ICS 11.040.50 
C 43 
 
中华人民共和国国家标准  
GB XXXX —XXXX/IEC 60601- 2-54:2018 
  
 
 
医用电气设备  第2-54部分：X射线摄影和
透视设备的基本安全和基本性能专用要求  
Medical elec trical equipment- Part 2- 54:Particular requirement s for the basic safety 
and essential performance of X -ray equipment for radiography and radioscopy  
（IEC 60601- 2-54:2018,MOD ） 
（报批稿） 
      
XXXX  - XX - XX发布  XXXX - XX - XX实施  
 GB XXXX —XXXX 
I 目  次 
前言   ................................................................................ II
201.1范围   ............................................................................ 1
201.2规范性引用文件   .................................................................. 2
201.3 术语和定义   .................................................................... 2
201.4 通用要求   ...................................................................... 3
201.5 ME设备测试的通用要求   .......................................................... 4
201.6 ME设备和系统的分类   ............................................................ 4
201.7 ME设备的标识、标记和文件   ...................................................... 4
201.8 ME设备对电击危险的防护   ........................................................ 7
201.9 ME设备和ME系统对 机械危险的防护   ................................................ 9
201.10 对不需要或过量的辐射 危害的防护   .............................................. 12
201.11 对超温和其他危险的防护   ...................................................... 12
201.12 控制和仪表的准确性和危险输出的防护   .......................................... 13
201.13 危险状态和故障状态   .......................................................... 13
201.14 可编程电气医疗系统（PEMS ）   .................................................. 13
201.15 ME设备的结构   ................................................................ 13
201.16 ME系统   ...................................................................... 13
201.17 ME设备和ME系统的电磁兼容性   .................................................. 13
202 电磁兼容性- 要求和测试   .......................................................... 13
203 诊断X射线设备 的辐射防护   ........................................................ 14
附录C （资料性附录） ME设备、 ME系统或其部件的外部标记   ............................. 41
附录AA （资料性附录） 专用导则及理由   .............................................. 43
参考文献   ............................................................................ 46
术语索引   ............................................................................ 50
 
图 203.101 焦点外辐射区域   .......................................................... 28
图 203.102 覆盖影像接收区域 的偏差   .................................................. 29
图 203.103 X射线野可见指示的偏差   ................................................... 32
图 203.104 杂散辐射 试验（X射线束水平，X 射线源组件 位于患者支撑装置 下面）  ............. 38
图 203.105 杂散辐射 试验（X射线束垂直，X 射线源组件 位于患者支撑装置 下面）  ............. 39
图 203.106 杂散辐射 试验（X射线束水平，X 射线源组件 位于患者支撑装置 上面）  ............. 39GB XXXX —XXXX 
II 图 203.107 杂散辐射 试验（X射线束垂直，X 射线源组件 位于患者支撑装置 上面）  ............. 40
 
表201.101 潜在的基本性能 要求   ........................................................ 4
表203.101 重复性和线性验证试验   ..................................................... 19
表203.102 自动曝光控制 的试验加载   ................................................... 20
表203.103 空气比释动能 测量时的 衰减   ................................................. 22
表203.104 X射线束各项衰减当量   ...................................................... 33
表203.105 应用种类   .................................................................  35
表203.106 一次防护屏蔽 的要求   ....................................................... 35
表203.107 有效占用区内的杂散辐射   ................................................... 37
表201.C.101 ME设备或其部件的外部标记   ............................................... 41
表201.C.102 随附文件中要求说明的条款   ............................................... 41
 GB XXXX —XXXX 
III 前  言 
本部分的全部技术内容为强制性。 
GB 9706《医用电气设备》分为两部分： 
第1部分：通用和并列要求 
第2部分：专用要求 
本部分为GB 9706的第 2部分。 
本部分按照GB/T 1.1 -2009给出的规则起草。 
本部分修改采用国际电工委员会IEC60601 -2-54:2018《医用电气设备 第2-54部分： X射线摄影和透
视设备的基本安全 和基本性能 专用要求》（英文版）。本标准与IEC60601 -2-54:2018相比，做了如下修
改： 
——按照 GB/T 1.1 对一些编排格式进行了修改； 
——标准中引用到的国际标准有对应的国家强制性标准或国家推荐性标准（等同采用且版本号相
同） 及医疗器械行业标准， 原则上替换为相应的国家或行业标准号， 其余的标准保留原标准号；  
——删除了 IEC的前言和介绍； 
——删除了 IEC标准201.1.3 中第三段最后一句“All other published collateral standards in 
the IEC 60601 -1 series apply as published ”； 
