여사용한다.
라.시험용액의조제
4%초산을침출용액으로하여2-6재질별용출시험용액의 조
제에따라조제한액을시험용액으로한다.다만,유도결합플
라즈마발광강도측정법을사용할경우용출용액200mL를비
이커에옮기고증발시켜20mL로한액을시험용액으로한다.
마.시험조작- 22 -시험용액과표준용액에대해2-11원자흡광광도법(파장265.2
nm),2-12유도결합플라즈마 발광강도측정법(파장265.1nm)
또는유도결합플라즈마 /질량분석법(m/z73.9)에따라시험하여
시험용액중게르마늄의양을구한다.단,농축배수10을보정
해준다(유도결합플라즈마 /질량분석법을사용한경우는보정하
지않음)
IV.2.2-25가.중“폴리부틸렌테레프탈레이트 ”를“폴리부틸렌테레프
탈레이트,폴리부틸렌아디페이트테레프탈레이트 ”로한다.
IV.2.2-27중다.와바.를각각다음과같이하고,라.중“한다.”를
“한다.다만,종이제의경우포름알데히드를물에녹여4μg/mL의
농도가되도록한액을포름알데히드표준용액으로한다.”로한다.
다.시약및시액
1)2,4-디니트로페닐하이드라진인산액
2,4-디니트로페닐하이드라진(2,4-dinitrophenylhydrazine,
DNPH)4g을정밀히달아에탄올30mL에녹이고인산
을가하여100mL로한액을2,4-디니트로페닐하이드라진
인산원액으로한다.원액1mL에물1mL및아세토니트
릴8mL를가한액을2,4-디니트로페닐하이드라진인산액
으로한다.
바.유도체화
시험용액및표준용액0.7mL씩을각각취하여2mL바이알
에넣고,2,4-디니트로페닐하이드라진인산액0.1mL를가한
후밀봉하여흔들어준다.상온에서30분방치한후아세토니
트릴0.7mL를가한다.
IV.2.2-41가.중“폴리부틸렌테레프탈레이트 ”를“폴리부틸렌테레프- 23 -탈레이트,폴리부틸렌아디페이트테레프탈레이트 ”로한다.
IV.2.2-44다.2)중“각각100mL메스플라스크에넣고메탄올을
가하여100mL씩으로한액을혼합표준용액으로 한다.”를“100
mL메스플라스크에넣고메탄올을가하여100mL로한액을혼
합표준용액으로 한다.단,마.2)에따를때는50%메탄올을가하
여100mL로한액을혼합표준용액으로한다”로하고,라.중“한
다.”를“한다.단,마.2)에따를때는잔류물을50%메탄올에녹
여25mL로한액을최종시험용액으로한다.”로한다.
IV.2.2-50을다음과같이한다.
2-50아연시험법
가.분석원리
고무제에서용출되는아연을원자흡광광도기,유도결합플라즈
마발광강도측정기또는유도결합플라즈마 /질량분석기로측정
한다.
나.장치
원자흡광광도기,유도결합플라즈마 발광강도측정기또는유도
결합플라즈마/질량분석기
다.표준용액
1)표준원액
아연(zinc)1.0g을정밀히달아6M염산에녹여수욕상에서
증발건고하고잔류물을1M염산에녹여1,000mL로한다.다
시이액1mL를취하여50mL메스플라스크에넣고물을가하
여50mL로한액을표준원액으로한다(20μg/mL).
2)표준용액
가)고무젖꼭지이외의고무제시험용표준용액
표준원액1mL를취하여20mL메스플라스크에넣고4%초
산을가하여20mL로한액을고무젖꼭지이외의고무제시- 24 -험용표준용액으로한다(1.0μg/mL).다만,유도결합플라즈
마/질량분석기로측정할경우측정에적절한농도가되도록
4%초산으로희석하여사용한다.
나)고무젖꼭지시험용표준용액
표준원액1mL를취하여20mL메스플라스크에넣고물을
가하여20mL로한액에초산5방울을가한액을고무젖꼭지
시험용표준용액으로한다(1.0μg/mL).다만,유도결합플라즈
마/질량분석기로측정할경우측정에적절한농도가되도록
4%초산으로희석하여사용한다.
라.시험용액의조제
1)고무젖꼭지이외의고무제의경우
4%초산을침출용액으로하여2-6재질별용출시험용액의 조
제에따라조제한액을시험용액으로한다.
2)고무젖꼭지의경우
물을침출용액으로하여2-6재질별용출시험용액의조제에따라
조제한액20mL에초산5방울을가한액을시험용액으로한
다.
마.시험조작
시험용액과표준용액에대해2-11원자흡광광도법(파장213.9
nm),2-12유도결합플라즈마 발광강도측정법(파장206.2nm)
또는유도결합플라즈마 /질량분석법(m/z65.9)에따라시험하여
시험용액중아연의양을구한다.
IV.2.2-51을다음과같이한다.
2-51니트로사민류및니트로사민류생성가능물질시험법
가.분석원리
고무제에서용출되는니트로사민류및니트로사민류생성가
능물질을액체크로마토그래프/질량분석기/질량분석기로측정한
다.
나.장치- 25 -액체크로마토그래프/질량분석기/질량분석기
다.시약및시액
1)인공타액
탄산수소나트륨4.2g,염화나트륨0.5g,탄산칼륨0.2g,아질
산나트륨30mg에물900mL를가하여녹인후0.1M염산
용액또는0.1M수산화나트륨용액을사용하여pH를9.0으로
조정한액에물을가하여1L로한액을인공타액으로한다.
라.표준용액
1)표준원액
N-니트로소디메틸아민(N-nitrosodimethylamine),N-니트로소디에틸아민
(N-nitrosodiethylamine),N-니트로소디-n-프로필아민(N-nitrosodi-
n-propylamine),N-니트로소디-n-부틸아민(N-nitrosodi-n-buthylamine),
N-니트로소피페리딘(N-nitrosopiperidine),N-니트로소피롤리딘
(N-nitrosopyrrolidine)및N-니트로소몰폴린(N-nitrosomorpholine)
10mg을정밀히달아각각메탄올에녹여100mL로한액을
각각의표준원액으로한다(니트로사민류각각100μg/mL).
2)혼합표준원액
1)의각표준원액1mL씩을취하여100mL메스플라스크에
넣어메탄올로희석하여제조한용액을혼합표준원액으로 한
다(1μg/mL).차광하여5℃이하에서보관한다.
3)내부표준용액
N-니트로소디-n-프로필아민-d14(N-nitrodi-n-propylamine-d14)
또는N-니트로소디이소프로필아민 (N-nitrosodiisopropylamine)
10mg을정밀히달아메탄올에녹여100mL로한다.이액
10mL를취하여메탄올로희석하여100mL가되도록한다
(10μg/mL).이액을취하여인공타액으로희석하여1μg/mL
이되도록한액을내부표준용액으로 한다.차광하여5℃이하
에서보관하며제조후사용기한은1일로한다.
4)검량선작성용표준용액
2)를인공타액으로희석하여0.001,0.005,0.01,0.02,0.05μ- 26 -g/mL가되도록한다.이액1mL에내부표준용액0.01mL를
넣어혼합한각용액을검량선작성용표준용액으로한다.차
광하여5℃이하에서보관하며제조후사용기한은1일로한
다.
마.시험조작
1)액체크로마토그래프/질량분석기/질량분석기측정조건
-칼럼:C18(AcquityHSST3,2.1mmI.D.×150mm,1.8μ
m)또는이와동등한것
-칼럼온도:40℃
-검출기:질량분석기
․Ionization:APCI(positive)
․GasTemperature:290℃
․Vaporizertemp.:350℃
․CollisionVoltage:2,500V
․특이이온
Precursor
ion(m/z)Fragmention(m/z)
정량확인
N-니트로소디메틸아민75.043.158.1
N-니트로소디에틸아민 103.075.147.2
N-니트로소디-n-프로필아민131.043.189.0
N-니트로소디-n-부틸아민159.157.2103.2
N-니트로소피페리딘115.041.269.1
N-니트로소피롤리딘101.055.241.2
N-니트로소몰폴린117.187.045.0
N-니트로소디-n-프로필아민-d14145.050.297.1
N-니트로소디이소프로필아민 131.143.289.1
측정조건은필요에따라적절히조절한다.
-이동상:A:0.1%개미산수용액,B:메탄올(또는0.1%개
미산함유메탄올)
-농도기울기:A:B(70:30)에서A:B(0:100)까지의직선
농도기울기를10분간실시하고,A:B(0:100)으로5분간유- 27 -지한다.필요에따라적절히조절한다.
-유속:분당0.2mL
2)니트로사민류
가)시험용액의조제
시료를대칭이되도록세로로둘로잘라약5g을취한다.
필요시추가로절단과정을반복하여시료를채취한다.시료
가잠길정도의끓는물에시료를넣고10분간끓이고식힌
후시료를꺼내표면에남아있는물을털어낸뒤갈색플라
스크에옮겨담는다.이플라스크에40℃로가온한인공타액
20mL를가하여잠기도록한후마개로막고40℃를유지
하면서24시간방치한다.이액을25mL갈색플라스크에
옮기고인공타액2∼3mL로씻어준후그씻은액을합하
고인공타액을가하여25mL로한액을A액으로한다.A액
1mL에내부표준용액0.01mL를혼합한액을니트로사민류
의시험용액으로한다.
나)측정
시험용액및검량선작성용표준용액각각20μL씩사용하
여1)액체크로마토그래프/질량분석기/질량분석기측정조건
에따라액체크로마토그래피/질량분석을행한다.
다)계산
시험용액및표준용액크로마토그램의내부표준물질피크면
적에대한니트로사민류각각의피크면적비를구하여다음
식에따라검출된각니트로사민의양을시료무게당으로
산출(MA)하고,얻어진결과를모두합하여최종니트로사민
의양을구한다.
니트로사민
(MA,mg/kg)=c×25
시료의채취량(g)
c:검량선에서얻은해당니트로사민의농도(μg/mL)
3)니트로사민류생성가능물질- 28 -가)시험용액의조제
2)가)의A액10mL에1M염산용액0.5mL를가한후밀
전하여암소에서30분간방치한다.방치가끝난용액에1M
수산화나트륨용액1mL를넣고뚜껑을닫고혼합한다.이
액1mL에내부표준용액0.01mL를혼합한액을니트로사
민류생성가능물질의시험용액으로한다.
나)측정
시험용액및검량선작성용표준용액각각20μL씩사용하
여1)액체크로마토그래프/질량분석기/질량분석기측정조건
에따라액체크로마토그래피/질량분석을행한다.
다)계산
시험용액및표준용액크로마토그램의내부표준물질피크면
적에대한니트로사민류각각의피크면적비를구하여다음
식에따라검출된각니트로사민의양을시료무게당으로
산출(MB)한다.검출된각니트로사민에대하여MB-MA
값을구하고,얻어진결과를모두합하여최종니트로사민류
생성가능물질의양을구한다.
니트로사민
(MB,mg/kg)=c×1.15×25
시료의채취량(g)
c:검량선에서얻은해당니트로사민의농도(μg/mL)
IV.2.2-52를다음과같이한다.
2-52PCBs시험법
가.분석원리
종이제에잔류하는PCBs를n-헥산으로추출하고정제한후기
체크로마토그래프/질량분석기로측정한다.
나.장치
기체크로마토그래프/질량분석기
다.시약및시액- 29 -1)용매
잔류농약분석용또는이와동등이상인것
2)다층실리카카트리지
실리카겔이아래서부터중성실리카겔0.2g,산성실리카겔
0.4g,염기성실리카겔0.2g,중성실리카겔0.1g의순서로
충전한카트리지(6mL,SUPELCO52732-U)또는이와동등
이상의것)를n-헥산10mL로활성화시킨다.
라.표준용액
1)표준원액
폴리염화비페닐7종의표준품을노난에녹여각각10μg/mL
가되도록한액을표준원액으로한다.
<표1>분석대상폴리염화비페닐(indicatorPCBs7종)의표준물질
동족체IUPAC
번호
3염화비페닐2,4,4'-trichlorobiphenyl28
4염화비페닐2,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl52
5염화비페닐2,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl101
2,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl118
6염화비페닐2,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl138
2,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl153
7염화비페닐2,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl180
2)내부표준용액
13C12동족체로된폴리염화비페닐7종의내부표준품을노난에
녹여내부표준물질각각이5μg/mL가되도록조제한용액을
내부표준원액으로한다 .이액에n-헥산을가해0.5μg/mL가
되게한용액을내부표준용액으로 한다.
3)검량선작성용표준용액
표준원액과내부표준원액에 n-헥산을가해표준용액5단계이
상의농도범위0.025∼1μg/mL로조제한것을사용한다.단,
검량선작성용표준용액들은직선성을유지하여야한다.
<표2>폴리염화비페닐의검량선작성용표준용액- 30 -L*:동위원소로치환된(LabeledCompound,13C12)내부표준물질
마.시험용액의조제
균질화된시료1g을100mL둥근바닥플라스크에취한다.내
부표준용액1mL를첨가하고n-헥산50mL를넣는다.냉각환
류추출기에연결하여50℃에서4시간동안환류시켜추출한다.
실온까지냉각한후추출액중10mL를취하여미리n-헥산
10mL로활성화시킨다층실리카카트리지에통과시킨용액과
순차적으로카트리지에n-헥산10mL로용출한용액을농축
수기에받는다.용출액을질소농축기로최종부피가1mL가
되도록하여이를시험용액으로한다(단,수분이존재한다면
수분제거를위해무수황산나트륨2g이충전된카트리지를
통과시킨다).
바.시험조작
1)기체크로마토그래프/질량분석기측정조건
-칼럼:DB-1(0.25mmI.D.×60m,0.25μm)또는이와동
등이상의것
-칼럼온도:100℃에서분당15℃씩온도를높여200℃에도달(단위:μg/mL)
동족체IUPAC
번호검량선작성용표준용액및내부표준물질농도
3염화
비페닐280.0250.050.10.250.51.0
28L*0.10.10.10.10.10.1
4염화
비페닐520.0250.050.10.250.51.0
52L*0.10.10.10.10.10.1
5염화
비페닐1010.0250.050.10.250.51.0
1180.0250.050.10.250.51.0
101L*0.10.10.10.10.10.1
118L*0.10.10.10.10.10.1
6염화
비페닐1380.0250.050.10.250.51.0
1530.0250.050.10.250.51.0
138L*0.10.10.10.10.10.1
153L*0.10.10.10.10.10.1
7염화
비페닐1800.0250.050.10.250.51.0
180L*0.10.10.10.10.10.1- 31 -하도록한후3분간유지한다.이어분당2℃씩온도를높여
250℃에도달하도록한후5분간유지한후분당5℃씩온도
를높여300℃에도달하도록한후3분간유지한다.
-주입부온도:280℃
-주입방식:스필릿리스
-주입량:1.0μL
-검출기:질량분석기
-이온화방법:EImode
-이온화전압:70eV
-운반기체:헬륨(유속:분당1.0mL)
-특성이온:<표3>
<표3>폴리염화비페닐의특성이온및이론비
동족체IUPAC
number특성이온이론비
(M+/(M+2)+
또는
(M+2)+/(M+4)+M+(M+2)+(M+4)+
3염화비페
닐28256.0258.01.0228L*268.0270.0
4염화비페
닐52289.9291.90.7752L*301.9303.9
5염화비페
닐101 325.9327.9
1.53118 325.9327.9
101L*337.9339.9
118L*337.9339.9
6염화비페
닐138 359.8361.8
1.23153 359.8361.8
138L*371.8373.8
153L*371.8373.8
7염화비페
닐180 393.8395.81.02180L*405.8407.8
L*:동위원소로치환된(LabeledCompound,13C12)내부표준물질
2)정성시험
위의조건에서얻어진시험용액의크로마토그램상의각피크- 32 -를표준용액의표준물질및내부표준물질의 피크의머무름
시간과비교할때일치하여야하며,측정한선택이온2개의
이온세기비율(M/M+2또는M+2/M+4)은<표3>에나타난
이론비에대하여±20%이내이어야한다.
3)정량시험
작성용표준용액의각각표준물질의피크면적(AS)과내부표준
물질피크면적(AIS)에대한비(AS/AIS)를Y축으로하고표준물
질의농도를X축으로하여검량곡선을작성하고,시험용액에
서얻어진폴리염화비페닐피크면적과내부표준물질의 면적비
(ASAM/ASAMIS)를Y측에대입하여각각의폴리염화비페닐동족
체농도를계산한후폴리염화비페닐7종(indicatorPCBs7종)
농도를합하고,폴리염화비페닐7종이폴리염화비페닐209종의
50%임을감안하여2배를곱한다.
폴리염화비페닐동족체농도
(Ci,mg/kg)=P×V×5Ms
P:검량선에서구한폴리염화비페닐동족체농도(μg/mL)
V:최종부피(mL)
Ms:시료채취량(g)
폴리염화비페닐7종농도(mg/kg)=
Ci:i동족체의폴리염화비페닐의농도(i=PCB28,52,
101,118,138,153,180)
폴리염화비페닐농도(mg/kg)=×2
IV.2.2-54를다음과같이한다.
2-54니켈시험법
가.분석원리
금속제에서용출되는니켈을원자흡광광도기,유도결합플라즈
마발광강도측정기또는유도결합플라즈마 /질량분석기로측정
한다.
나.장치- 33 -원자흡광광도기,유도결합플라즈마 발광강도측정기또는유도
결합플라즈마/질량분석기
다.시약및시액
1)0.5%구연산용액
구연산일수화물5g을물에녹여1,000mL로한후수산화나
트륨시액을사용하여pH를3.5로조정한액을0.5%구연산용
액으로한다.
2)수산화나트륨시액
수산화나트륨4.3g을물에녹여100mL로한액을수산화나트
륨시액으로한다.
라.표준용액
황산니켈암모늄(nickel-ammoniumsulfate)(6수화물)673.0mg
을정밀히달아물과질산10mL를넣어녹인후물을가하
여1,000mL로한다.이액10mL를취하여100mL메스플
라스크에넣고각시험법에규정된침출용액을가하여100
mL로한다.다시이액1mL를취하여100mL메스플라스크
에넣고각시험법에규정된침출용액을가하여100mL로한
액을표준용액으로한다(0.1μg/mL).다만,유도결합플라즈마 /
질량분석기로측정할경우측정에적절한농도가되도록각
시험법에규정된침출용액을가하여희석하여사용한다.침출
용액이물인경우에는표준용액에질산5방울을가한것을사
용한다.
마.시험용액의조제
다음표의제1란에있는식품의기구및용기․포장은각각
제2란에있는용매를침출용액으로하여2-6재질별용출시험
용액의조제에따라조제한액을시험용액으로한다.다만,pH
5를초과하는식품및pH5이하인식품에모두사용되는기
구및용기․포장에대해서는0.5%구연산용액을침출용액으
로사용한다.- 34 -제1란 제2란
pH5를초과하는식품 물
pH5이하인식품 0.5%구연산용액
바.시험조작
시험용액과표준용액에대하여22-11원자흡광광도법(파장
232.0nm),2-12유도결합플라즈마 발광강도측정법(파장
231.6nm)또는유도결합플라즈마 /질량분석법(m/z59.9)에따
라시험하여시험용액중니켈의양을구한다.다만,침출용액으
로물을사용하여조제한시험용액의경우시험용액100mL
에질산5방울을떨어뜨린다.
IV.2.2-56다.2)중“아세톤을”을“메탄올을”로한다.
[별표4]“기구및용기·포장에사용되는물리적재활용합성수지제기
준”을“기구및용기·포장에사용되는물리적재생합성수지제기
준”으로하고,1.중“재활용”을“재생”으로하며,2.가.1)중
“「폐기물관리법」등에따라환경부장관이식품용기구및용기·
포장의제조에사용할수있도록재활용처리되었음을인정한것
이어야한다.”를“「식품용기사용재생원료기준」(환경부고시)
에적합한것이어야한다.”로하고,나.1)중“재활용”을“재생”으
로하며,4.가.중“기준·규격”을“기준및규격”으로하고,나.중
“재활용”을“재생”으로한다.
[별표4]다음에[별표5]를다음과같이신설한다.
[별표5]재생원료인정신청시제출자료
1.재생공정에투입하는원료에관한자료- 35 -가.투입원료에대한자료1)투입원료의제조업체정보
2)투입원료의특성에관한자료
나.「식품용기사용재생
원료기준」(환경부고
시)에적합함을입증하
는자료1)식품용재생원료생산확인서
2)수입기구및용기·포장의경우등,고시에
적합함을입증할수있는자료
2.재생방법,재생공정,재생공정의분석및평가에관한자료
가.재생방법의특성에대
한자료1)재생원리,방법에대한설명
2)재생공정의특징설명
나.전제재생공정에대한
자료1)전체공정흐름도
2)공정단계별목적,처리방법,내용등에대
한상세한자료
다.오염물질제거공정에
대한상세자료1)오염물질제거공정원리
2)오염물질제거방법
3)오염물질제거공정설비운영조건(온도,압
력,시간등)에대한상세자료
라.재생공정의분석및평
가에관한자료1)재생공정효율
2)오염물질제거공정운영조건(온도,기타조
건등의변동범위)에대한자료
3.재생공정중오염물질제거에관한자료
가.인위적오염물질의오
염처리에관한자료1)오염물질의종류,특성,선정사유
2)오염물질의오염처리,농도등상세한오염
방법
나.인위적오염물질의제
거에관한자료1)오염물질의농도를확인에사용한상세한
시험방법
2)오염물질의제거시험단계별상세시험자
료
다.인위적오염물질을이
용한제거시험결과1)인위적오염시험결과
2)재생공정에서오염물질을제거할수있음을
설명하는자료
4.기타식품의약품안전처장이 기준및규격적합성등을판단하기위하여필
요하다고인정하는자료
가.기구및용기·포장의기준·규격에대한공인시험성적서
나.재생원료에관한정보1)재생원료의성상(사진포함),특성,포장방
법(포장재,포장단위등),보관방법및표시
사항- 36 -※제출을생략한자료에대해서는그사유를제출2)기구및용기·포장제조·가공시사용방법,
주의사항
다.기구및용기·포장제
품의사용정보1)기구및용기·포장제품의사용조건(용도,
사용온도등)
2)기구및용기·포장제품을사용하고자하는
식품의종류
3)기구및용기·포장제품을사용할때주의
사항
라.품질보증에대한자료1)품질보증을위한관리방법및이와관련된
자료
2)품질보증과관련된인증서
3)기타안전확보를위하여관리중인사항(공
정,설비,작업자교육등)- 37 -부칙<제2022-호,2022...>
제1조(시행일)이고시는고시한날부터시행한다.
제2조(적용례)이고시는이고시시행이후최초로제조·가공또는
수입(선적일기준)하는기구및용기·포장부터적용한다.
제3조(검사중인사항에관한경과조치)이고시시행당시종전의고시에
따라검사가진행중인사항에대하여는종전의규정에따른다.- 38 -
현행 개정(안)
I.총칙 I.총칙
1.(생략)
2.기준및규격의수록범위
「식품위생법」제9조제1항및「축산
물위생관리법」제5조제1항의규정에
따른기구및용기·포장의제조방법에
관한기준,기구및용기·포장과그원
재료에관한규격
3.(생략)1.(현행과같음)
2.기준및규격의수록범위
「식품위생법」제9조제1항,제9조의2,
「식품위생법시행규칙」제6조제2항
및----------------------------
-------------------------------
-------------
3.(현행과같음)
II.공통기준및규격 II.공통기준및규격
1.공통제조기준
가.원재료기준
1)∼11)(생략)
<신설>
나.제조·가공기준1.공통제조기준
가.원재료기준
1)∼11)(현행과같음)
12)기구및용기·포장제조·가공시
기준및규격에적합한원재료로부
터발생한자투리등공정부산물
은불순물등이오염되지않도록
위생적으로관리된경우사용할수
있다.
나.제조·가공기준- 39 -현행 개정(안)
1)(생략)
2)재활용기준
가)기구및용기·포장제조·가공시
기준및규격에적합한원재료로
부터발생한자투리등공정부산
물은불순물등이오염되지않도
록위생적으로관리된경우사용
할수있다.
나)기구및용기·포장제조·가공시
식품과직접접촉하지않는부분
에는재활용합성수지를사용할
수있다.다만,유해물질이이행되
어식품에혼입될우려가없도록
제조되어야한다.