——所有术语用黑体表示； 
——条款 203.6.3.101 中IEC原文是“满足当地法规”，在标准转化中修改为“满足中国法规”。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 
本部分由国家药品监督管理局提出。 
本部分由全国医用电器标准化技术委员会医用X 射线设备及用具分技术委员会（SAC/TC10/SC1）归
口。 
本部分起草单位: 辽宁省医疗器械检验检测院、上海西门子医疗器械有限公司、沈阳东软医疗系统
有限公司、上海联影医疗科技有限公司、南京普爱医疗设备股份有限公司、北京通用电气华伦医疗设备有限公司。 
本部分主要起草人： 王建军、 柳晶波、 李露、刘智博、向军、赵政文、杜亚春、孟昭阳、 江南、陈
晓庆 GB XXXX —XXXX 
1 医用电气设备 第2-54部分：X射线摄影 和透视设备的基本安全和
基本性能专用要求  
201.1范围、目的和相关标准 
除下述内容外，通用标准1
201.1.1 范围 )的第一章适用。 
替换： 
本标准适用于预期用于投影方式的 摄影和间接透视的 ME设备和ME系统的基本安全 和基本性能。 GB 
9706.23适用于用于介入操作的ME设备和 ME系统，并且引用本专用标准适用的要求。 
预期用于骨或组织吸收密度仪、 计算机体层摄影 、乳腺摄影、牙科或放疗用的ME设备和 ME系统不适
用于本标准。本标准不适用于放射治疗模拟机。 
如果某一章条是仅适用于ME设备，或仅适用于ME 系统，章条的标题和内容会予以说明。如果非此种
情况,章条既适 用于ME设备又适用于ME 系统。 
201.1.2 目的 
替换： 本专用标准的目的是为摄影 和透视的ME 设备和ME系统确立基本安全 和基本性能 专用要求。 
201.1.3 并列标准 
增补： 本专用标准引用通用标准第2 章以及本专用标准201.2 条款中所列适用的并列标准。 
YY 0505与GB 9706.12 分别在202和203章修改后适用。 
YY 0709、IEC 60601-1-9、IEC 60601 -1-10、IEC 60601 -1-11和IEC 60601 -1-12不适用。 
注：X射线设备的操作者习惯于本标准要求的听觉信号，而非YY 0709中的概念。因此YY 0709不适用。 
201.1.4 专用标准 
增补： 
专用标准可修改、替代或删除通用标准或并列标准中包含的要求以适用于所考虑的ME设备 ，也可 增
加其他基本安全 和基本性能 的要求。 
专用标准要求优先于通用标准。 
在本专用标准中将GB 9706.1 称为通用标准。并列标准用它们的标准编号表示。 
本专用标准中章和条的编号通过加前缀“201 ”与通用标准对应（例如，本专用标准中201.1 对应通
用标准第1 章的内容），或者通过加前缀“20x”与适用的并列标准对应，此处x 是并列标准对应 国际标
准编号的末位数字（例如，本专用标准中202.4 对应并列标准YY 0505对应的国际标准IEC 60601 -1-2中
                                                        
1) 通用标准是 GB 9706.1-20XX 医用电气设备 第 1部分：基本安全与基本性能的通用要求 GB XXXX —XXXX 
2 第4章的内容，本专用标准中203.4 对应并列标准GB  9706.12对应的国际标准IEC 60601- 1-3中第4章的内
容，等等）。 
对通用标准文本的变更，规定使用下列词语： 
“替换”是指通用标准或适用的并列标准的章和条完全由本专用标准的条文取代。 
“增补”是指本专用标准的条文对通用标准或适用的并列标准要求的补充。 “修改”是指按照本专用标准条文的说明对通用标准或适用并列标准的章和条的修改。 
作为对通用标准补充的条、图和表格从201.101 开始编号。然而，由于通用标准中定义的编号从3.1
至3.139，因此，本专用标准中补充的定义从201.3.201 开始编号。补充附录的编号为AA、 BB等，补充项
目的编号为aa) 、bb)等。 
对于增补到并列标准中的条、图或表从20x 开始编号，此处“x 是并列标准对应国际标准编号中末位
数字，例如202对应YY  0505对应国际标准IEC 60601 -1-2，203对应于GB 9706.12对应国际标准编号IEC 
60601-1-3等。 
“本标准”一词是通用标准、任何适用的并列标准及本专用标准的统称。 
若本专用标准中没有相应的章和条，则通用标准或适用的并列标准中的章和条，即使可能不相关，
也均适用。对通用标准或适用的并列标准中的任何部分，即使可能相关，若不采用，则本专用标准对其给出说明。 
201.2规范性引用文件 
注：参考文献在50页的目录中列出 
除下述内容外，通用标准的第二章适用。 
增补： 
GB 9706.1 -XXXX 医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 （IEC60601-1:2012，MOD） 
GB 9706.12- XXXX医用电气设备 第1-3部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准 :诊断X射线
设备的辐射防护（IEC 60601-1-3:2013，MOD） 
YY/T 0063 医用电气设备 医用诊断 X射线管组件  焦点特性（ IEC 60366，IDT） 
YY/T 0479 医用诊断旋转阳极X 射线管最大对称辐射野的测定（IEC  60806，IDT） 
YY/T 0590.1- 2018  医用电气设备  数字X射线成像装置特性 第1-1部分:量子探测效率的测定  普
通摄影用探测器（IEC  62220-1-1:2015，IDT） 
YY/T 0796.1 -2010 医用电气设备 数字X射线成像系统的曝光指数 第1部分：普通X 射线摄影的定义
和要求（IEC 62494-1:2008，IDT） 
IEC 60580:2000 医用电气设备 剂量面积乘积仪（ Medical electrical equipment- Dose area 
product meters ） 
IEC/TR 60788:2004 医用电气设备 定义与术语汇编（Medical electrical equipment -Glossary of 
defined terms）  
IEC 61910-1:2014 医用电气设备 辐射剂量文件  第1部分：摄影和透视设备辐射剂量结构化报告
（Medical electrical equipment- Radiation dose structured report s for radiography and 
radioscopy ） 
201.3 术语和定义 
除下述内容外，GB 9706.1 -XXXX、适用的并列标准及IEC /TR 60788:2004 中确立的术语适用于本专
用标准： GB XXXX —XXXX 
3 注：定义术语的索引从第52页开始。 
增补： 
201.3.201 
直接摄影 direct radiography 
在影像接收区域 形成永久记录的摄影 。 
示例：屏片或胶片摄影 
201.3.202 
直接透视 direct radioscopy 
可见影像显示在辐射束中的影像接收区域 或其近处的透视。 
201.3.203 
剂量面积积 dose area product 
X射线束的横截面积与通过该面积的平均空气比释动能 的乘积。单位是戈瑞平方米（Gy ∙m2）。 
201.3.204 
入射野尺寸 entrance field size 
在规定情况下，用于转化X 射线图形的影像接收器入射野平面尺寸。 
201.3.205 
间接摄影 indirect radiography 
把影像接收区域 上获得的信息转换后形成永久记录的摄影。 
示例：CR 系统、数字探测器系统、影像增强器系统 
201.3.206 
间接透视 indirect radioscopy 
影像在经过信息转换后显示在辐射束 外的某个位置的透视。 
201.3.207 
联锁interlock 
除非某一预定条件起作用，否则阻止ME 设备的启动和连续运行的措施。 
201.3.208 
标称最短辐照时间 nominal shortest irradiation time  
保持稳定可控辐射量 的最短加载时间 。 
注：辐照时间是由带有自动控制系统的高压发生器控制的。 
201.3.209 
序列摄影 serial radiography 
从规则的或不规则的一系列加载 中，用相同或不同的加载因素 ，获得并记录信息的摄影 。 
201.3.210 GB XXXX —XXXX 
4 检查协议 examination protocol 
用于优化图像采集和显示 的全套任意 可编程的技术因素、控制功能和设置，包括图像处理的设置。  
201.3.211 
检查协议选择控制 examination protocol selection control 
用来选择预编程检查协议 的控制。  
201.3.212 
末帧图像保持的X 射线影像 last-image hold radiogram 
通过采样或时域处理从透视辐照的最后或最近的序列透视系列影像中获得的单幅影像。 
201.3.213 
预编程检查协议 pre-programmed examination protocol 
与检查协议相关的单一硬件或软件或两者相关的设置。 
201.3.214 
透视回放影像序列 radioscopy replay image sequence 
最近的透视辐照事件 中的一系列最近影像。 
201.4 通用要求 
除下述内容外，通用标准的第4 章适用。 