다)기구및용기·포장제조·가공시
식품과직접접촉하는부분에다
음의어느하나에해당되는경우
에는재활용합성수지를사용할
수있다.
(1)(생략)
(2)물리적으로재생된폴리에틸렌
테레프탈레이트(PET)재질의재
활용합성수지로서,[별표4]기
구및용기·포장에사용되는재
활용합성수지제기준에적합하
다고인정되는경우.이경우재
활용공정중사용하는원료(플
레이크등)는「폐기물관리법」
등에따라환경부장관이식품용1)(현행과같음)
2)재생원료기준
<삭제>
가)--------------------------
---------------------------
----재생-----------------
---------------------------
---------------------------
----------------
나)--------------------------
---------------------------
---------------------------
---재생------------------
-------
(1)(현행과같음)
(2)-------------------------
----------------------- 재
생--------------[별표4]
기구및용기·포장에사용되는
물리적재생합성수지제기준--
----------------------- 재
생-----------------------
----------「식품용기사용
재생원료기준」(환경부고시)에- 40 -현행 개정(안)
재활용원료로인정한것이어야함
<신설>
3)(생략)
2.∼7.(생략)적합한것이어야함
다)재생원료의인정을신청하는경우
제출하여야하는자료는「식품
위생법시행규칙」제6조제2항에
따라[별표5]와같다.
3)(현행과같음)
2.∼7.(현행과같음)
III.재질별규격 III.재질별규격
1.합성수지제
중분류 재질명
1-1(생략)
1-2에스테르계가.∼타.(생략)
<신설>
1-3∼1-9(생략)
1-2.에스테르계
가.∼타.(생략)
<신설>1.합성수지제
중분류 재질명
1-1(현행과같음)
1-2에스테르계가.∼타.(생략)
파.폴리부틸렌아디페이트테레프탈레이트 
poly(butyleneadipateterephthalae)
PBAT
1-3∼1-9(현행과같음)
1-2.에스테르계
가.∼타.(현행과같음)
파.폴리부틸렌아디페이트테레프탈레이트
(poly(butyleneadipateterephthalate),
PBAT)
1)정의
폴리부틸렌아디페이트테레프탈레이
트란기본중합체(basepolymer)
중테레프탈산,아디핀산및1,4-부- 41 -현행 개정(안)
탄디올의공중합물질의함유율이
50%이상인합성수지제를말한다.
2)용출규격
항목규격(mg/L)
납1이하
과망간산칼륨소비량10이하
총용출량30이하
테레프탈산 7.5이하
이소프탈산 5이하
1,4-부탄디올5이하
3)시험방법
가)납:Ⅳ.2.2-1납시험법나.
용출시험
나)과망간산칼륨소비량:Ⅳ.2.
2-7과망간산칼륨소비량시험법
다)총용출량:Ⅳ.2.2-8총용출량
시험법
라)테레프탈산및이소프탈산:Ⅳ.
2.2-25테레프탈산및이소프탈
산시험법
마)1,4-부탄디올:Ⅳ.2.2-411,4-
부탄디올시험법
IV.기구및용기·포장의시험법IV.기구및용기·포장의시험법
1.(생략)
2.항목별시험법1.(현행과같음)
2.항목별시험법- 42 -현행 개정(안)
2-1납시험법
가.잔류시험
1)분석원리
시료에잔류하는납을원자흡광광
도기또는유도결합플라즈마발 광강
도측정기로측정한다.
2)장치
원자흡광광도기또는유도결합플라
즈마발광강도측정기
3)표준용액
질산납(Ⅱ)(leadnitrate)l59.8mg을
정밀히달아10%질산10mL에녹
이고물을가하여100mL로한다.
이액1mL를취하여200mL메
스플라스크에넣고0.lM질산을
가하여200mL로한액을표준용
액으로한다(5μg/mL).
4)(생략)
5)시험조작
시험용액과표준용액에대해2-11
원자흡광광도법(파장283.3nm)또
는2-12유도결합플라즈마발광강도2-1납시험법
가.잔류시험
1)분석원리
--------------- 원자흡광광도기,
유도결합플라즈마 발광강도측정기
또는유도결합플라즈마/질량분석기
로-------
2)장치
원자흡광광도기,유도결합플라즈마
발광강도측정기또는유도결합플라
즈마/질량분석기
3)표준용액
---------------------------
---------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----한다(5μg/mL).다만,유도결
합플라즈마/질량분석기로측정할경
우측정에적절한농도가되도록
0.1M질산으로희석하여사용한다.
4)(현행과같음)
5)시험조작
--------------------- 2-11원
자흡광광도법(파장283.3nm),2-12
유도결합플라즈마 발광강도측정법- 43 -현행 개정(안)
측정법(파장220.4nm)에따라시험
하여시험용액중납의농도를구
하고다음계산식에따라시료중
납의함량을구한다.(이하생략)
나.용출시험
1)합성수지제,가공셀룰로스제,고무
제,종이제,목재류,전분제
가)분석원리
합성수지제,가공셀룰로스제,고
무제,종이제,목재류,전분제에서
용출되는납을원자흡광광도기
또는유도결합플라즈마발 광강도
측정기로측정한다.
나)장치
원자흡광광도기또는유도결합플
라즈마발광강도측정기
다)표준용액
질산납(Ⅱ)(leadnitrate)l59.8mg
을정밀히달아10%질산10mL
에녹이고물을가하여100mL로
한다.이액1mL를취하여1,000
mL메스플라스크에넣고각시험
법에규정된침출용액을가하여
1,000mL로한액을납표준용액으
로한다(1μg/mL).(파장220.4nm)또는유도결합플라
즈마/질량분석법(m/z208.0)에---
----------------------------
---------식에따라시료중납
의양을구한다.(이하현행과같음)
나.용출시험
1)합성수지제,가공셀룰로스제,고무
제,종이제,목재류,전분제
가)분석원리
---------------------------
---------------------------
-------------원자흡광광도기,
유도결합플라즈마 발광강도측정
기또는유도결합플라즈마/질량분
석기로측정한다.
나)장치
원자흡광광도기,유도결합플라즈
마발광강도측정기또는유도결
합플라즈마/질량분석기
다)표준용액
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
--한다(1μg/mL).다만,유도결합- 44 -현행 개정(안)
라)(생략)
마)시험조작
시험용액과표준용액에대해2-11
원자흡광광도법(파장283.3nm)또
는2-12유도결합플라즈마발 광강
도측정법(파장220.4nm)에따라
시험하여시험용액중납의양을
구한다.
2)금속제
가)분석원리
금속제에서용출되는납을원자흡
광광도기또는유도결합플라즈마
발광강도측정기로측정한다.
나)장치
원자흡광광도기또는유도결합플
라즈마발광강도측정기
다)(생략)
라)표준용액
질산납(Ⅱ)(leadnitrate)l59.8mg
을정밀히달아10%질산10mL
에녹이고물을가하여100mL로
한다.이액1mL를취하여200플라즈마/질량분석기로측정할경
우측정에적절한농도가되도록
각시험법에규정된침출용액을
가하여희석하여사용한다.
라)(현행과같음)
마)시험조작
----------------------- 2-11
원자흡광광도법(파장283.3nm),
2-12유도결합플라즈마 발광강도
측정법(파장220.4nm)또는유도
결합플라즈마/질량분석법(m/z
208.0)에--------------------
-------
2)금속제
가)분석원리
----------------------- 원자
흡광광도기,유도결합플라즈마 발
광강도측정기또는유도결합플라
즈마/질량분석기로--------
나)장치
원자흡광광도기,유도결합플라즈마
발광강도측정기또는유도결합플
라즈마/질량분석기
다)(현행과같음)
라)표준용액
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------- 45 -현행 개정(안)
mL메스플라스크에넣고각시험
법에규정된침출용액을가하여
200mL로한다.다시이액8mL
를취하여100mL메스플라스크
에넣고각시험법에규정된침
출용액을가하여100mL로한액
을납표준용액으로한다(0.4μ
g/mL).단.침출용액이물인경우
에는납표준용액에질산5방울을
가한것을사용한다.
마)(생략)
바)시험조작
시험용액과표준용액에대해2-11
원자흡광광도법(파장283.3nm)또
는2-12유도결합플라즈마발 광강
도측정법(파장220.4nm)에따라
시험하여시험용액중납의양을
구한다.(이하생략)
3)유리제,도자기제,법랑및옹기류
가)분석원리
유리제,도자기제,법랑및옹기류
에서용출되는납을원자흡광광도
기또는유도결합플라즈마발 광강
도측정기로측정한다.---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
--표준용액으로한다(0.4μg/mL).
다만,유도결합플라즈마/질량분석
기로측정할경우측정에적절한
농도가되도록각시험법에규정
된침출용액을가하여희석하여
사용한다.침출용액이물인경우에
는표준용액에질산5방울을가한
것을사용한다.
마)(현행과같음)
바)시험조작
----------------------- 2-11
원자흡광광도법(파장283.3nm),
2-12유도결합플라즈마 발광강도
측정법(파장220.4nm)또는유도
결합플라즈마/질량분석법(m/z
208.0)에--------------------
----------(이하현행과같음)
3)유리제,도자기제,법랑및옹기류
가)분석원리
---------------------------
---------------- 원자흡광광도
기,유도결합플라즈마 발광강도측
정기또는유도결합플라즈마/질량- 46 -현행 개정(안)
나)장치
원자흡광광도기또는유도결합플
라즈마발광강도측정기
다)표준용액
질산납(Ⅱ)(leadnitrate)l59.8mg
을정밀히달아10%질산10mL
에녹이고물을가하여100mL로
한다.이액2mL를취하여200
mL메스플라스크에넣고4%초산
을가하여200mL로한다.다시
이액0.2mL,2mL,4mL,6
mL및8mL씩을취하여10mL
메스플라스크에각각넣고4%초
산을가하여10mL로한액을납
표준용액으로한다(각각0.2μ
g/mL,2μg/mL,4μg/mL,6μ
g/mL및8μg/mL).
라)(생략)
마)시험조작
(1)검량선의작성
표준용액에대해2-11원자흡광
광도법(파장:283.3nm)또는
2-12유도결합플라즈마발 광강도
측정법(파장:220.4nm)에따라분석기로-------
나)장치
원자흡광광도기,유도결합플라즈마
발광강도측정기또는유도결합플
라즈마/질량분석기
다)표준용액
---------------------------
-------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
------------------------ 표
준용액으로한다(각각0.2μg/mL,
2μg/mL,4μg/mL,6μg/mL및
8μg/mL).다만,유도결합플라즈
마/질량분석기로측정할경우측
정에적절한농도가되도록4%
초산을가하여희석하여사용한다.
라)(현행과같음)
마)시험조작
(1)검량선의작성
--------------2-11원자흡광
광도법(파장283.3nm)또는
2-12유도결합플라즈마발광강도
측정법(파장220.4nm)또는유- 47 -현행 개정(안)
시험하여얻어진흡광도를각각
의농도에대하여플롯(plot)하여
납의검량선을작성한다.
(2)시험
시험용액을(1)검량선의작성의
경우와동일한방법으로측정하
여얻어진흡광도를이용하여미
리작성한검량선으로부터시험
용액중납의양을구한다.(이하
생략)도결합플라즈마/질량분석법(m/z
208.0)에따라시험하여얻어진
흡광도또는질량수에대한피크
면적을각각의농도에대하여플
롯(plot)하여--------------
(2)시험
---------------------------
---------------------------
----------흡광도또는질량수
에대한피크면적을----------
---------------------( 이하
현행과같음)
2-2카드뮴시험법
가.잔류시험
1)분석원리
시료에잔류하는카드뮴을원자흡
광광도기또는유도결합플라즈마발
광강도측정기로측정한다.
2)장치
원자흡광광도기또는유도결합플라
즈마발광강도측정기
3)표준용액
금속카드뮴(cadmium)100mg을정
밀히달아10%질산50mL에녹여
수욕상에서증발건고하고잔류물을2-2카드뮴시험법
가.잔류시험
1)분석원리
------------------ 원자흡광광
도기,유도결합플라즈마발광강도측
정기또는유도결합플라즈마/질량분
석기로--------
2)장치
원자흡광광도기,유도결합플라즈마
발광강도측정기또는유도결합플라
즈마/질량분석기
3)표준용액
----------------------------
----------------------------
----------------------------- 48 -현행 개정(안)
0.lM질산에녹여100mL로한다.
이액1mL를취하여200mL용
량플라스크에넣고0.1M질산을
가하여200mL로한액을표준용
액으로한다(5μg/mL).
4)(생략)
5)시험조작
시험용액과표준용액에대해2-11
원자흡광광도법(파장228.8nm)또
는2-12유도결합플라즈마발 광강도
측정법(파장228.8nm)에따라시험
하여시험용액중카드뮴의농도를
구하고다음식에따라시료중카
드뮴의양을구한다.(이하생략)
나.용출시험
1)금속제
가)분석원리
금속제에서용출되는카드뮴을원
자흡광광도기또는유도결합플라
즈마발광강도측정기로측정한다.
나)장치
원자흡광광도기또는유도결합플
라즈마발광강도측정기----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
------한다(5μg/mL).다만,유
도결합플라즈마/질량분석기로측정
할경우측정에적절한농도가되
도록0.1M질산으로희석하여사
용한다.
4)(현행과같음)
5)시험조작
------------------------ 2-11
원자흡광광도법(파장228.8nm),
2-12유도결합플라즈마발광강도측
정법(파장228.8nm)또는유도결합
플라즈마/질량분석법(m/z110.9)에
----------------------------
-------------(이하현행과같음)
나.용출시험
1)금속제
가)분석원리
------------------------ 원
자흡광광도기,유도결합플라즈마
발광강도측정기또는유도결합플
라즈마/질량분석기로-----
나)장치
원자흡광광도기,유도결합플라즈마
발광강도측정기또는유도결합플
라즈마/질량분석기- 49 -현행 개정(안)
다)(생략)
라)표준용액
금속카드뮴(cadmium)100mg을
정밀히달아10%질산50mL에
녹여수욕상에서증발건고하고
잔류물을0.lM질산에녹여l,000
mL로한다.이액1mL를취하여
200mL메스플라스크에넣고각
시험법에규정된침출용액을가하
여200mL로한다.다시이액2
mL를취하여100mL메스플라스
크에넣고각시험법에규정된침
출용액을가하여100mL로한액
을카드뮴표준용액으로한다(0.1μ
g/mL).단.침출용액이물인경우
에는카드뮴표준용액에질산5방
울을가한것을사용한다.
마)(생략)
바)시험조작
시험용액과표준용액에대해2-11
원자흡광광도법(파장228.8nm)또
는2-12유도결합플라즈마발 광강
도측정법(파장228.8nm)에따라
시험하여시험용액중카드뮴의
양을구한다.(이하생략)다)(현행과같음)
라)표준용액
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
--표준용액으로한다(0.1μg/mL).
다만,유도결합플라즈마/질량분석
기로측정할경우측정에적절한
농도가되도록각시험법에규정
된침출용액을가하여희석하여
사용한다.침출용액이물인경우에
는표준용액에질산5방울을가한
것을사용한다.
마)(현행과같음)
바)시험조작
----------------------- 2-11
원자흡광광도법(파장228.8nm),
2-12유도결합플라즈마 발광강도
측정법(파장228.8nm)또는유도
결합플라즈마/질량분석법(m/z
110.9)에--------------------- 50 -현행 개정(안)
2)유리제,도자기제,법랑및옹기류
가)분석원리
유리제,도자기제,법랑및옹기류
에서용출되는카드뮴을원자흡광
광도기또는유도결합플라즈마발
광강도측정기로측정한다.
나)장치
원자흡광광도기또는유도결합플
라즈마발광강도측정기
다)표준용액
금속카드뮴(cadmium)10mg을정
밀히달아10%질산50mL에녹
여수욕상에서증발건고하고잔
류물을0.lM질산에녹여l00mL
로한다.이액0.2mL를취하여
200mL메스플라스크에넣고4%
초산을가하여200mL로한다.다
시이액0.2mL,2mL,4mL,6
mL및8mL씩을취하여10mL
메스플라스크에각각넣고4%초
산을가하여10mL로한액을카
드뮴표준용액으로한다(각각0.02
μg/mL,0.2μg/mL,0.4μg/mL,
0.6μg/mL및0.8μg/mL).-----------(이하현행과같음)
2)유리제,도자기제,법랑및옹기류
가)분석원리
---------------------------
------------------ 원자흡광광
도기,유도결합플라즈마 발광강도
측정기또는유도결합플라즈마/질
량분석기로---------
나)장치
원자흡광광도기,유도결합플라즈마
발광강도측정기또는유도결합플
라즈마/질량분석기
다)표준용액
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
------------------------- 표
준용액으로한다(각각0.02μg/mL,
0.2μg/mL,0.4μg/mL,0.6μg/mL
및0.8μg/mL).다만,유도결합플
라즈마/질량분석기로측정할경우
측정에적절한농도가되도록4%- 51 -현행 개정(안)
라)(생략)
마)시험조작
(1)검량선의작성
표준용액에대해2-11원자흡광
광도법(파장:228.8nm)또는
2-12유도결합플라즈마발 광강도
측정법(파장:228.8nm)에따라
시험하여얻어진흡광도를각각
의농도에대하여플롯(plot)하여
검량선을작성한다.
(2)시험
시험용액을(1)검량선의작성의
경우와동일한방법으로측정하
여얻어진흡광도를이용하여미
리작성한검량선으로부터시험
용액중카드뮴의양을구한다.
(이하생략)초산을가하여희석하여사용한다.
라)(현행과같음)
마)시험조작
(1)검량선의작성
-------------2-11원자흡광
광도법(파장:228.8nm),2-12
유도결합플라즈마 발광강도측정
법(파장228.8nm)또는유도결
합플라즈마/질량분석법(m/z
110.9)에따라시험하여얻어진
흡광도또는질량수에대한피크
면적을--------------------
----------------
(2)시험
---------------------------
---------------------------
-------흡광도또는질량수에
대한피크면적을-------------
--------------------------
(이하현행과같음)
2-6재질별용출시험용액의조제
가.합성수지제용출시험용액의조제
1)(생략)
2)액체를넣을수없는시료(액체를
넣을수없는형태로된기구·용
기류와포장류를말한다)
가)∼나)(생략)2-6재질별용출시험용액의조제
가.합성수지제용출시험용액의조제
1)(생략)
2)액체를넣을수없는시료(액체를
넣을수없는형태로된기구·용
기류와포장류를말한다)
가)∼나)(생략)- 52 -현행 개정(안)
다)병마개(가스킷)의경우
병마개(가스킷)가사용되는해당
용기본체를물로잘씻은후7
0℃로가온한침출용액을해당용
기의내용물용량만큼채우고병
마개(가스킷)로밀전한후거꾸로
세워70℃를유지하면서30분간
방치한액을시험용액으로한다.
따로,해당용기본체를물로잘
씻은후70℃로가온한침출용액
을해당용기의내용물용량만큼
채우고시계접시로덮고70℃를
유지하면서30분간방치한액을
공시험용액으로하고,공시험용액
에대한시험결과치를제외한양
을시험용액에대한시험결과치로
한다.
(이하생략)
나.∼바.(생략)
사.유리제,도자기제,법랑및옹기류
용출시험용액의조제다)병마개(가스킷)의경우
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
한다.병마개(가스킷)가사용되는
해당용기본체를사용하여시험
할수없는경우가.2)나)에따
라식품과접촉하는병마개(가스
킷)의표면적lcm2당2mL비
율의70℃로가온한침출용액에
접촉시킨후70℃를유지하면서
30분간방치한액을시험용액으로
한다.
(이하현행과같음)
나.∼바.(현행과같음)
사.유리제,도자기제,법랑및옹기류
용출시험용액의조제- 53 -현행 개정(안)
1)(생략)
2)액체를채울수없거나액체를채
웠을때깊이가2.5cm미만인시
료또는법랑의경우용량이3L
이상인시료
가)(생략)
나)액체를넣을수없는시료
아.(생략)1)(현행과같음)
2)------넣었을때깊이가2.5cm
미만이거나액체를넣을수없는
시료-----------------------
----------
가)(현행과같음)
나)----------------- 시료또는
법랑의경우용량이3L이상인시료
아.(현행과같음)
2-9비소시험법
가.∼나.(생략)
다.디메틸디티오카아바민산은법
1)∼2)(생략)
3)표준용액
나.굿짜이트법3)표준용액에따라
조제한액을비소표준용액으로한다.
4)∼5)(생략)
라.유도결합플라즈마발 광강도측정법
1)∼4(생략)
<신설>2-9비소시험법
가.∼나.(현행과같음)
다.디메틸디티오카아바민산은법
1)∼2)(현행과같음)
3)표준용액
----------------------------
------------표준용액으로한다.
4)∼5)(현행과같음)
라.유도결합플라즈마발광강도측정법
1)∼4(현행과같음)
마.유도결합플라즈마/질량분석법
1)장치
유도결합플라즈마/질량분석기
2)표준용액
나.굿짜이트법3)표준용액에따라
조제한액을사용하여측정에적절
한농도가되도록각시험법에규
정된침출용액을가하여희석하여- 54 -현행 개정(안)
사용한다.다만,시판중인비소표
준용액을사용할경우삼산화이비
소(As2O3)로환산한다.
3)시험용액의조제
나.굿짜이트법4)시험용액의조제
에따라조제한액을시험용액으로
한다.
4)시험조작
시험용액과표준용액에대해유도
결합플라즈마/질량분석법(m/z74.9)
에따라시험할때시험용액에대
하여얻어진질량수의감응세기는
표준용액에대하여얻어진질량수
의감응세기보다커서는아니된다.
2-10안티몬시험법
가.잔류시험
1)분석원리
금속제시료에잔류하는안티몬을
원자흡광광도기또는유도결합플라
즈마발광강도측정기로측정한다.
2)장치
원자흡광광도기또는유도결합플라
즈마발광강도측정기
3)표준용액
염화안티몬(Ⅲ)(antimony2-10안티몬시험법
가.잔류시험
1)분석원리
----------------------------
원자흡광광도기,유도결합플라즈마
발광강도측정기또는유도결합플라
즈마/질량분석기로-------
2)장치
원자흡광광도기,유도결합플라즈마
발광강도측정기또는유도결합플라
즈마/질량분석기
3)표준용액
----------------------------- 55 -현행 개정(안)
trichloride)1.874g을정밀히달아
소량의희석한염산(1→2)에녹인
후희석한염산(1→10)을가하여
1,000mL로한다.이액1mL를
취하여100mL메스플라스크에넣
고0.1M질산을가하여100mL로
한다.다시이액1mL를취하여
10mL메스플라스크에넣고0.1M
질산을가하여10mL로한액을
표준용액으로한다(1.0μg/mL).
4)(생략)
5)시험조작
시험용액과표준용액에대해2-11
원자흡광광도법(파장217.6nm)또
는2-12유도결합플라즈마발 광강도
측정법(파장206.8nm)에따라시험
하여시험용액중안티몬의농도를
구하고다음식에따라시료중안
티몬의함량을구한다.(이하생략)
나.용출시험
1)합성수지제
가)분석원리
폴리에틸렌테레프탈레이트 ,폴리시----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
---------한다(1.0μg/mL).다만,
유도결합플라즈마/질량분석기로측
정할경우측정에적절한농도가
되도록0.1M질산으로희석하여
사용한다.
4)(현행과같음)
5)시험조작
------------------------ 2-11
원자흡광광도법(파장217.6nm),
2-12유도결합플라즈마발광강도측
정법(파장206.8nm)또는유도결합
플라즈마/질량분석법(m/z120.9)에
--------------------------
----------------------------
-------양을구한다.(이하현행
과같음)
나.용출시험
1)합성수지제
가)분석원리
---------------------------- 56 -현행 개정(안)
클로헥산-1,4-디메틸테레프탈레이
트에서용출되는안티몬을원자흡
광광도기또는유도결합플라즈마
발광강도측정기로측정한다.
나)장치
원자흡광광도기또는유도결합플
라즈마발광강도측정기
다)표준용액
염화안티몬(Ⅲ)(antimony(Ⅲ)
chloride)1.874g을정밀히달아
소량의염산으로녹인후희석한
염산(3→10)을가하여1,000mL로
한다.이액1mL를취하여100
mL메스플라스크에넣고4%초산
을가하여100mL로한다.다시
이액4mL를취하여100mL메
스플라스크에넣고4%초산을가
하여100mL로한액을표준용액
으로한다(0.4μg/mL).