201.4.3 基本性能 
增补条款： 
201.4.3.101 *增补的潜在基本性能要求 
增补的的潜在基本性能要求见表201.101 。 
表201.101 潜在的基本性能要求 
 
要求 条款号 
加载因素的准确性 203.6.4.3.104 
辐射输出的重复性 203.6.3.2 
自动控制系统 203.6.5 
成像性能 203.6.7 
201.4.10.2 ME设备和ME系统的供电网 
增补： 
如果供电 网视在电阻值不超过随附文件 规定，则认为供电网 具有适合摄影 和透视X射线设备运行的
足够低的阻抗。 
供电网视在电阻 或同一建筑内其他相关的供电网 特性应在 随附文件 中规定。 GB XXXX —XXXX 
5 注：如果规定了电网供电系统的标称电压，则表明在系统内的任何导体之间或导体与地之间不存在比标称电压更
高的电压。 
如果交流电压波形的任一瞬时值与同一瞬间的理想正弦波形瞬时值的偏差不超过理想正弦波峰值的2%，则可认
为该交流电压在实际上是正弦波形。 
如果三相供电网输送的是对称电压，在对称加载时产生的电流也是对称的，则可认为该供电网在实际上是对称
的。 
本标准各项要求是基于这样的假定，即三相系统具有对称的对地电网电压。单相系统可由该三相系统产生。供
电系统在电源端没有接地的情况下，假定已采取了各种适当措施能在合理短的时间内检测、限制和补偿对称性的任
何干扰。 
只有当X射线设备 在供电网视在电阻不小于制造商在随附文件 中的规定值的情况下，也能够产生其规定的 标称
电功率，才认为符合本标准要求。 
通过检查随附文件 来检验是否符合要求。 
201.5 ME 设备测试的通用要求 
通用标准第五章适用。 
201.6 ME设备和ME系统的分类 
通用标准第六章适用。 
201.7 ME设备的标识、标记和文件 
除下述内容外，通用标准的第七章适用。 
201.7.2 ME设备或ME设备部件的外部标记 
201.7.2.7 来自供电网的电气输入功率 
增补： 
对永久性安装 的ME设备，相关信息可仅在随附文件 中给出。 
输入功率的信息应按以下组合规定： a) ME设备的额定网电源电压 ，单位V；见通用标准中的 7.2.1和7.2.6； 
b) 相数,见通用标准中的 7.2.1和7.2.6； 
c) 频率,单位Hz；见通用标准中的 7.2.1和7.2.6； 
d) 供电网视在电阻 的最大允许值，单位 Ω； 
e) 供电网要求的过流释放器 特性。 
注：该要求引自GB 9706.3-2000的 6.1j)。 
201.7.2.15 冷却条件 
增补： 
如果ME设备，或其中一个组件安全运行需要冷却，冷却要求应在随附文件 中指明，如适用应包括：  
——对于散热量大于 100W，且在安装时可能单独定位的每一组件应分别给出向周围空气中释放的
最大散热量； GB XXXX —XXXX 
6 ——进入强制空冷装置内的最大散热量以及相应的强制空气气流的流速和温升； 
——进入冷却介质装置中的最大散热量以及装置所允许的输入温度范围，最小流速和压力要求。 
注：该要求引自GB 9706.3-2000的 6.1t)。 
增补条款： 
201.7.2.101 限束装置 
限束装置 应提供如下标记： 
——通用标准中 7.2.2的要求； 
——系列名称或各自的识别标记； 
——所有用于遮挡 X射线束的永久固定材料的质量等效滤过 。 
注：该要求引自GB 9706.11-1997的 6.1。 
201.7.8.1 指示灯颜色 
增补： 
通用标准中7.8 不适用于 X射线相关状态指示，203.6.4.2 和203.6.4.101 应适用。 
201.7.9随附文件 
201.7.9.1 概述 
增补： 
随附文件 中应包含由责任方 对X射线设备 实施的制造商 推荐的质量控制程序 和测试的说明。其中应
包含每项测试的验收准则和测试频率。 
注：目的是为了仅用提供的信息执行质量控制程序和测试。  
此外，对于配备有集成的数字化X 射线影像接收器 的X射线设备 ，随附文件 应包含：  
——用于对原始数据 的可调或可选图像处理的识别，包含版本号或如何确定版本号； 
——用于影像文件传输格式的描述，包含由该单元获取的影像及该影像相关的所有数据； 
根据预期用途 ，获得用于以诊断为目的的影像，应说明其显示设备的性能要求。 
如果测试或程序 需要特定的工具 ，而该工具仅能从制造商获得，则 制造商应使该工具能被责任方获
得。 
通过检查随附文件 来检验是否符合要求。 
201.7.9.2 使用说明书 
201.7.9.2.1 概述 
增补： 
201.7.9.2.1.101 加载因素 
应按照如下在使用说明书中描述加载因素 。应说明下列组合及数据： 
a) 对于透视 和摄影，标称X射线管电压和 ME设备在该X射线管电压 运行时，可获得的最高 X射
线管电流 。 
b) 对于透视 和摄影，最高X射线管电流和 ME设备在该X射线管电流 运行时，可获得的最高 X射
线管电压。 
c) 对于透视 和摄影， 在高压电路中导致最大电功率的 X射线管电压 和X射线管电流 的相应组合 （见
203.4.101 ）。 GB XXXX —XXXX 
7 d) 在加载时间为 0.1s，X射线管电压为 100kV时，ME设备能够提供的以 kW为单位的最大恒定电
功率作为给出的标称电功率 。如果这些值不能预选，选用最接近的参数（见 203.4.101 ）。 
标称电功率应与 X射线管电压 和X射线管电流以及加载时间 的组合一起给出。 
e) 对于指示预先计算的或测试的电流时间积 的ME设备，应给出最低的电流时间积 或导致最低电
流时间积 的加载因素 组合。 
如果最低电流时间积 值取决于 X射线管电压 或者加载因素的特定组合， 最低电流时间积 可以表
格或曲线给出其相关性。 
f) ME设备自动曝光控制 系统的标称最短辐照时间。 
如果标称最短辐照时间取决于加载因素 ，如X射线管电压 和X射线管电流，应对满足最短辐照
时间的那些加载因素 范围作出说明。 
对于配有自动曝光控制系统控制的设备，在辐照 期间X射线管电压 和/或X射线管电流 的最大
可能范围应在使用说明书中说明。 
注：该要求引自GB 9706.3-2000的6.8.2 a)。 
201.7.9.2.1.102 X射线源组件 
使用说明书应说明YY/T 0479规定的 集成的X射线源组件 的最大对称辐射野 。 
注：该要求引自GB 9706.11-1997的6.8.2dd)。 
201.7.9.2.1.103 集成的X射线影像接收器 
对于提供集成的X 射线影像接收器 的X射线设备 ,使用说明中应包含特殊处理和维护X 射线影像接收
器的描述。  
通过检查使用说明书检查是否符合要求。 
201.7.9.2.17 ME设备发射辐射 
替换： 
对于X射线设备 ，使用说明书应提供203.5 中要求的信息。 
201.7.9.3 技术说明书 
增补条款： 
201.7.9.3.101 X射线源组件 
除了根据通用标准的7.2要求标识的数据外，集成的X 射线源组件 的技术描述应规定如下： 
a) X射线源组件的靶角 和焦点特性涉及的基准轴 技术要求； 
b) 对规定的基准轴 的靶角； 
c) 焦点位置及其在基准轴上的公差； 
d) 按YY/T 0063 确定的适合于规定的基准轴 的焦点标称值 。 
注：该要求引自GB 9706.11-1997中6.8.3 dd)。 
增补条款： 
201.7.9.101 随附文件的补充说明 
随附文件 （包含使用说明书和技术说明书）中声明的增补要求见附录C 的表201.C.102 。 
201.8 ME设备对电击危险的防护 GB XXXX —XXXX 
8 除下述内容外，通用标准的第八章适用。 
201.8.4电压、电流或能量的限制 
201.8.4.3 预期通过插头连接到电源的 ME设备 
增补： 
201.8.4.3.101 高压电缆连接 
可拆卸的高压电缆连接装置应设计成使用工具才可将他们拆开，或者带有联锁 ，以便在任何时候拆
卸保护罩或高压连接装置时： 
——ME设备与其电源断开，且； 
——高压电路中的电容器在接近高压电路所需的最短时间内放电，且； 
——维持放电状态。 
通过检查和测试检查是否符合要求。 
注：该要求引自GB 9706.3-2000的15aa）。 
增补条款： 
201.8.4.101 X射线管电压的限制 
ME设备应设计为在预期使用 中向任何连接的X 射线管组件 施加的电压不超过X 射线管或X 射线管组件
的标称X射线管电压 ，两者中取较低的。 
注：该要求引自GB 9706.3-2000中的3.1。 
201.8.5 部件的隔离 
201.8.5.1 防护措施（MOP） 
增补条款： 
201.8.5.1.101 电压、电流或能量的附加限制 
应采取措施，防止在网电源部分 内或其他任何低压电路内出现不可接受的高压。 
注：可以通过下列措施实现，如： 
—在高压和低压电路之间，加一层和保护接地端子相连接的绕组或导电屏蔽； 
—如果外部通路中断，连接外部通路的端子间有可能产生一个过高压，则应在连接外部装置端子之间跨接电压限
制装置。 
应通过对设计数据和结构进行检查来检验是否符合要求。 
注：该要求引自GB 9706.3-2000中的15bb）。 
201.8.5.4 工作电压 
增补： 
201.8.5.4.101 定子及定子电路电介质强度试验 
旋转阳极X 射线管定子及定子电路的电介质强度试验的试验电压应参照定子供电电压降低到其稳定
运转后的电压值。 
注：该要求引自GB 9706.3-2000中的20.4 l）。 GB XXXX —XXXX 
9 201.8.6 ME设备的保护接地、功能接地和电位均衡 
201.8.6.4 阻抗及载流能力 
增补： 
易弯曲的导电屏蔽层不能被认为满足电缆所连接的装置之间的保护接地连接 的要求。 