라)시험용액의조제
4%초산을침출용액으로하여
2-6재질별용출시험용액의조제
에따라조제한액200mL를비---------------------------
--------------------- 원자흡
광광도기,유도결합플라즈마 발광
강도측정기또는유도결합플라즈
마/질량분석기로-------
나)장치
원자흡광광도기,유도결합플라즈마
발광강도측정기또는유도결합플
라즈마/질량분석기
다)표준용액
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
--------한다(0.4μg/mL).다만,
유도결합플라즈마/질량분석기로측
정할경우측정에적절한농도가
되도록4%초산으로희석하여사
용한다.
라)시험용액의조제
---------------------------
---------------------------
---------------------------- 57 -현행 개정(안)
이커에옮기고증발시켜20mL로
한액을시험용액으로한다.
마)시험조작
시험용액과표준용액에대해2-11
원자흡광광도법(파장:217.6nm)
또는2-12유도결합플라즈마발 광
강도측정법(파장:206.8nm)에따
라시험하여시험용액중안티몬
의농도를구한다(단,농축배수10
을보정해준다).
2)법랑
가)분석원리
법랑에서용출되는안티몬을원자
흡광광도기또는유도결합플라즈
마발광강도측정기로측정한다.
나)장치
원자흡광광도기또는유도결합플
라즈마발광강도측정기
다)표준용액---------------------------
----------------- 한다.다만,
유도결합플라즈마/질량분석법을사
용할경우2-6재질별용출시험용
액의조제에따라조제한액을시
험용액으로한다.
마)시험조작
----------------------- 2-11
원자흡광광도법(파장217.6nm),
2-12유도결합플라즈마 발광강도
측정법(파장206.8nm)또는유도
결합플라즈마/질량분석법(m/z
120.9)에따라----------------
---------------------------
--양을구한다.단,농축배수10
을보정해준다(유도결합플라즈마/
질량분석법을사용한경우는보정
하지않음)
2)법랑
가)분석원리
----------------------- 원자
흡광광도기,유도결합플라즈마 발
광강도측정기또는유도결합플라
즈마/질량분석기로-------
나)장치
원자흡광광도기,유도결합플라즈마
발광강도측정기또는유도결합플
라즈마/질량분석기
다)표준용액- 58 -현행 개정(안)
염화안티몬(Ⅲ)(antimony(Ⅲ)
chloride)1.874g을정밀히달아
소량의염산으로녹인후희석한
염산(3→10)을가하여1,000mL로
한다.이액1mL를취하여100
mL메스플라스크에넣고4%초산
을가하여100mL로한다.다시
이액0.5mL,1mL,2mL,5
mL,10mL씩을취하여100mL
메스플라스크에각각넣고4%초
산을가하여100mL로한액을
안티몬표준용액으로한다(각각
0.05μg/mL,0.1μg/mL,0.2μ
g/mL,0.5μg/mL,1μg/mL).
라)(생략)
마)시험조작
(1)검량선의작성
안티몬표준용액에대해2-11원
자흡광광도법(파장:217.6nm)
또는2-12유도결합플라즈마발 광
강도측정법(파장:206.8nm)에
따라시험하여얻어진흡광도를
각각의농도에대하여플롯(plot)
하여검량선을작성한다.---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
-------------------- 한다(각각
0.05μg/mL,0.1μg/mL,0.2μ
g/mL,0.5μg/mL,1μg/mL).다
만,유도결합플라즈마/질량분석기
로측정할경우측정에적절한농
도가되도록4%초산으로희석하
여사용한다.
라)(현행과같음)
마)시험조작
(1)검량선의작성
표준용액에대해2-11원자흡광
광도법(파장:217.6nm),2-12
유도결합플라즈마 발광강도측정
법(파장206.8nm)또는유도결합
플라즈마/질량분석법(m/z120.9)
에따라시험하여얻어진흡광도
또는질량수에대한피크면적을
---------------------- 59 -현행 개정(안)
(2)시험
시험용액을(1)검량선의작성의
경우와동일한방법으로측정하
여얻어진흡광도를이용하여미
리작성한검량선으로부터시험
용액중안티몬의양을구한다.
(이하생략)
(2)시험
---------------------------
---------------------------
--------흡광도또는질량수에
대한피크면적을------------
---------------------------
(이하현행과같음)
2-13벤조페논시험법
가.∼라.(생략)
마.시험조작
1)액체크로마토그래프/자외부흡광검
출기측정조건
-칼럼:C18(4.6mmI.D.×250mm,
5μm)또는이와동등한것
-칼럼온도:40℃
-검출기:자외부흡광검출기(파장
:254nm)
-이동상:A:물,B:아세토니트릴
-농도기울기:A:B(90:10)에
서A:B(40:60)까지직선농
도기울기를30분간실시한다.필
요에따라적절히조절한다.
-유속:분당1mL
2)∼3)(생략)
2-13벤조페논시험법
가.∼라.(현행과같음)
마.시험조작
1)액체크로마토그래프/자외부흡광검
출기측정조건
---------------------------
---------------------
-------------
---------------------------
------
-이동상:70%아세토니트릴
<삭제>
---------------
2)∼3)(현행과같음)
2-16염화비닐시험법 2-16염화비닐시험법- 60 -현행 개정(안)
가.잔류시험
1)분석원리
(생략)
2)장치
(생략)
3)표준원액
(생략)
4)표준용액
(생략)
5)내부표준용액
(생략)
6)시험용액의조제
(생략)
7)시험조작
가)기체크로마토그래프/질량분석기
측정조건
(생략)
나)정성시험
(생략)
다)정량시험
나)정성시험에서시험용액크로
마토그램의피크검출시간과표준
용액크로마토그램의염화비닐
피크검출시간이일치할때에는
다음의시험을한다.
나)정성시험에서얻어진시험결
과를토대로시험용액및표준용
액크로마토그램의1-클로로프로가.분석원리
(현행과같음)
나.장치
(현행과같음)
다.표준용액
1)표준원액
(현행과같음)
2)표준용액
(현행과같음)
3)내부표준용액
(현행과같음)
라.시험용액의조제
(현행과같음)
마.시험조작
1)기체크로마토그래프/질량분석기
측정조건
(현행과같음)
2)정성시험
(현행과같음)
3)정량시험
2)--------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------
2)--------------------------
----------------------------
----------------------------- 61 -현행 개정(안)
판피크면적에대한염화비닐피
크면적의비를구하여다음식에
따라시료중염화비닐함량을구한다.
(이하생략)
나.용출시험----------------------------
----------------------------
----------------------------
(이하현행과같음)
<삭제>
2-18크레졸인산에스테르시험법
가.∼라.(생략)
마.시험조작
1)액체크로마토그래프측정조건
-칼럼:C18(4.6mmI.D.×250
mm,5μm)또는이와동등한것
-칼럼온도:40℃
-검출기:자외부흡광검출기(파장
:264nm)
-이동상:A:물,B:95%아세
토니트릴
-농도기울기:A:B(80:20)에서
A:B(20:80)까지의직선농도
기울기를20분간실시한다.필요
에따라적절히조절한다.
-유속:분당1mL
2)∼3)(생략)2-18크레졸인산에스테르시험법
가.∼라.(현행과같음)
마.시험조작
1)액체크로마토그래프측정조건
---------------------------
--------------------------
---------------
---------------------------
--------
-이동상:물:아세토니트릴(1:2)
<삭제>
---------------
2)∼3)(현행과같음)
2-23바륨시험법
가.분석원리
폴리염화비닐리덴에서용출되는바2-23바륨시험법
가.분석원리
------------------------------ 62 -현행 개정(안)
륨을원자흡광광도기또는유도결합
플라즈마발광광도기로측정한다.
나.장치
원자흡광광도기또는유도결합플라
즈마발광강도측정기
다.표준용액
질산바륨(bariumnitrate)190.3mg
을정밀히달아0.1M질산에녹여
100mL로한다.이액1mL를취하
여1,000mL용량플라스크에넣고
4%초산을가하여1,000mL로한
액을표준용액으로한다(1μg/mL).
라.(생략)
마.시험조작
시험용액과표준용액에대해2-11
원자흡광광도법(파장:553.6nm)또
는2-12유도결합플라즈마발 광강도
측정법(파장:455.4nm)에따라시
험하여시험용액중바륨의양을구
한다.----원자흡광광도기,유도결합플라
즈마발광강도측정기또는유도결합
플라즈마/질량분석기로------
나.장치
원자흡광광도기,유도결합플라즈마
발광강도측정기또는유도결합플라
즈마/질량분석기
다.표준용액
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-------------- 한다(1.0μg/mL).
다만,유도결합플라즈마/질량분석기
로측정할경우측정에적절한농도
가되도록4%초산으로희석하여사
용한다.
라.(현행과같음)
마.시험조작
------------------------- 2-11
원자흡광광도법(파장:553.6nm),
2-12유도결합플라즈마 발광강도측
정법(파장455.4nm)또는유도결합
플라즈마/질량분석법(m/z137.9)에
---------------------------
------ 63 -현행 개정(안)
2-24게르마늄시험법
가.분석원리
폴리에틸렌테레프탈레이트에서 용출
되는게르마늄을원자흡광광도기또
는유도결합플라즈마발 광광도기로
측정한다.
나.장치
원자흡광광도기또는유도결합플라
즈마발광강도측정기
다.표준용액
이산화게르마늄(germaniumdioxide)
144mg을백금제도가니에넣고탄
산나트륨1g을첨가하여충분히혼
합하여가열해서녹이고냉각후물
을넣어녹인다.염산을넣어중화한
후1mL이상의염산을넣고여기
에물을넣어100mL로한다.이액
1mL를취하여100mL메스플라스
크에넣고4%초산을가하여100
mL로한다.다시이액10mL를취
하여100mL메스플라스크에넣고
4%초산을가하여100mL로한액
을표준용액으로한다(1.0μg/mL).
라.시험용액의조제2-24게르마늄시험법
가.분석원리
-----------------------------
-------------원자흡광광도기,유
도결합플라즈마발광강도측정기또
는유도결합플라즈마/질량분석기로
-------
나.장치
원자흡광광도기,유도결합플라즈마
발광강도측정기또는유도결합플라
즈마/질량분석기
다.표준용액
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
----------한다(1.0μg/mL).다만,
유도결합플라즈마/질량분석기로측정
할경우측정에적절한농도가되도
록4%초산으로희석하여사용한다.
라.시험용액의조제- 64 -현행 개정(안)
4%초산을침출용액으로하여2-6
재질별용출시험용액의조제에따라
조제한액200mL를비이커에옮기
고증발시켜20mL로한액을시험
용액으로한다.
마.시험조작
시험용액과표준용액에대해2-11
원자흡광광도법(파장:265.2nm)또
는2-12유도결합플라즈마발 광강도
측정법(파장:265.1nm)에따라시
험하여시험용액중게르마늄의양
을구한다(단,농축배수10을보정해
준다).----------------------------
-----------------------------
-----액을시험용액으로한다.다
만,유도결합플라즈마 발광강도측정
법을사용할경우용출용액200mL
를비이커에옮기고증발시켜20
mL로한액을시험용액으로한다.
마.시험조작
------------------------ 2-11
원자흡광광도법(파장265.2nm),
2-12유도결합플라즈마 발광강도측
정법(파장265.1nm)또는유도결합
플라즈마/질량분석법(m/z73.9)에따
라시험하여시험용액중게르마늄
의양을구한다.단,농축배수10을
보정해준다(유도결합플라즈마/질량분
석법을사용한경우는보정하지않음)
2-25테레프탈산및이소프탈산시험법
가.분석원리
폴리에틸렌테레프탈레이트 ,폴리부틸
렌테레프탈레이트,폴리아릴레이트,
폴리시클로헥산-1,4-디메틸렌테레프
탈레이트,경화폴리에스터수지에서
용출되는테레프탈산및이소프탈산
을액체크로마토그래프로측정한다.
나.∼마.(생략)2-25테레프탈산및이소프탈산시험법
가.분석원리
--------------------- 폴리부틸
렌테레프탈레이트,폴리부틸렌아디페
이트테레프탈레이트 -------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
나.∼마.(현행과같음)- 65 -현행 개정(안)
2-27포름알데히드시험법
가.∼나.(생략)
다.시약및시액
1)2,4-디니트로페닐하이드라진시액
2,4-디니트로페닐하이드라진
(2,4-dinitrophenylhydrazine,
DNPH)300mg을정밀히달아아
세토니트릴에녹여100mL로한
액을2,4-디니트로페닐하이드라진시
액으로한다.
2)구연산완충액
구연산일수화물(citricacidmonohydrate)
21.0g을물에녹여100mL로한
액과구연산삼나트륨(trisodium
citrate)25.8g을물에녹여100
mL로한액을8:2(v/v)로혼합한
액을구연산완충액으로한다.
라.표준용액
포름알데히드(formaldehyde)를4%
초산에녹여4μg/mL의농도가되
도록한액을포름알데히드표준용
액으로한다.2-27포름알데히드시험법
가.∼나.(현행과같음)
다.시약및시액
1)2,4-디니트로페닐하이드라진인산액
2,4-디니트로페닐하이드라진
(2,4-dinitrophenylhydrazine,
DNPH)4g을정밀히달아에탄올
30mL에녹이고인산을가하여
100mL로한액을2,4-디니트로페
닐하이드라진인산원액으로한다.
원액1mL에물1mL및아세토
니트릴8mL를가한액을2,4-디니
트로페닐하이드라진인산액으로한다.
<삭제>
라.표준용액
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
----한다.다만,종이제의경우포
름알데히드를물에녹여4μg/mL의
농도가되도록한액을포름알데히
드표준용액으로한다.- 66 -현행 개정(안)
마.(생략)
바.유도체화
시험용액및표준용액25mL씩을
각각취하여50mL메스플라스크에
넣고각각에구연산완충액4mL및
2,4-디니트로페닐하이드라진시액2
mL를가한후밀봉하여때때로흔
들어주며40℃에서1시간방치한다.
식힌후물을가하여50mL로한다.
사.(생략)마.(현행과같음)
바.유도체화
시험용액및표준용액0.7mL씩을
각각취하여2mL바이알에넣고,
2,4-디니트로페닐하이드라진인산액
0.1mL를가한후밀봉하여흔들어
준다.상온에서30분방치한후아세
토니트릴0.7mL를가한다.
사.(현행과같음)
2-411,4-부탄디올시험법
가.분석원리
폴리부틸렌테레프탈레이트 ,부틸렌숙
시네이트-아디페이트공중합체및
부틸렌숙시네이트공중합체에서용
출되는1,4-부탄디올을기체크로마토
그래프로측정한다.
나.∼바.(생략)2-411,4-부탄디올시험법
가.분석원리
폴리부틸렌테레프탈레이트 ,폴리부틸
렌아디페이트테레프탈레이트 ,-----
-----------------------------
-----------------------------
--------------
나.∼바.(현행과같음)
2-44비스페놀A디글리시딜에테르(비
스페놀A디글리시딜에테르이염
화물과비스페놀A디글리시딜에
테르이수화물포함)및비스페놀
F디글리시딜에테르(비스페놀F
디글리시딜에테르이염화물과비
스페놀F디글리시딜에테르이수
화물포함)시험법2-44비스페놀A디글리시딜에테르(비
스페놀A디글리시딜에테르이염
화물과비스페놀A디글리시딜에
테르이수화물포함)및비스페놀
F디글리시딜에테르(비스페놀F디
글리시딜에테르이염화물과비스페
놀F디글리시딜에테르이수화물
포함)시험법- 67 -현행 개정(안)
가.∼나.(생략)
다.표준용액
1)(생략)
2)혼합표준용액
혼합표준원액1mL를취하여각각
100mL메스플라스크에넣고메탄
올을가하여100mL씩으로한액
을혼합표준용액으로한다.(이하생
략).
라.시험용액의조제
2-6재질별용출시험용액의조제에
따라조제한액을시험용액으로한
다.다만,침출용액으로n-헵탄을사
용하여조제한시험용액의경우시
험용액25mL를취하여감압농축
한후잔류물을메탄올에녹여25
mL로한액을최종시험용액으로
한다.
마.(생략)가.∼나.(현행과같음)
다.표준용액
1)(현행과같음)
2)혼합표준용액
------------------------- 100
mL메스플라스크에넣고메탄올을
가하여100mL로한액을혼합표
준용액으로한다.단,마.2)에따를
때는50%메탄올을가하여100mL
로한액을혼합표준용액으로한다
(이하현행과같음).
라.시험용액의조제
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
----------------------------
한다.단,마.2)에따를때는잔류물
을50%메탄올에녹여25mL로한
액을최종시험용액으로한다.
마.(현행과같음)
2-50아연시험법
가.분석원리
고무제에서용출되는아연을원자흡
광광도기또는유도결합플라즈마발
광강도측정기로측정한다.2-50아연시험법
가.분석원리
----------------------- 원자흡
광광도기,유도결합플라즈마 발광강
도측정기또는유도결합플라즈마/질- 68 -현행 개정(안)
나.장치
원자흡광광도기또는유도결합플라
즈마발광강도측정기
다.표준용액
1)(생략)
2)표준용액
가)고무젖꼭지이외의고무제시험
용표준용액
표준원액1mL를취하여20mL
메스플라스크에넣고4%초산을
가하여20mL로한액을고무젖
꼭지이외의고무제시험용표준
용액으로한다(1μg/mL).
나)고무젖꼭지시험용표준용액
표준원액1mL를취하여20mL
메스플라스크에넣고물을가하여
20mL로한액에초산5방울을
가한액을고무젖꼭지시험용표
준용액으로한다(1μg/mL).
량분석기로-------
나.장치
원자흡광광도기,유도결합플라즈마
발광강도측정기또는유도결합플라
즈마/질량분석기
다.표준용액
1)(현행과같음)
2)표준용액
가)고무젖꼭지이외의고무제시험
용표준용액
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
--------한다(1.0μg/mL).다만,
유도결합플라즈마/질량분석기로측
정할경우측정에적절한농도가
되도록4%초산으로희석하여사
용한다.
나)고무젖꼭지시험용표준용액
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
--------한다(1.0μg/mL).다만,
유도결합플라즈마/질량분석기로측
정할경우측정에적절한농도가
되도록4%초산으로희석하여사
용한다.- 69 -현행 개정(안)
마.시험조작
시험용액과표준용액에대해2-11
원자흡광광도법(파장:213.9nm)또
는2-12유도결합플라즈마발 광강도
측정법(파장:206.2nm)에따라시
험하여시험용액중아연의양을구
한다.
마.시험조작
------------------------ 2-11
원자흡광광도법(파장213.9nm),
2-12유도결합플라즈마 발광강도측
정법(파장206.2nm)또는유도결합
플라즈마/질량분석법(m/z65.9)에--
-----------------------------
---
2-51니트로사민류및니트로사민류
생성가능물질시험법
가.∼나.(생략)
다.시약및시액
1)인공타액
탄산수소나트륨4.2g,염화나트륨
0.5g,탄산칼륨0.2g,아질산나트
륨30mg에물900mL를가하여
녹인후0.1N염산용액또는0.1
N수산화나트륨용액을사용하여
pH를9.0으로조정한액에물을
가하여1L로한액을인공타액으
로한다.
라.표준용액
1)표준원액
N-니트로소디메틸아민
(N-nitrosodimethylamine),N-니트
로소디에틸아민(N-nitrosodiethyl
amine),N-니트로소디-n-프로필아2-51니트로사민류및니트로사민류생
성가능물질시험법
가.∼나.(현행과같음)
다.시약및시액
1)인공타액
---------------------------
---------------------------
---------------------------
--------0.1M----------0.1
M-------------------------
---------------------------
---------------------------
-------
라.표준용액
1)표준원액
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------- 70 -현행 개정(안)
민(N-nitrosodi-n-propylamine),
N-니트로소디-n-부틸아민
(N-nitrosodi-n-buthylamine),N-
니 트 로 소피페 리딘
(N-nitrosopiperidine),N-니트로소
피롤리딘(N-nitrosopyrrolidine)및
N-니 트 로 소몰폴린
(N-nitrosomorpholine)20mg을
정밀히달아각각메탄올에녹여
100mL로한액을각각의표준원
액으로한다.
2)혼합표준용액
각표준원액5mL씩을취하여
100mL메스플라스크에넣은다음
아세토니트릴을가하여100mL로
한다.이액5mL를취하여100
mL메스플라스크에넣고아세토니
트릴을가하여100mL로한액과
내부표준용액을1:1(v/v)로혼합한
액을혼합표준용액으로한다(니트
로사민류각각0.25μg/mL).차광
하여5℃이하에서보관한다.
3)내부표준용액
N-니트로소디-n-프로필아민
-d14(N-nitrodi-n-propylamine-d14)
또는N-니트로소디이소프로필아민
(N-nitrosodiisopropylamine)20
mg을정밀히달아메탄올에녹여---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
------------------- 10mg을
---------------------------
---------------------------
-----------(니트로사민류각각
100μg/mL).
2)혼합표준원액
1)의각표준원액1mL씩을취하
여100mL메스플라스크에넣어
메탄올로희석하여제조한용액을
혼합표준원액으로한다(1μg/mL).
--------------------------
3)내부표준용액
---------------------------
---------------------------
---------------------------
------------------------- 10
mg을---------------------- 71 -현행 개정(안)
100mL로한다.이액1mL를
취하여200mL메스플라스크에
넣고아세토니트릴을가하여200
mL로한액을내부표준용액으로
한다(1μg/mL).차광하여5℃이
하에서보관한다.
마.시험조작
1)액체크로마토그래프/질량분석기/
질량분석기측정조건
-칼럼:C18(3mmI.D.×250mm,
3μm)또는이와동등한것
-칼럼온도:40℃
-검출기:질량분석기
․Ionization:ESI(positive)
․CapillaryTemperature:330℃
․Collisiongas:Ar
․CollisionVoltage:10～40V-----------이액10mL를취
하여메탄올로희석하여100mL
가되도록한다(10μg/mL).이액
을취하여인공타액으로희석하여
1μg/mL이되도록한액을내부
표준용액으로한다.차광하여5℃
이하에서보관하며제조후사용
기한은1일로한다.
4)검량선작성용표준용액
2)를인공타액으로희석하여0.001,
0.005,0.01,0.02,0.05μg/mL가되
도록한다.이액1mL에내부표
준용액0.01mL를넣어혼합한각
용액을검량선작성용표준용액으
로한다.차광하여5℃이하에서
보관하며제조후사용기한은1일
로한다.
마.시험조작
1)액체크로마토그래프/질량분석기/
질량분석기측정조건
-칼럼:C18(AcquityHSST3,2.1
mmI.D.×150mm,1.8μm)--
------------
-------------
------------------
․Ionization:APCI(positive)
․GasTemperature:290℃
․Vaporizertemp.:350℃
․CollisionVoltage:2,500V- 72 -현행 개정(안)
․특이이온
Precursor
ion(m/z)Fragment
ion(m/z)
N-니트로소디메틸아민75.043.2
N-니트로소디에틸아민 103.043.3,75.3
N-니트로소디-n-프로필아민131.043.2,89.2
N-니트로소디-n-부틸아민159.157.2,103.2
N-니트로소피페리딘115.041.2,69.0
N-니트로소피롤리딘101.155.2
N-니트로소몰폴린117.186.2
N-니트로소디-n-프로필아민-d14145.050.8,97.0
N-니트로소디이소프로필아민 131.043.2,89.2
필요에따라적절히조절한다.
-이동상:A:0.1%개미산수용
액,B:아세토니트릴
-농도기울기:A:B(80:20)에서
A:B(0:100)까지의직선농도
기울기를10분간실시하고,A:
B(0:100)으로5분간유지한다.
필요에따라적절히조절한다.