增补条款： 
201.8.6.101 X射线管组件 
a) 连接X射线管组件 至其连带的高压发生器 上用的易受影响的高压电缆， 应编入易弯曲的导电屏
蔽层，屏蔽层的单位长度电阻不超过 1Ωm-1,且应覆有能防止该屏蔽层造成机械损伤的非导电
材料。该屏蔽层还应与高压发生器的导电外壳连接。 
    通过目视 检查和测试检验是否符合要求。 
注：该要求引自GB 9706.11-1997中16aa）。 
b) 在所有情况下， 安装的高压电缆的屏蔽层与 X射线管组件 上可触及的金属部分之间应保持电连
续性。 
    通过目视检查和测试检验是否符合要求。 
注：该要求引自GB 9706.11-1997中16cc）。 
201.8.7 漏电流和患者辅助电流 
201.8.7.3 *容许值 
条款c)修改如下:  
对于移动式X 射线设备 和可转移的X 射线设备 ，在单一故障状态 下的接触电流 不应超过2mA 。 
条款d）替换为： 
对于移动式X 射线设备 和可转移的X 射线设备, 正常状态 下对地漏电流 的容许值是2.5mA， 单一故障状
态下是5mA。对于永久性安装 的ME设备，对地漏电流 的容许值在正常状态 和单一故障状态 下均是10mA。  
条款e)修改如下:  
对于包含高压发生器 的永久性安装的ME 设备，对地漏电流 的容许值在正常状态 和单一故障状态下均
为20mA。  
注：该要求引自GB 9706.3-2000的19.3。 
201.8.8.3 电介质强度 
修改高压电路符合性试验： 
ME设备的高压电路在进行试验时，施加不超过试验电压50% 的电压值开始， 10s内升至最终值，然后
在摄影方式下维持3min ，在透视 方式下维持15min 。 
增补高压电路的试验条件： 
高压电路的试验在不接X 射线管时，试验电压应为ME 设备的标称X射线管电压 的1.2倍。 
如果ME设备只能在接X 射线管组件 的情况下进行试验， 并且X 射线管不允许ME设备以1.2倍标称X射线
管电压的电压试验，试验电压可以降低但不能低于电压的1.1 倍。 
对于ME设备，透视的 标称X射线管电压 不超过摄影 的标称X射线管电压80%时，高压电路的试验电压
指的是摄影电压值，且试验只在摄影 方式下进行。 
在电介质强度试验期间，如果试验中的变压器有过热风险，允许以较高的频率进行试验。 GB XXXX —XXXX 
10 在电介质强度试验期间, 高压电路的试验电压值应在要求值的100%～105% 范围内，并且，应尽可能
接近100%的要求值上。 
在电介质强度试验期间, 如果在高压电路中发生轻微电晕放电， 但在试验电压降低到试验条件所指
的电压的110% 时停止，那么，这种放电现象可以不予考虑。 
增补： 
aa）同X射线管组件 集于一体的高压发生器 或其组件，应同适当加载 的X射线管一起进行试验。 
bb）如果高压发生器 没有独立的X 射线管电流 调节装置，电介质强度的试验时间可以缩短，缩短的
程度应使得在电压增高的情况下不会超过X 射线管负载。 
cc）高压电路中不易接近对施加的试验电压进行测试时，应采取适当的措施，保证试验电压值尽可
能保持在100% ，应在要求值的100%～ 105%范围内。  
注：该要求引自GB 9706.3-2000的20.3和20.4。 
201.9 ME设备和ME系统对机械危险的防护 
除下述内容外，通用标准的第九章适用。 
201.9.2 与运动部件相关的机械危险 
201.9.2.2 俘获区域 
201.9.2.2.4 防护件和其它风险控制措施 
201.9.2.2.4.4 其它风险控制措施 
增补： 
201.9.2.2.4.4.101 碰撞保护 
如果X射线设备 具有防碰撞的功能，应在使用说明书中描述该防碰撞功能的特征。此外，还应描述
为防止不必要的中断和允许程序 继续而提供的措施。 
应提供相应的措施或在随附文件 中给出警告性的说明， 以防止电动的ME 设备部件与其他可能接近的
运动的或静止的物品碰撞而产生的伤害。 
通过检查使用说明书加以验证是否符合。 
201.9.2.2.5 连续开动 
修改： 
在正常使用时，能够造成患者 或操作者身体伤害的ME 设备或ME设备部件的运动，应要求操作者 能连
续控制。 
ME设备或ME设备部件的电机运动有可能挤压到 患者或操作者或通过其他途径对患者 或操作者造成
身体伤害。对此， 操作者通过启动急停装置不能解除对伤害的防护，在这种情况下，只有依靠操作者 对
两个开关的连续启动。每一个开关都应能够独立中断运动。 
这两个开关可以设计为单一控制并且，其中的一个开关可以接在所有运动公用的电路中。 
这些开关应是在操作者能够看到患者 可能受到伤害的位置上。 其中至少有一套开关应安装在靠近患
者的操作者的眼前，以便能够观察到ME 设备运动着的部件。 
能够间接造成身体伤害的那些ME设备部件的电机运动，譬如，当床面形成某一角度，有可能引起患
者跌落，在这种情况下，并不需要用两个开关来控制。 GB XXXX —XXXX 
11 对设计成能够进行自身定位或预先自动定位的ME设备 ,要求有能够进行连续驱动的控制， 一经释放，
即可停止机械运动。这种情况下的控制器应安装在能看到整个运动的位置上。如果安全性可以通过其他
措施实现且在风险管理文档 中证明，则不需要连续开动。 
制造商应通过风险管理识别可能引起危险（源） 的电机运动。 
通过检查风险管理文档及功能测试来检验是否符合要求。 
201.9.2.2.6 运动的速度 
增补： 对于超出限程的运动， 正常使用 下，在停止运动的控制动作发生之后，超程不应大于10mm。如果安
全性可以通过其他措施实现且在风险管理文档中证明，超程可以超过10mm 。 
除了移动式ME设备 之外， 当电动ME 设备运动的位移是朝向患者 方向并距 患者床端300mm或床侧100mm
之内时，运动的速度应限定在最大速度的一半。如果安全性可以通过其他措施实现且在风险管理文档 中
证明，则不要求速度限定。 
通过检查风险管理文档及功能测试来检验是否符合要求。 
注：该要求引自GB 9706.14-1997的22.4.4。 
201.9.2.3 与运动部件相关的其它机械危险 
201.9.2.3.1 非预期的运动 
增补： 
在正常使用和单一故障状态 下，应提供这样的措施，以使可能对患者 或操作者造成身体伤害的非预
期运动的可能性降至最低。下述应适用： 
a) 若失效，比如继电器的触点被粘合，有可能引起失控运动，这时应提供一个冗余控制或者其他
防护。一旦冗余控制中的一个失效，应给操作者 一个直接地或根据使用说明书测试的指示。 
b) 开关元件不应接到电机控制电路中接地侧。 
通过电路图检查、目视检查和功能测试来检验是否符合要求。 
注：该要求引自GB 9706.14-1997的22.4.2。 
对于永久性安装 的ME设备或ME设备部件应符合下述要求： 
当物体或者患者 对任何运动控制器的放置或移动可以启动两个开关时，应有一个运动禁用开关，允
许禁用运动控制。 
注：这个开关可以位于检查室，不必在床旁。将运动禁止开关设置在辐照禁止开关旁对操作者来说，可能更方便。  
运动禁止开关的操作本身不应启动运动。 
在操作者 的工作位置，应有运动禁止开关状态的指示。 
运动禁止开关的位置，功能及操作应在使用说明书中描述。 运动禁止开关应与辐照禁止开关分开。 
开关宜容易被操作者 触及，且宜设计成使意外操作可能性降至最低。 
应在可用性工程过程中考虑该结构。 
通过功能测试、检查说明书和可用性工程文件来检验是否符合要求。 
201.9.2.3.1.101 患者加载/ 卸载过程中的非预期运动 
应提供措施， 以防止患者加载或卸载过程中ME 设备或其部件可能引起的患者 或操作者伤害的非预期
运动。  
通过考虑到最大标称患者 重量的功能测试来检验是否符合要求。 GB XXXX —XXXX 
12 增补条款： 
201.9.2.3.101 压强和压力的限定 
为诊断目的，施加于患者身上的压强或压力，应根据与ME 设备相接触的身体部位，使用的要求以及
潜在伤害进行具体分析。作为基本准则，在患者 身上的最大压强和压力宜限制在70kPa 和200N以下。 
注：不同地区的法规可能允许压迫装置有更高的上限值。 
对于电动压迫运动， 应根据使用说明书中的给定值， 提供相应的措施来限制施加在患者 身上的压力。  
通过目测检查，功能测试，测试及检查使用说明书来检验是否符合要求。 
注：该要求引自GB 9706.14-1997的22.4.3。 
201.9.2.3.102 压迫装置的运动联锁 
当一个压迫力施加到患者 身上，且临近患者 的操作者无法直接控制运动，该运动对患者 可能产生危
险且不是检查需要的运动，压迫力和运动应是互锁的。如继续操作中必须解除联锁 时，可通过特定的控
制来解除联锁 。一旦联锁解除被激活，应给操作者 一个可见的指示。 
使用说明书中应给出信息，警告操作者 在使用联锁解除时造成的可能风险 。 
通过功能测试和检查随附文件 来检验是否符合要求。 
201.9.2.4 急停装置 
增补： 
201.9.2.4.101 控制 
对所有能够引起身体伤害的电动运动，应提供一个急停控制器。当触发紧急停止， ME设备不能正常
工作，应提供接近和移除患者 的措施。如果安全性可以通过其他措施实现且在风险管理文档 中证明，急
停控制器不需要。 
在正常使用时，如果某一电动的ME 设备部件，是预期或可能接触患者，且适用于设计的应用时，一
旦这种接触能够造成患者 身体伤害，则应提供一个能够察觉患者 发生接触的措施，并能停止这种运动。  
通过功能测试和检查风险管理文档来检验是否符合要求。 
注：该要求引自GB 9706.14-1997的22.4.1。 
201.9.8 支撑系统相关的机械危险 
201.9.8.3.3 来自人体重量的动载荷 
增补： 
注：重物从150mm的高处自由落下，在60mm的压缩泡沫中减速，产生的力相当于安全工作载荷的2～3倍。 
若机械学分析证明，如下的静载荷试验比通用标准中动载荷试验更严格，基于风险管理 可免除动载
荷试验。若动载荷试验通过了，静载荷试验可不需要。 
在进行本试验前，患者支撑/ 悬挂系统应水平放置于正常使用 中最不利的位置。 
对于患者或 操作者可坐的支撑/ 悬挂区域，将足够倍数的重物 （通用标准的图33规定），即等同于
使用说明书中规定的患者 或操作者的重量的安全工作载荷放置于该区域上至少1min 。 任何功能缺失或结
构损坏可能产生不可接受的风险 ，则认为失败。 
201.9.8.4 有机械防护装置的系统 
增补条款： GB XXXX —XXXX 
13 201.9.8.4.101 机械防护装置 
与某些绳索、链条或带状物并列运行的绳索、链条或带状物，如果在正常使用 期间它们不承载，也
可认为是一种机械防护装置 。 
作为机械防护装置 的绳索、 链条或带状物应便于检查，且随附文件 中应给出适当的检查说明。 
通过功能测试和检查随附文件 来检验是否符合要求。 
注：该要求引自GB 9706.14-1997的28.105。 
增补条款： 
201.9.8.101 缓震措施 
在正常使用时，若 产生高动载荷，应提供适当的缓震措施，例如，由于快速的加速和减速而产生的
高动载荷。 
通过功能测试来检验是否符合要求。 
注：该要求修改GB 9706.14-1997的28.103。 
201.10 对不需要或过量的辐射危害的防护 
除了10.3（微波 辐射）不适用外，通用标准的第10章适用 。 
注：通用标准中引用的并列标准GB 9706.12，被本文件203章所覆盖。 
201.11 对超温和其它危险的防护 
除下述内容外，通用标准的第11章适用 。 
201.11.1.1 正常使用时的最高温度 
增补：  
注：通用标准中表22，对于 与油接触的部件所允许的最高温度限制，应不适用于整体侵入油内的部件 。 
201.11.8 ME设备的供电电源/ 供电网中断 
替换GB 9706.1-XXXX第一段落： 
ME设备应设计成在中断和恢复供电时不应导致 基本安全 的丧失且恢复供电时不应导致基本性能的
丧失。 
增补条款： 
201.11.10 1 对X射线管组件超温的防护 
凡是X射线管组件 某些不带防护的可触及表面 可能达到的高温处，应提供措施，使在正常使用中的
任何目的下都无法接触该表面。 
注：防护措施如罩壳和操作把手等。 
宜采取措施来避免所有非预期的接触。在这种情况下，使用说明书应阐明可触及表面在正常使用时
预期的温度，见通用标准表22～ 24。 
通过功能测试和检查使用说明书来检验是否符合要求。 
201.11.102 对限束装置超温的防护 GB XXXX —XXXX 
14 装有光野指示器 的限束装置 ， 如果指示灯处于通电状态而限束装置 又覆盖有减少正常热耗散的覆盖
物或其他材料，应配有下面列出的一种装置，以降低可能出现的温升： 
a) 热断路器 ，如果限束装置 的任一可触及表面 温度超过通用标准的 11.1.1规定的允许最大温度
值，热断路器 阻止给指示灯供电； 
b) 限时装置防止指示灯在最近一次操作者 给它通电的动作之后持续通电超过 2min； 
c) 在随附文件中给出实现上述 b)的功能的外部连接的限时开关的详细情况。 
通过功能测试和检查随附文件 来检验是否符合要求。 
201.12 控制和仪表的准确性和危险输出的防护 
除下述内容外，通用标准的12章适用。 
增补： 
注：根据通用标准的12.4.5，剂量相关内容参见本文件203.6.4.3。 
201.13 危险情况和故障状态 
通用标准的13 章适用。  
201.14 可编程医用电气系统（PEMS ） 
通用标准的14 章适用。  
201.15 ME设备的结构 
通用标准的15 章适用。  
201.16 ME 系统 
除下述内容外，通用标准的16章适用 。 
201.16.8 ME系统部件的电源中断 
替换GB 9706.1-XXXX第一段落： 
ME系统应设计成整个ME 系统或ME系统的任何部分的 中断和恢复供电 应不会导致基本安全 的丧失且
恢复供电时应不会导致基本性能 的丧失。 
201.17 ME设备和ME系统的电磁兼容性 
通用标准的17 章适用。  
注：IEC 60601-1-2的第三版已经稍微地改变第二版中对影像设备方面的不足。 
202 电磁兼容性- 要求和测试 
除下述内容外，YY 0505适用。 GB XXXX —XXXX 
15 增补： 
202.101 基本性能的抗扰度测试 
制造商可通过风险管理过程 把表201.101 中列出的附加的潜在基本性能的测试要求 减少到一个合适
的水平。 
当按照选择的要求进行测试时，制造商需要通过风险管理 过程考虑EMC 环境的敏感度、可能的EMC
条件和严重度、不可接受风险 的可能性和收益。 
用于评估ME 设备抗扰度的测试设备的准确性不应受测试的电磁条件影响。 
测试设备不应影响ME 设备的抗扰度试验。 
应只使用非介入测试方法。 
进行抗扰度测试的被测ME设备 不应更改。 
通过检查风险管理文档验证符合性。 
203 诊断X射线设备的辐射防护 
除下述内容外，GB 97 06.12-20XX适用 ： 
203.4 通用要求 
203.4.1 符合性说明 
替换： 对于ME设备或组件，如果声明符合本标准，声明应采用如下形式： 
X射线摄影和/或透视设备… ++)GB XXXX:20XX 
++)型式或型号 
增补条款： 
203.4.101 已定义术语的使用条件 
203.4.101.1 电功率 
本专用标准中201.7.9.2.101 中的c)和d ）提及的高压电路的电功率应按下式计算： 
 
fUIP= ........................................ (1) 
式中： 
P-电功率 
f-依赖于X射线管电压 波形的系数，按下述选择： 
a) 配有六峰高压发生器 的ME设备f=0.95，或； 
b) 配有十二峰高压发生器或恒定电压高压发生器的 ME设备f=1.00，或； 
c) 对于其他 ME设备，根据X射线管电压的波形选择最适宜的值，并给出选定值的说明； 
U-X射线管电压 ； 
I-X射线管电流 。 
203.4.101.2 恒定电压高压发生器的纹波百分率 
配有恒定电压高压发生器 的ME设备，其输出电压的纹波百分率不应超过4%。  
注1：参见 GB9706.12-20XX 的7.2。 GB XXXX —XXXX 
16 注2：该要求引自 GB 9706.3-2000 的2.101.2。 
203.4.101.3 加载时间 
加载时间 是通过测量下述时间间隔得到： 
——X射线管电压初次上升到峰值的 75%时起至 
——最后下降到相同值时止。 
对于在一个电子管或X 射线管中通过使用栅极的 高电压的电子开关控制 加载的ME设备，加载时间 可
以按照这样的一个时间间隔加以确定， 即当限时装置从产生加载 信号时起到限时装置产生终止加载 信号
时止的时间间隔。 
对于一个高压电路和灯丝加热电路的初级通过模拟开关控制加载 的ME设备，加载时间 应按照这样的
时间间隔确定，即当X 射线管电流 首次上升至峰值的25%时起到当X 射线管电流 最后下降到相同值时止的
一段时间间隔。 
注1：参见 GB9706.12-20XX 的定义3.37 。 
注2：该要求引自 GB 9706.3-2000 的2.101.4。 
203.4.101.4 标称最短辐照时间 
标称最短辐照时间 是按203.6.5.101中的最短加载时间 确定： 
——当按照 203.6.3.2.103 的要求测量时， 在任意一次加载 所获得的平均空气比释动能 与在至少为
50倍大小的 加载时间 上所获得的平均空气比释动能 的偏差不应大于 20%，且 
——该时间不短于符合 203.6.3.2.102 c) 2) 所要求的稳定性的和 203.6.3.2.102 d) 所要求的重
复性的最短加载时间 。 
注：该要求引自GB 9706.3-2000的50.104.3。 
203.5 ME设备标识、标记和文件 
203.5.2.1  引用的条款 
修改： 
GB 9706.12- XXXX表2中关于临床协议的条款5.2.4.4 不适用。  
203.5.2.4  使用说明书 
203.5.2.4.4 临床协议 
GB 9706.12- XXXX中条款 5.2.4.4不适用。 
增补条款： 
203.5.2.4.101 检查协议 
当制造商 给出检查协议并预置在设备 上时，使用说明书应声明检查协议是否为优化操作而直接应用
的推荐协议或声明检查协议 仅仅是例子/ 起始点，其应由责任方 创建的更明确的协议所替换。 
通过检查使用说明书来验证符合性。 
203.5.2.4.5 确定性效应 
增补： 
203.5.2.4. 5.101 透视和/或序列摄影 X射线设备的剂量信息 GB XXXX —XXXX 
17 a) 皮肤剂量等级 
使用说明书应提醒注意， 在预期用途下重复或长时间曝光会导致组织反应的局部皮肤剂量等级的风
险。摄影和透视中的各种可选设置对辐射质量 的影响，从而影响的基准空气比释动能或基准空气比释动
能率应被描述。 
通过检查使用说明书来检验是否符合要求。 
b) 可用设置 
在使用说明书中， 制造商应提供的可选配置信息，如在预期用途 中影响辐射质量 或基准空气比释动
能（率）典型值的操作模式 ，加载因素 的设置和其它操作参数。若适用，这些信息应包括： 
1) 指定的透视操作模式 ，如正常，低或高分辨率，或者正常、低或高剂量模式； 
2) 典型操作模式 的设置，如 1）中描述，给出默认值，和在操作模式 选择后可变参数的变化
范围； 
3) 透视中可产生最高的基准空气比释动能率 的加载因素 和其它操作参数的设置； 