-유속:분당0.2mL
2)니트로사민류
가)시험용액의조제
시료가잠길정도의끓는물에시
료를넣고10분간끓이고식힌후
세로로둘로잘라건조시킨다.건
조시킨시료10g±0.2g을정밀
히달아플라스크에넣고40℃로․특이이온
Precursor
ion(m/z)Fragment
ion(m/z)
정량확인
N-니트로소디메틸아민75.043.1 58.1
N-니트로소디에틸아민 103.075.1 47.2
N-니트로소디-n-프로필아민131.043.1 89.0
N-니트로소디-n-부틸아민159.157.2 103.2
N-니트로소피페리딘115.041.2 69.1
N-니트로소피롤리딘101.055.2 41.2
N-니트로소몰폴린117.187.0 45.0
N-니트로소디-n-프로필아민-d14145.050.2 97.1
N-니트로소디이소프로필아민 131.143.2 89.1
측정조건은필요에-------------
---------------------------
--B:메탄올(또는0.1%개미산
함유메탄올)
-농도기울기:A:B(70:30)에서
--------------------------
--------------------------
--------------------------
-----------------------
---------------
2)니트로사민류
가)시험용액의조제
시료를대칭이되도록세로로둘
로잘라약5g을취한다.필요시
추가로절단과정을반복하여시료
를채취한다.시료가잠길정도의
끓는물에시료를넣고10분간끓- 73 -현행 개정(안)
가온한인공타액40mL를가하여
잠기도록한후마개로막고40℃
를유지하면서24시간방치한다.
이액을50mL메스플라스크에
옮기고시료를인공타액5mL로
씻어준후그씻은액을합하고
물을가하여50mL로한액을A
액으로한다.A액40mL를정확
히취하여분액여두에옮겨주고
이에내부표준용액0.5mL및0.1
N수산화나트륨용액1mL를각각
가해준다음디클로로메탄20mL
를가하여5분간격렬하게진탕한
후정치하여디클로로메탄층을
쿠데르나다니쉬농축기수기에옮
긴다.남은여액에디클로로메탄
20mL를가하고위와동일하게
조작하여디클로로메탄층을앞의
쿠데르나다니쉬농축기수기에합
한다음아세토니트릴1mL를가
하여혼합한후상온에서질소를
서서히흘려주며1mL로농축한
액을시험용액으로한다.
나)정성시험
시험용액및혼합표준용액을각각
5μL씩사용하여1)액체크로마토
그래프/질량분석기/질량분석기측정
조건에따라액체크로마토그래피/질
량분석을행하고,시험용액크로마이고식힌후시료를꺼내표면에
남아있는물을털어낸뒤갈색플
라스크에옮겨담는다.이플라스
크에40℃로가온한인공타액20
mL를가하여잠기도록한후마
개로막고40℃를유지하면서24
시간방치한다.이액을25mL갈
색플라스크에옮기고인공타액2
∼3mL로씻어준후그씻은액
을합하고인공타액을가하여25
mL로한액을A액으로한다.A액
1mL에내부표준용액0.01mL를
혼합한액을니트로사민류의시험
용액으로한다.
나)측정
시험용액및검량선작성용표준
용액각각20μL씩사용하여1)
액체크로마토그래프/질량분석기/질
량분석기측정조건에따라액체크
로마토그래피/질량분석을행한다.
다)계산
시험용액및표준용액크로마토그
램의내부표준물질피크면적에대
한니트로사민류각각의피크면적
비를구하여다음식에따라검출
된각니트로사민의양을시료무
게당으로산출(MA)하고,얻어진
결과를모두합하여최종니트로
사민의양을구한다.- 74 -현행 개정(안)
토그램의피크검출시간과혼합표준
용액크로마토그램의각니트로사
민의피크검출시간이일치하는지
확인한다.
다)정량시험
나)정성시험에서시험용액크로마
토그램의피크검출시간과혼합표준
용액크로마토그램의각니트로사
민피크검출시간이일치할때에는
다음의시험을한다.
나)정성시험에서얻어진시험결과
를토대로시험용액및표준용액
크로마토그램의내부표준물질 피크
면적에대한니트로사민류각각의
피크면적비를구하여다음식에
따라검출된각니트로사민의양을
시료무게당으로산출(MA)하고,
얻어진결과를모두합하여최종
니트로사민의양을구한다.
니트로사민
(MA,mg/kg)=
5×c×Rt×1
4Rs시료의채취량(g)
c:혼합표준용액중해당니트로
사민의농도(μg/mL)
Rt:시험용액크로마토그램의내
부표준물질피크면적에대한
해당니트로사민피크면적의비
Rs:표준용액크로마토그램의내니트로사민
(MA,mg/kg)=
c×25
시료의채취량(g)
c:검량선에서얻은해당니트
로사민의농도(μg/mL)
- 75 -현행 개정(안)
부표준물질피크면적에대한
해당니트로사민피크면적의비
3)니트로사민류생성가능물질
가)시험용액의조제
2)가)의A액10mL에0.1N염
산용액1mL를가한후밀전하여
암소에서30분간방치한액을분
액여두에옮겨주고이에내부표
준용액0.5mL및0.1N수산화나
트륨용액2mL를각각가해준다
음디클로로메탄20mL를가하여
5분간격렬하게진탕한후정치하
여디클로로메탄층을쿠데르나다
니쉬농축기수기에옮긴다.남은
여액에디클로로메탄20mL를가
하고위와동일하게조작하여디
클로로메탄층을앞의쿠데르나다
니쉬농축기수기에합한다음아
세토니트릴1mL를가하여혼합
한후상온에서질소를서서히흘
려주며1mL로농축한액을시험
용액으로한다.
나)정성시험
시험용액및혼합표준용액을각각
5μL씩사용하여1)액체크로마
토그래프/질량분석기/질량분석기
측정조건에따라액체크로마토그
래피/질량분석을행하고,시험용액
크로마토그램의피크검출시간과3)니트로사민류생성가능물질
가)시험용액의조제
2)가)의A액10mL에1M염산
용액0.5mL를가한후밀전하여
암소에서30분간방치한다.
방치가끝난용액에1M수
산화나트륨용액1mL를넣고
뚜껑을닫고혼합한다.이액
1mL에내부표준용액0.01
mL를혼합한액을니트로사
민류생성가능물질의시험용
액으로한다
나)측정
시험용액및검량선작성용표준
용액각각20μL씩사용하여1)
액체크로마토그래프/질량분석기/질
량분석기측정조건에따라액체크
로마토그래피/질량분석을행한다.
다)계산
시험용액및표준용액크로마토그
램의내부표준물질피크면적에대
한니트로사민류각각의피크면적
비를구하여다음식에따라검출
된각니트로사민의양을시료무
게당으로산출(MB)한다.검출된
각니트로사민에대하여MB-
MA값을구하고,얻어진결과를- 76 -현행 개정(안)
혼합표준용액크로마토그램의각
니트로사민의피크검출시간이일
치하는지확인한다.
다)정량시험
나)정성시험에서시험용액크로마
토그램의피크검출시간과혼합표준
용액크로마토그램의각니트로사
민의피크검출시간이일치할때에
는다음의시험을한다.
나)정성시험에서얻어진시험결과
를토대로시험용액및표준용액
크로마토그램의내부표준물질피크
면적에대한니트로사민류각각의
피크면적의비를구하여다음식에
따라검출된각니트로사민의양을
시료무게당으로산출(MB)한다.
검출된각니트로사민에대하여MB
-MA값을구하고,얻어진결과를
모두합하여최종니트로사민류생
성가능물질의양을구한다.
니트로사민
(MB,mg/kg)=
55×c×Rt×1
Rs시료의채취량(g)
c:혼합표준용액중해당니트로
사민의농도(μg/mL)
Rt:시험용액크로마토그램의내
부표준물질피크면적에대한모두합하여최종니트로사민류
생성가능물질의양을구한다.
니트로사민
(MB,mg/kg)=
c×1.15×25
시료의채취량(g)
c:검량선에서얻은해당니트
로사민의농도(μg/mL)- 77 -현행 개정(안)
해당니트로사민피크면적의비
Rs:표준용액크로마토그램의내
부표준물질피크면적에대한
해당니트로사민피크면적의비
2-52PCBs시험법
가.분석원리
종이제에잔류하는PCBs를1M에
탄올성수산화나트륨용액(또는1M
에탄올성수산화칼륨용액)으로추출하
고정제한후기체크로마토그래프
피크패턴법으로측정한다.
나.장치
기체크로마토그래프
다.시약및시액
1)1M에탄올성수산화나트륨용액
수산화나트륨40g을정밀히달아
물100mL에녹이고에탄올을가
하여1,000mL로한액을1M에
탄올성수산화나트륨용액으로한다.
2)1M에탄올성수산화칼륨용액
수산화칼륨56g을정밀히달아물
100mL에녹이고에탄올을가하여
1,000mL로한액을1M에탄올성
수산화칼륨용액으로한다.
3)플로리실
60～120메쉬의플로리실을130℃
에서하룻밤활성화시킨것을사용2-52PCBs시험법
가.분석원리
------------------- n-헥산으로
추출하고정제한후기체크로마토그
래프/질량분석기로측정한다.
나.장치
기체크로마토그래프/질량분석기
다.시약및시액
1)용매
잔류농약분석용또는이와동등이
상인것
2)다층실리카카트리지
실리카겔이아래서부터중성실리카
겔0.2g,산성실리카겔0.4g,염기
성실리카겔0.2g,중성실리카겔
0.1g의순서로충전한카트리지(6
mL,SUPELCO52732-U)또는이와
동등이상의것)를n-헥산10mL로
활성화시킨다.- 78 -현행 개정(안)
한다.
라.표준용액
1)혼합표준용액
다음의표준품을각각n-헥산으로
희석하여1μg/mL농도가되도록
조제하고,이를필요에따라적절히
혼합한액을혼합표준용액으로한
다.
-PCBs표준품:
Aroclor1221(AC1221,일염화비페닐)
Aroclor1232(AC1232,이염화비페닐)
Aroclor1242(AC1242,삼염화비페닐)
Aroclor1248(AC1248,사염화비페닐)
Aroclor1254(AC1254,오염화비페닐)
Aroclor1260(AC1260,육염화비페닐)
마.시험용액의조제
미리잘게자른시료2g을정밀히
달아200mL플라스크에넣고1M
에탄올성수산화나트륨용액(또는1M
에탄올성수산화칼륨용액)50mL를
가하여냉각기를부착한수욕상에서
30～60분간은근하게환류시킨다.식
힌후유리여과기를이용하여여과
하고플라스크및유리여과기상의
잔류물은n-헥산20mL,에탄올20
mL,물20mL를사용하여순차적으
로씻고그씻은액을여액에합친
다음300mL분액여두에옮긴다.이라.표준용액
1)표준원액
폴리염화비페닐7종의표준품을노
난에녹여각각10μg/mL가되도
록한액을표준원액으로한다.
<표1>분석대상폴리염화비페닐
(indicatorPCBs7종)의표준물질
동족체IUPAC
번호
3염화
비페닐2,4,4'-trichlorobiphenyl28
4염화
비페닐2,2',5,5'-tetrachlorobip
henyl52
5염화
비페닐2,2',4,5,5'-pentachlorob
iphenyl101
2,3',4,4',5-pentachlorob
iphenyl118
6염화
비페닐2,2',3,4,4',5'-hexachlor
obiphenyl138
2,2',4,4',5,5'-hexachlor
obiphenyl153
7염화
비페닐2,2',3,4,4',5,5'-heptachl
orobiphenyl180
2)내부표준용액
13C12동족체로된폴리염화비페닐
7종의내부표준품을노난에녹여
내부표준물질각각이5μg/mL가
되도록조제한용액을내부표준원
액으로한다.이액에n-헥산을가해
0.5μg/mL가되게한용액을내부표
준용액으로한다.
3)검량선작성용표준용액
표준원액과내부표준원액에n-헥산- 79 -현행 개정(안)
에n-헥산50mL를가하여1분간
진탕하고정치시킨다음n-헥산층은
다른분액여두에옮겨주고하층은
다시n-헥산50mL로2회반복추
출한다.n-헥산층을모두합하고여
기에물50mL를가하여2회씻은
다음무수황산나트륨이충전된칼럼
(내경약1cm의칼럼크로마토그래
피용칼럼에무수황산나트륨을5cm
높이로채운것)에통과시켜탈수하
고5mL가될때까지감압농축한다.
시료에왁스가함유된경우에는농
축액을125mL분액여두에넣고용
기를n-헥산으로씻어주고그씻은
액을합쳐15mL로한다.이를n-헥
산포화아세토니트릴30mL씩으로2
회반복추출한다.이어서아세토니
트릴층을모두합하여미리20%염
화나트륨용액700mL및n-헥산
100mL가들어있는1,000mL분액
여두기에취한다음잘혼화시키고
두층이분리될때까지방치시킨후
물층은다른분액여두에옮겨주고
이에다시n-헥산100mL를가하여
동일하게추출한다.헥산추출액을모
두합하여20%염화나트륨용액10
mL씩으로3회씻어준다음n-헥산
을무수황산나트륨칼럼(길이6cm)
에통과시켜탈수시키고감압하에서을가해표준용액5단계이상의농
도범위0.025∼1μg/mL로조제한
것을사용한다.단,검량선작성용
표준용액들은직선성을유지하여야
한다.