4) 摄影中可产生每帧最高的基准空气比释动能 的加载因素 和其它操作参数的设置； 
5) 对应于基准空气比释动能或 基准空气比释动能率 最小值和典型值的 焦点到影像接收 器的
距离的设置。 
通过检查使用说明书来检验是否符合要求。 
c) *辐射数据 
对于上面b ）中描述的操作模式 和设置值，使用说明书中应给出基于203.5.2.4.5.102中描述的方法
测量的基准空气比释动能（率） 的典型值； 
此外，对于按照本条在b)1)和 b)2描述的每个操作模式和设定值，如果与操作模式相关的设定值操
作者可调节，使用说明书在给出基于203.5.2.4.5.102 描述方法测试的空气比释动能 （率）的典型值时，
对于以下因素中的两种设置：  
——可选的附加滤板 ； 
——入视野尺寸； ——X辐射脉冲重复频率。 
应给出相关ME 设备的配置和测试布局的信息，可用于按照203.5.2.4.5.102 描述的方法验证给出的
声称值。虽然要求提供详细信息，以使得能按照203.5.2.4.5.102测试来验证，最初确定的声称值也可由其他方法确定，包括计算；当按照203.5.2.4.5.102 中的方法验证时该值应在允许的偏差范围内。 
实测值与声称值的偏差不应大于50%。 
注：实测值与使用说明书中的声称值比较，所以50%的偏差是适宜的。 
通过功能测试和检查使用说明书来检验是否符合要求。 基准空气比释动能 （率）的声称值与这些值
变化的相关说明都会按照203.5.2.4.102 的方法以及使用说明书描述的配置和测试布局加以验证。 
d) *患者入射基准点 
患者入射基准点 的位置应按下述透视 设备类型的规定在使用说明书中描述： 
患者入射基准点 应位于： 
——对于 X射线源组件 位于患者支撑装置 下面的X射线设备 ，在患者支撑装置 上方1cm； 
——对于 X射线源组件 位于患者支撑装置 上面的X射线设备 ，在患者支撑装置 上方30cm； 
——对于 C形臂X射线设备 ， 距等中心向焦点方向15cm或 
• 对于非等中心 的C形臂设备，由制造商 规定沿X射线束轴 与患者表面的交叉点。这种情况
下，使用说明书应包括制造商 选择该点的理由陈述，或 
•  对于焦点到影像接收器的距离 小于45cm的C形臂X射线设备 ，该点为最小的焦皮距 。 
注：对于C形臂的横向定位，患者入射基准点与上述C形臂的等中心关系是相同的。 
——对于上面没有列出的 X射线设备 ，患者入射基准点 应由制造商规定。 GB XXXX —XXXX 
18 通过检查使用说明书来检验是否符合要求。 
203.5.2.4.5.102 *剂量信息的测试 
使用下面的测试程序 来测定剂量信息： 
——体模 ，采用厚 20cm的聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA ）的矩形块，其边长大于或等于 25cm（体模可
由多个薄层材料构成。） 
——使用的剂量仪 应具有足够小的探测器，该探测器覆盖面积不超过测试平面内 X射线束面积的
80%；剂量仪探测器表面垂直于射线源- 探测器轴且其面积不应超过 30cm2。 
——将焦点到影像接收器的距离 调至最小；将体模 尽可能的靠近 X射线影像接收器 ，在X射线源组
件到体模入射面之间留下尽可能大的距离（这将降低测试时杂散辐射的影响）。 
——将测量探测器放置在： 
•  患者入射基准点 （仅当测量探测器与体模 之间距离至少 20cm时） 
或 
•  在焦点到体模入射面的一半距离处，在这种情况下，测试值应该校正到适当的距离。 
注：这样将降低杂散辐射对读数的影响。 
——透视 时测量空气比释动能率 ，基准空气比释动能率 的设置要求见 203.5.2.4.5.101 c ）。 
——摄影 时测量每一幅影像的空气比释动能 ，该设置的要求见 203.5.2.4.5.101 c ）。 
注：如果测试中设备带有自动曝光控制，在没有测量探测器情况下确认加载因素，之后在手动模式中设置加载因
素进行剂量测试。 
——对于每一个设置，都应使用上述体模 测试空气比释动能（率） ，对于以下因素的两种设置： 
•  可选的附加滤板 ， 
•  代表性的操作者 可选入射野尺寸 ， 
•  X辐射脉冲重复频率。 
203.6 辐射管理 
203.6.1 概述 
增补条款： 
203.6.1.101 透视图像存储管理 
指定用于透视 的X射线设备 宜提供存储X 射线透视回放图像序列 以供显示的功能。 这种功能可仅限于
以下图像的存储： 
•  脉冲频率不大于每秒 10次时，最后 30s的透视图像； 
• 脉冲速率大于每秒 10次时，最后 300幅的图像；  
• 连续透视 ，最后10s的透视图像。 
通过功能测试检查符合性。 
203.6.1.102 检查协议管理 
如果检查协议 是预置的并且X 射线设备 的预期用途 包括成人和儿童应用，这些协议的名称应能清楚
的分辨成人和儿童应用。 
未配置自动控制系统的设备： 
——操作者对成人患者宜至少有三种患者 体型可以选择； 
——若预期用途 包括儿童应用，操作者 对儿童患者宜至少有三种患者体型可以选择。 GB XXXX —XXXX 
19 通过检查或功能测试验证符合性。 
203.6.2 辐照的开始和终止 
203.6.2.1 辐照的正常开始和终止 
增补： 
a) 不解除已开始的前一次辐照 的控制，不应开始其后的任何辐照 或序列摄影 。 
b) 应提供使操作者 在预期工作结束之前的任何时候都能终止每次加载 的装置，序列摄影 或加载时
间为0.5s或更短的单次加载 除外。 
在序列摄影期间， 操作者应能够在任何时刻终止加载 ，然而，也可以配备这样的装置，以容许
完成正在进行中的序列摄影 的任意单次加载 。 
c) 对于透视 操作，在整个过程中，当辐照时间是由操作者 确定时，应配备一个当累计的加载 周期
结束时能为操作者 给出音响警告信号的定时装置 。该定时装置 应具有下述特性： 
1）应能够设定装置的限时时间，以允许最大累计加载 为5min的加载无任何警示。该装置限时时
间的设定也可以短于 5min。 对装置没有作出设定所进行的任何加载 以及最后设定时间结束之后所
持续进行的任何加载 ，只要加载发生，就应连续地发出声音警示信号。 
2）如果不影响加载和 加载的中断，为了停止警告和使得有可能进行下一个加载周期，在每次 加
载时间不超过5min、在累计期间也没给出警告的情况下，应能够对该装置重新设定。 
3）用于设定和重新设定时间周期的任何控制器，应与任一辐照 开关分开。 
d) 除c）所要求的定时装置外，应 提供当某一周期超过 10min尚未中断， 透视加载 还在继续时能
保证自动终止的措施。 在正常状态下，万一是由于该措施造成了终止，应能够通过释放和重新
启动辐照开关 以重新加载。 
e) *对于时间大于 0.5s的透视辐照事件， X射线设备应在操作者释放控制装置后（例如：释放脚
踏板上的压力）0.1s 内终止加载。这个时间越短越好。 
对于时间不大于 0.5s的透视辐照事件 ，X射线设备 应在操作者释放控制装置后（例如：释放
脚踏板上的压力）0.5s 内终止加载。 
使用说明书中应注明透视辐照事件在 203.6.2.1e）中描述的控制解除后可以继续进行透视的
时间，以及在每种情况下，透视 可以继续进行的最长时间。 
通过检查和适当的功能测试来检验是否符合要求。 
203.6.2.1.101 充电方式的联锁 
装有电池充电器的移动式 X射线设备应配有措施阻止未被授权人员进行的电力驱动运动和X 辐射发
生但不阻止电池充电。 
注：符合该要求的一个恰当例子是，提供一个带钥匙的开关，以使只有在钥匙存在时才能产生X 辐射和电力驱动
的运动，但电池充电可以在没有钥匙的情况下进行。 
通过检查来验证是否符合要求。 
203.6.2.1.102 外部联锁的连接 
除移动式X 射线设备 外，X射线设备 应提供与ME 设备分开的外部电气装置的连接，可实现： 
——能够防止 X射线发生装置 开始产生 X辐射； 
——能够使 X射线发生装置停止 X辐射； 
——或两者都有。 GB XXXX —XXXX 
20 如果外部电气装置的信号状态不在控制面板 上显示，应在随附文件 中为责任方提供信息，说明这一
状态在安装场所宜有可见的指示。 
注：作为一个例子，使用该装置时，在透视期间宜有防护屏蔽。 
通过检查和相关的功能测试来验证是否符合要求。 
203.6.2.2 防止辐照正常终止失效的安全措施 
增补： 
如果正常终止依赖辐射的测量： 
——安全措施应包括一旦正常终止失效时用于辐照终止的装置，和； ——X射线管电压、X 射线管电流 和加载时间 的乘积应限定在每次辐照 不大于60kWs，或电流时间
积应限定在每次辐照 不大于600mAs。 
通过检查和相应的功能测试验证是否符合要求。 
203.6.3 辐射剂量和辐射质量 
203.6.3.1 辐射剂量和辐射质量的调节 
增补： a) 对自动控制加载因素 的系统，应提供足够的可预选的加载因素 的组合，使得自动控制能满足并
列标准所要求的范围。 
b) 在自动控制 加载因素 和/或自动控制 附加滤过的透视系统中，如认为满足并列标准的要求，则
应具备： 
——至少能选择控制量的两个适用的不同量级，或； ——至少能选择两个适用的不同量级的一类加载因素 和/或自动控制的附加滤过 ，或相互依赖的 加
载因素的适当功能组合和/ 或自动控制的附加滤过 ，或 
——此外，不使用自动控制系统 时，手控也是可能的。 
通过检查和相应的功能测试验证是否符合要求。 
203.6.3.2 辐射输出的重复性 
增补： 
203.6.3.2.101 摄影的辐射输出的重复性 
对加载因素的任意组合，空气比释动能测量值的变异系数不应大于0.05 。 
通过下述试验验证是否符合要求： 
在1h内，根据 203.6.3.2.103 的试验条件作10次 空气比释动能的测量。按照表203.101 ，作出A, B, C
和D的试验设定。 
计算测试系列中的每次变异系数和在C 和D试验设置时的平均空气比释动能 ，来验证是否符合要求。  
203.6.3.2.102 摄影的线性和稳定性 
a) 在加载因素限定间隔上的空气比释动能 线性 
对于摄影操作中，空气比释动能 的测量值的平均值除以电流时间积 的预选值或指示值或X 射线管电
流与加载时间 的乘积的商，对可得到的 
——在任意两个连续设置的加载时间 或X射线管电流或电流时间积 
——或当上述加载因素 的任意两个设置预选是连续时，对一个因素的预选值偏差不大于或接近于GB XXXX —XXXX 
21 2， 
商的差不应大于对应商的平均值的0.2 倍： 
22.022
11
22
11 QK
QK
QK
QK+
≤−  
22.0222
111
112
111 tIK
tIK
tIK
tIK+
≤−  
式中： 
1K，2K ——空气比释动能测量值 的平均值； 
 Q1和Q2 ——指示的电流时间积 ； 
 I1和I2  ——指示的X射线管电流 ； 
 t1和t2  ——指示的加载时间 。 
通过以下的测试程序 验证是否符合要求。 
根据203.6.3.2.103 的测试条件，在 1h内做10次空气比释动能 的测量。根据表203.101 ，作出E和F
的试验设定。 
对于两个测量的系列计算空气比释动能 的平均值。 并用这些平均值和C 和D的试验设定的那些值来验
证是否符合公式的要求。 
表203.101 重复性和线性验证试验 
试验设定 A B C D E F 
X射线管电压 最低 最高 最高的50% 最高的80% 最高的50% 最高的80% 
X射线管电流
或电流时间积a 最高 最低 1μGy～5μGyb 与C和D相邻设定 
加载时间 0.01s～0.32s 之间的所有设定 
a   如果可能，应采用前一行所限定的设定。 
b   对应于影像接收平面的空气比释动能的剂量值。 
b) 直接摄影 的自动曝光控制 的重复性  
对于摄影 中采用直接摄影 技术控制 辐照的自动曝光控制 运行的设备，重复性应满足如下要求： 
——空气比释动能测量值 的变异系数不应大于 0.05；或 
——在X射线管电压 不变和被照射物体的厚度不变时， 在得到的 X射线照片上的光密度的偏差不应
超过0.10。 
通过以下的测试程序 验证是否符合要求： 
I）空气比释动能测量值变异系数 的符合性： 
——测试条件 
采用条款203.6.3.2.103中的测试条件， 使用规定的预期用途中典型的X 射线管电压 或手动可以调节
时用80kV。 
1小时内测量 10次空气比释动能 。计算空气比释动能 的变异系数。 
II）光学密度的偏差符合性见条款c ）的测试程序。 GB XXXX —XXXX 
22 c) 直接摄影 的自动曝光控制 的稳定性  
对于摄影中采用 直接摄影技术控制辐照 的自动曝光控制 ，在得到的X 射线照片上的光密度的偏差不
应超过： 
1) 0.15，在被 辐照物体厚度保持不变时，由 X射线管电压 而引起的； 
2) 0.20，在 X射线管电压不变时，由被辐照 物体厚度而引起的； 
3) 0.20，由 X射线管电压和被辐照 物体的厚度两者都发生变化而引起的。  
通过以下测试程序 验证是否符合要求： 
I）方法 
由水或其他组织等效材料制成的体模的X 射线照片的光学密度的测量是在自动曝光控制 运
行时进行的，采用不同体模 厚度和采用不同X 射线管电压 的试验来确定光学密度的偏差。 
II）试验的布局 
使用具有下述特性的试验布局： 
1) 焦点到影像接收器的距离 为1m或按照预期用途，这个距离，对一个系列中的所有试验都
应保持不变； 
2) 用一个18cm×24cm的摄影暗盒 作为X射线影像接收器 ，对一个系列中的所有试验都应保
持这个暗盒不变； 
3) 应使用试验条件下的高压发生器 所规定的某一型号的 X射线源组件 。X射线野应被准直，
并在暗盒的入射面上将其调到 18cm×24cm的大小，对一个系列中的所有试验都应保持不
变； 
4) 用来固定测量自动曝光控制 电离室的装置，其状态和位置应与预期用途 相一致；  
5) 10cm、15cm和20cm三个不同厚度的体模 装置，对于每一个其尺寸应能完全覆盖暗盒，用
于专门试验的体模 应安装在尽可能靠近暗盒的入射面； 
6) 会聚滤线栅装置应有适合的应用极限； 
7) 应有准确的可重复的胶片处理装置和测量被处理过的胶片密度的装置。 
III) 摄影胶片 和增感屏 
用一个摄影胶片 和一个在自动曝光控制 中适合于正常使用时所规定的增感屏 的组合。 
对于任意一个系列的试验，应从同一批中选择胶片，因为这些胶片特性的一致性已被验证过。  
IV）设置 自动曝光控制 
1) 选择自动曝光控制 的电离室的中心测试区域。 
2) 根据使用说明书中所要求的任何调整， 对适合于使用中的屏- 片组合的型号做出密度修正。
以使在被处理的胶片上能产生 1.1～1.3的可被测量的光学密度，在操作时，X 射线管电
压为80kV，使用 15cm厚的体模。 
V） 选择X射线管电流 
除了试验具有固定加载时间运行的自动曝光控制 外，选择一个X 射线管电流的值，这个 X
射线管电流值应能导致在试验期间的加载时间超过最短规定加载时间的3 倍，但不得超过1s，
记录下这些所选的值。 
如果没有合适的X 射线管电流 值可以选择，应使用另外一个 焦点到影像接收器的距离 ，以
使得用最接近的可得到的X 射线管电流 就能达到 加载时间 规定的范围。 
VI）试验 加载 
使用表203.102中X射线管电压 和所示厚度的体模 做八次试验加载 和四次附加的加载 ，在
80kV下用15cm厚的体模。处理胶片；测量和记录每幅图像的光学密度。 
表203.102 自动曝光控制的试验加载 GB XXXX —XXXX 
23 X射线管电压a 
kV 体模厚度 
cm 
60b 10和15 
80 15和20 
100 15和20 
120b 10和15 
a   如果这些值不能被选取，使用最接近的可选择的值。 
b   如果这个值是在规定的范围之外，使用与规定范围内最接近的值且在被缩
小的范围中的尽可能均匀地间隔开的其他值。 
VII）符合要求的判定 
如果达到了下述指标，则可认为是符合要求 
1) 用不同的 X射线管电压使用 15cm体模所做的四次加载 ，没有一次光学密度的测量值 与4
次平均值的差大于 0.15，同时，没有一个值与所用的 X射线管电压 的相临步长值的差大
于0.15。 
2) 对于在相同的 X射线管电压 ，不同厚度的体模 下所做的 4对加载中的每一对，没有一个光
学密度测量值 和一对中其他值的差大于 0.2。 
3) 对于八次加载 的整个系列，没有一个光学密度的测量值 与8次值的平均值的差大于 0.2。 
4) 对于保持试验参数不变时的 5次加载，体模厚度为15cm，X射线管电压为 80kV，没有一
个光学密度的测量值 与5次值的平均值的差大于 0.1。 
d) 间接摄影 的自动曝光控制 的重复性  
对于数字化 X射线成像装置 的间接摄影 ，摄影操作采用自动曝光控制辐照 时，其重复性应满足下述
要求之一： 
——空气比释动能 的最高与最低 测量值的比值应小于 1.2；或 
——在配有集成的数字 X射线成像装置下，保持 X射线管电压 和被照射物体的厚度不变时，在同一
感兴趣区 的平均线性化数据 的最高与最低的比值应小于 1.2；或 
——在配有集成的数字 X射线成像装置下，如果显示 YY/T 0796.1-2010中的曝光指数 ，保持X射
线管电压 和被照射物体的厚度不变时，在相关影像区域最高与最低曝光指数的比值应小于
1.2。 
通过以下的试验程序 验证符合性： 
I）空气比释动能测量值比值的符合性 
——测试条件 
采用条款 203.6.3.2.103 中的测试条件， 使用规定的预期用途中典型的 X射线管电压或在手动
可调情况下使用 80kV。 
1小时内测量 10次空气比释动能 。计算空气比释动能测量值 的最高和最低的比值。 
II）平均 线性化数据 或曝光指数 比值的符合性 
——测试条件 
     使用X射线设备 规定预期用途的典型条件，按照试验布局和操作模式 的选择，用 PMMA组成的 体
模模拟患者，其截面和厚度匹配预期用途 。 
作为最低要求，应使用厚度为20cm并且 面积为25 cm×25cm的体模，选择规定 预期用途 的典型X
射线管电压，或在手动可调情况下使用80kV。  
在每一个条件设置下获取10幅影像。计算平均线性化数据或曝光指数的最高和最低的比值。 
203.6.3.2.103 空气比释动能的测量条件 GB XXXX —XXXX 
24 203.6.3.2. 103.1 测量布局 
按被测单元 随附文件 中所规定的适合于试验目的的X 射线源组件 （如适用，也可以组合一台Ｘ射线
发生器所必需的其他组件）的适当组合，布置高压发生器或其组件。 
在窄束条件下准直X 射线源组件 ，光阑和辐射探测器 。 
在X射线源组件 附近布置所需要的衰减 材料或者选择在203.6.3.2.103.2 b ）中规定的衰减材料。根
据203.6.3.2.103.2 a ）验证辐射质量 。 
203.6.3.2.103.2 空气比释动能测量的衰减和辐射质量 
a) 辐射质量 
应确保从X 射线源组件 发出的X射线束的辐射质量符合正常使用 时所规定的条件。 如果不是这个规定
的条件，应保证X 射线源组件 中的总滤过符合GB 9706.12 中表3所规定的 半价层的要求。 
b) 衰减 
在空气比释动能 的测量期间，为了模拟患者 的存在，按照表203.103 相应的X射线管电压增加铝片厚
度，且其大小足以遮挡全部的X 射线束。 
表203.103 空气比释动能测量时的衰减 
X射线管电压不大于 
kV 铝片厚度 