<표2>폴리염화비페닐의검량선작성
용표준용액
L*:동위원소로치환된(LabeledCompound,13C12)내
부표준물질
마.시험용액의조제
균질화된시료1g을100mL둥근
바닥플라스크에취한다.내부표준용
액1mL를첨가하고n-헥산50mL
를넣는다.냉각환류추출기에연결하
여50℃에서4시간동안환류시켜(단위:μg/mL)
동족체IUPAC
번호검량선작성용표준용액및내부표준물질
농도
3염화
비페닐280.0250.050.10.250.51.0
28L*0.10.10.10.10.10.1
4염화
비페닐520.0250.050.10.250.51.0
52L*0.10.10.10.10.10.1
5염화
비페닐1010.0250.050.10.250.51.0
1180.0250.050.10.250.51.0
101L*0.10.10.10.10.10.1
118L*0.10.10.10.10.10.1
6염화
비페닐1380.0250.050.10.250.51.0
1530.0250.050.10.250.51.0
138L*0.10.10.10.10.10.1
153L*0.10.10.10.10.10.1
7염화
비페닐1800.0250.050.10.250.51.0
180L*0.10.10.10.10.10.1- 80 -현행 개정(안)
5mL가될때까지농축한다.이농
축액을미리n-헥산을이용하여10
g의활성플로리실(florisil)을채운
칼럼(내경2cm,길이약30cm)에
주입한후n-헥산200mL로용출시
킨다음용출액을5mL로농축한
액을시험용액으로한다.
바.시험조작
1)기체크로마토그래프측정조건
-칼럼:DB-5캐필러리칼럼(0.25
mmI.D.×30m,0.25μm)또는
이와동등한것
-칼럼온도:120℃에서2분간유지
하고분당5℃씩온도를높여
200℃에도달하도록한후7분간
유지한다.다시분당2℃씩온도
를높여240℃에도달하도록한
후20분간유지한다.필요에따라
적절히조절한다.
-주입부온도:200℃
-주입방식:스플릿(10:1)
-검출기:전자포획검출기
-검출기온도:270℃
-운반기체:질소또는헬륨(유속
:분당1mL)
2)정성시험
시험용액및혼합표준용액을각각
1μL씩사용하여1)기체크로마토
그래프측정조건에따라기체크로추출한다.실온까지냉각한후추출
액중10mL를취하여미리n-헥산
10mL로활성화시킨다층실리카카
트리지에통과시킨용액과순차적으
로카트리지에n-헥산10mL로용
출한용액을농축수기에받는다.용
출액을질소농축기로최종부피가
1mL가되도록하여이를시험용액
으로한다(단,수분이존재한다면수
분제거를위해무수황산나트륨2g
이충전된카트리지를통과시킨다).
바.시험조작
1)기체크로마토그래프/질량분석기
측정조건
-칼럼:DB-1(0.25mmI.D.×60
m,0.25μm)또는이와동등이
상의것
-칼럼온도:100℃에서분당15℃
씩온도를높여200℃에도달하
도록한후3분간유지한다.이
어분당2℃씩온도를높여25
0℃에도달하도록한후5분간
유지한후분당5℃씩온도를높
여300℃에도달하도록한후3
분간유지한다.
-주입부온도:280℃
-주입방식:스필릿리스
-주입량:1.0μL- 81 -현행 개정(안)
마토그래피를행하고,시험용액크
로마토그램의피크패턴과혼합표
준용액크로마토그램의PCBs피크
패턴이일치하는지확인한다.필요
시시험용액크로마토그램의피크
패턴에가장유사한피크패턴을
나타내는혼합표준용액을조제한다
(시료중의PCBs종류는시험용액에
서얻어진기체크로마토그램에서도
가장유사한피크패턴을나타내는
표준용액을구성하는PCBs표준품
의종류와그구성비로정한다).
3)정량시험
2)정성시험에서시험용액크로마토
그램의피크패턴과혼합표준용액
크로마토그램의PCBs피크패턴
이일치할때에는다음의시험을
한다.
2)정성시험에서얻어진시험결과
를토대로시험용액및혼합표준
용액크로마토그램의PCBs피크
면적을측정하여시험용액중
PCBs의양을구하고다음계산식
에따라시료중PCBs의함량을
구한다.
PCBs의함량 (mg/kg) =c×At
×
As
c:혼합표준용액의PCBs농도(μ-검출기:질량분석기
-이온화방법:EImode
-이온화전압:70eV
-운반기체:헬륨(유속:분당1.0mL)
-특성이온:<표3>
<표3>폴리염화비페닐의특성이온
및이론비
L*:동위원소로치환된(LabeledCompound,
13C12)내부표준물질
3)정성시험
위의조건에서얻어진시험용액의
크로마토그램상의각피크를표준
용액의표준물질및내부표준물질동족체IUPAC
number특성이온이론비
(M+/(M+2)+
또는
(M+2)+/(M+4)+M+(M+2)+(M+4)+
3염화
비페닐28256.0258.0
1.02
28L*268.0270.0
4염화
비페닐52289.9291.9
0.77
52L*301.9303.9
5염화
비페닐101325.9327.9
1.53118325.9327.9
101L*337.9339.9
118L*337.9339.9
6염화
비페닐138359.8361.8
1.23153359.8361.8
138L*371.8373.8
153L*371.8373.8
7염화
비페닐180393.8395.81.02180L*405.8407.8- 82 -현행 개정(안)
g/mL)
At:시험용액크로마토그램의
PCBs피크면적의합
As:혼합표준용액크로마토그램
의PCBs피크면적의합의피크의머무름시간과비교할
때일치하여야하며,측정한선택
이온2개의이온세기비율(M/M+2
또는M+2/M+4)은<표3>에나타
난이론비에대하여±20%이내이
어야한다.
4)정량시험
작성용표준용액의각각표준물질
의피크면적(AS)과내부표준물질
피크면적(AIS)에대한비(AS/AIS)를
Y축으로하고표준물질의농도를
X축으로하여검량곡선을작성하
고,시험용액에서얻어진폴리염화
비페닐피크면적과내부표준물질의
면적비(ASAM/ASAMIS)를Y측에대입
하여각각의폴리염화비페닐동족
체농도를계산한후폴리염화비페
닐7종(indicatorPCBs7종)농도를
합하고,폴리염화비페닐7종이폴리
염화비페닐209종의50%임을감안
하여2배를곱한다.
폴리염화비페닐동족체농도
(Ci,mg/kg)
=P×V×5Ms
P:검량선에서구한폴리염화비
페닐동족체농도(μg/mL)
V:최종부피(mL)
Ms:시료채취량(g)- 83 -현행 개정(안)
폴리염화비페닐7종농도(mg/kg)
=
Ci:i동족체의폴리염화비페닐
의농도(i=PCB28,52,
101,118,138,153,180)
폴리염화비페닐농도(mg/kg)=
×2
2-54니켈시험법
가.분석원리
금속제에서용출되는니켈을원자흡
광광도기또는유도결합플라즈마발
광강도측정기로측정한다.
나.장치
원자흡광광도기또는유도결합플라
즈마발광강도측정기
다.(생략)
라.표준용액
황산니켈암모늄(nickel-ammonium
sulfate)(6수화물)673.0mg을정밀히
달아물과질산10mL를넣어녹인
후물을가하여1,000mL로한다.
이액10mL를취하여100mL메
스플라스크에넣고각시험법에규
정된침출용액을가하여100mL로
한다.다시이액1mL를취하여2-54니켈시험법
가.분석원리
---------------------- 원자흡
광광도기,유도결합플라즈마 발광강
도측정기또는유도결합플라즈마/질
량분석기로---------
나.장치
원자흡광광도기,유도결합플라즈마
발광강도측정기또는유도결합플라
즈마/질량분석기
다.(현행과같음)
라.표준용액
----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
------------------------------ 84 -현행 개정(안)
100mL메스플라스크에넣고각시
험법에규정된침출용액을가하여
100mL로한액을니켈표준용액으
로한다(0.1μg/mL).단.침출용액이
물인경우에는니켈표준용액에질산
5방울을가한것을사용한다.
마.(생략)
바.시험조작
시험용액과표준용액에대해22-11
원자흡광광도법(파장:232.0nm)또
는2-12유도결합플라즈마발 광강도
측정법(파장:231.6nm)에따라시
험하여시험용액중니켈의양을구
한다.다만,침출용액으로물을사용
하여조제한시험용액의경우시험
용액100mL에질산5방울을떨어
뜨린다.-----------------------------
-----------------------------
--------------- 표준용액으로한
다(0.1μg/mL).다만,유도결합플라
즈마/질량분석기로측정할경우측정
에적절한농도가되도록각시험법
에규정된침출용액을가하여희석
하여사용한다.침출용액이물인경
우에는표준용액에-------------
--------------------------
마.(현행과같음)
바.시험조작
------------------------ 22-11
원자흡광광도법(파장232.0nm),
2-12유도결합플라즈마 발광강도측
정법(파장231.6nm)또는유도결합
플라즈마/질량분석법(m/z59.9)에--
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-------
2-56오쏘페닐페놀,티아벤다졸,비페
닐및이마잘릴시험법
가.∼나.(생략)
다.표준용액
1)(생략)
2)혼합표준용액2-56오쏘페닐페놀,티아벤다졸,비페
닐및이마잘릴시험법
가.∼나.(현행과같음)
다.표준용액
1)(현행과같음)
2)혼합표준용액- 85 -현행 개정(안)
오쏘페닐페놀표준원액7.3mL,티
아벤다졸표준원액1.8mL,비페닐
표준원액0.9mL및이마잘릴표준
원액0.6mL씩을취하여100mL
메스플라스크에넣은다음아세톤
을가하여100mL로한액을혼합
표준용액으로한다(오쏘페닐페놀73
μg/mL,티아벤다졸18μg/mL,비
페닐9μg/mL,이마잘릴6μg/mL).
라.∼마.(생략)
----------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
---------------------- 메탄올
을--------------------------
----------------------------
----------------------------
----------------------------
라.∼마.(현행과같음)
[별표4]기구및용기·포장에사용되는
물리적재활용합성수지제기준
1.정의
물리적재활용합성수지제는식품용으
로사용된적이있는합성수지제로서
수거·선별을거쳐분쇄·세척및용융
등의물리적인재생처리를통해기구
및용기·포장을제조하기위해사용하
는원료상태의것을말한다.다만,기
구및용기·포장중식품과접촉하지
않는부분에사용하는경우에는이기
준을적용하지아니한다.(합성수지를
화학적으로재생한원료,기구및용
기·포장의제조공정에서발생하는자투
리및공정부산물은해당되지아니한
다.)
2.제조기준[별표4]기구및용기·포장에사용되는
물리적재생합성수지제기준
1.정의
------재생--------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
---
2.제조기준- 86 -현행 개정(안)
가.투입원료
1)합성수지제를분쇄·세척하여제조
한플레이크(flake)등투입원료는
「폐기물관리법」등에따라환경부
장관이식품용기구및용기·포장의
제조에사용할수있도록재활용처
리되었음을인정한것이어야한다.
나.재생공정
1)전체재생공정,설비및운영조건
(온도,압력,시간등)등은재활용
합성수지제의안전성및품질을확
보할수있도록적절하게유지되어
야한다.
2)∼3)(생략)
3.(생략)
4.최종제품기준
가.「기구및용기·포장의기준·규
격」에적합하여야한다.
나.재활용합성수지를이용하여제조·
가공한기구및용기·포장제품은
해당사용조건(용도,사용온도,사용
식품의종류등)에서안전성및품질
등에문제가있어서는아니된다.가.투입원료
1)합성수지제를분쇄·세척하여제조
한플레이크(flake)등투입원료는
「식품용기사용재생원료기준」
(환경부고시)에적합한것이어야
한다.
나.재생공정
1)----------------------------
-------------------- 재생---
-----------------------------
-----------------------------
-------
2)∼3)(현행과같음)
3.(현행과같음)
4.최종제품기준
가.--------------------- 기준및
규격-----------------
나.재생-----------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
---------------------------