mm 
40 4 
50 10 
60 16 
70 21 
80 26 
90 30 
100 34 
120 40 
150 45 
注：辐射质量RQA2到RQA10，YY/T 0481[2]2) 
增补条款： 
203.6.3.101 透视中基准空气比释动能率的限制 
为透视设计的ME设备应提供措施使透视 中提供可用加载因素 的结合， 通过特殊安装能限制最大空气
比释动能率使其满足中国法规。 
通过检测和适当的功能测试检查是否符合要求。 
203.6.3.102 *高剂量控制（HLC） 
如果用于透视的X 射线设备 包含能产生大于88mGy/min或者大于在203.6.3.101中定义的基准 空气比
释动能率 的操作模式 ，这些操作模式 被称为高剂量控制，应仅在操作者 能连续手动控制的情况下进行。
当提供高剂量控制时，应提供一个连续的可听信号提示操作者 高剂量控制在进行中。当高剂量控制进行
                                                        
2) 带方括号的数字见参考文献 GB XXXX —XXXX 
25 时，X射线设备 在任何X射线管电压 和X射线管电流的组合下操作应不能产生大于176mGy/min的 基准空气
比释动能率。 
对C形臂X射线设备 的应用要求，采用距X 射线影像接收器 的可触及表面30cm处测得的 空气比释动能
率替代基准空气比释动能率 。 
注：不同地方的法规可有更低的限值要求。 
通过检查和合适的测试检查是否符合要求。对非C 形臂X射线设备 ，在患者入射基准点测量最大入射
基准空气比释动率 ；对于C形臂X射线设备 ，在上面规定的点进行测试。 
203.6.4 操作状态的指示 
203.6.4.2 加载状态的指示 
增补： 
加载状态 应由在控制面板 上的黄色指示器来指示。 
通过检查验证是否符合要求。 
203.6.4.3 加载因素和操作模式的指示 
增补： 
203.6.4.3.101 加载因素指示的通用要求 
指示单位应如下： 
——X射线管电压，kV；  
——X射线管电流，mA；  
——加载时间 ，s和/或ms； 
——电流时间积，mAs ； 
——透视 ，加载时间 可用分（ min）和秒（ s）或带小数点的分（min ）指示。  
脉冲透视 时如果脉冲频率和脉冲宽度是可选的，则指示单位应如下： 
——X辐射脉冲的持续时间，ms ； 
——X辐射脉冲 的重复频率，每秒脉冲数。 
通过检查验证是否符合要求。 
203.6.4.3.102 加载因素的简化指示 
a) 对于加载因素 以一个或几个固定组合运行的高压发生器 ，可 只在控制面板 上指示出每一个组合
中的一个主要加载因素值，例如 X射线管电压的值 。 
在这种情况下，应在使用说明中给出在每个组合中与之相关的其他加载因素 的指示值。 
另外，这些值应在控制面板 上或其附近的显著处加以显示。 
b) 对于加载因素 以半永久预选的固定组合方式运行的高压发生器 （例如人体部位编程）， 控制面
板上的指示 可以仅限于能够清楚的识别每一个组合。 
在这种情况下，应采取下列措施以能够： 
——在安装时就在使用说明书中将设定的半永久预选加载因素的每个组合值加以记载。另外，还应
能够： 
——将所列出的这些值在控制面板 上或其附近的显著处以适当的方式加以显示。 
通过检查验证是否符合要求。 
203.6.4.3.103 可变加载因素的指示 GB XXXX —XXXX 
26 在透视过程中，具有自动强度控制 运行的高压发生器 ，应在控制面板 上给出加载因素改变的连续指
示。 
通过检查验证是否符合要求。 
203.6.4.3.104 加载因素的准确性 
203.6.4.3.104.1 加载因素的准确性的通用特性 
在高压发生器 中，当与相同的加载因素 的测量值进行比较时，不管是指示的、固定的还是预选的，
该条的要求适用于所有加载因素 值的准确性。  
通过检查和测试加以验证。 
203.6.4.3.104. 2 自动控制模式下加载因素的准确性 
在具有自动控制系统 的X射线设备 中，X射线管电压 或X射线管电流 ，或者两者同时在 辐照期间是预
期变化的，那么203.6.4.3.104.3 和203.6.4.3.104.4 所要求的预期变化的加载因素 的准确性不应考虑 。 
203.6.4.3.104.3 X射线管电压的准确性 
对作为X射线发生装置 的组件和部件 的具有任意规定组合运行的高压发生器 ，其加载因素 的任意组
合，X射线管电压 的指示值的偏差，不应大于8 %。 
在任意两个被指示的设置之间的X 射线管电压 的增加或减少，应在所指示变化的50%和150%范围内。  
通过以下测试程序 检测符合性，使用一个具有适当不确定度的测试设备； 
a) 摄影 
应在X射线管电压 的值为最低的指示值上， 并在该X 射线管电压下和加载时间 为最短的指示值时可得
到的最高X 射线管电流 的条件下进行测量。 
应在X射线管电压 的值为最低的指示值上， 并在该X 射线管电压下和接近0.1s 的加载时间上可得到的
最高X射线管电流 的条件下进行测量。 
应在X射线管电压 的值为最高的指示值上， 并在该X 射线管电压下和接近0.1s 的加载时间上可得到的
最高X射线管电流 的条件下进行测量。 
b) 透视 
应在最大的可以得到的X 射线管电压的90% 和任意的一个X 射线管电流 条件下进行测试。 
应在最大的可以得到的X 射线管电压的60% 和任意的一个X 射线管电流 条件下进行测试。 
203.6.4.3.104.4 X射线管电流的准确性 
对作为X射线发生装置 的组件和部件 的具有任意规定组合运行的高压发生器 ，其加载因素 的任意组
合，X射线管电流 的指示值的偏差不应大于20% 。 
一致性通过以下测试程序 检测符合性： 
a) 摄影 
应在X射线管电流 的值为最低的指示值上， X射线管电压 的值为最高指示值上和加载时间 为最短的指
示值的条件下进行测量。 
应在X射线管电流 的值为最低的指示值上， X射线管电压 的值为最高指示值上和加载时间 为接近0.1s
的条件下进行测量。 
应在X射线管电流 的值为最高的指示值上，在这个X 射线管电流 上可以得到的最高的X 射线管电压值
以及加载时间 接近0.1s的条件下进行测量。 
b) 透视 GB XXXX —XXXX 
27 应在最大可得到的X 射线管电流 的20%和可以得到的最低的X 射线管电压 的条件下进行测量。 
应在最大可得到的X 射线管电流 的20%和可以得到的最高的X 射线管电压 的条件下进行测量。 
203.6.4.3.104.5 加载时间的准确性 
对作为X射线发生装置 的组件和部件 的具有任意规定组合运行的高压发生器 ，其加载因素 的任意组
合，X射线加载时间 指示值的偏差，不应大于±（10%+1ms ）。 
通过以下测试程序 验证符合性。 
应在加载时间 为最短的指示值上， X射线管电压为最高的指示值上以及X 射线管电流为任意的指示值
的条件下进行测量。 
应在加载时间 为最短的指示值和可得到的最高电功率P 的条件下进行测量。 
203.6.4.3.104.6 电流时间积的准确性 
对作为X射线发生装置 的组件和部件 的具有任意规定组合运行的高压发生器 ，其加载因素 的任意组
合，X射线管电流时间积值的偏差不应大于±（10%+0.2mAs ） 
该要求同样适用于当电流时间积电流时间积 通过计算而推导出来的情况。 
通过以下测试程序 验证符合性： 
应在电流时间积 的值为最低的指示值上和该电流时间积 上可得到的最高的X 射线管电压 值的条件下
进行测量。 
应在电流时间积 的值为最高的指示值上和该电流时间积 上可得到的最低的X 射线管电压 值的条件下
进行测量。 
203.6.4.3.105 附加滤板的指示 
如果X射线设备 具有能通过遥控或者自动系统选择的附加 滤板，应根据预期用途 选择附加滤板，并
在合适位置给操作者 以指示。如果滤板 是自动更换的，则可在辐照 终止后显示。 
通过检查和功能测试验证符合性。 
203.6.4.3.106 * 检查协议的电子文档 
包括检查协议选择控制的X 射线设备， 宜提供访问每一个可用的预编程检查协议 调用的参数的固定
格式的电子文件方式（例如xml格式，逗号分隔格式，空格分隔格式）并能够输出给输出设备。这个电
子文件宜包括在每一个预编程检查协议 中每一个可以调节的或可选参数的设置。 
包含在电子文件中的数据元素宜同时包括设置预编程检查协议 的配置的日期。 
如果提供权限修改预编程检查协议 ，应提供措施追踪最近一次变更的日期，并应提供措施供负责此
变更的代理人输入标识。 
提供检查协议 电子文件 的X射线设备应提供： 
——访问媒体输出设备的方式，或 
——访问一个联网的输出设备以此来传输电子文件的方式。 
注：可提供的附加设备（例如： PC，CD/DVD驱动器，被认可的USB 设备，以太网有线连接的笔记本电脑等）用于输
出。 
如果预编程检查协议 包含可调节或可选择的参数， 应对每一个可调节或可选择的参数提供制造商 默
认值。宜推荐或提供措施以便在两种或两种以上预编程检查协议 之间标记差异，以协助当地的检查或临
床审核过程。 
该措施可在X 射线设备 之外，如果是这样，它就不需要被视为医用设备。 
通过检查和合适的功能测试来检测是否符合要求。 GB XXXX —XXXX 
28 203.6.4.4 自动模式的指示 
增补： 
X射线设备 以摄影操作时，如果其通过改变一个或多个加载因素 来实现自动曝光控制 ，应在使用说
明书中给出有关这些加载因素 的范围和相互关系的资料。 
通过观察和合适的功能测试来检测是否符合要求。 
203.6.4.5 *剂量测定指示 
增补： 
随附文件 中应提供剂量测定指示的性能信息，并描述维持规定范围内性能的操作要求。 
应提供在新的检查或程序 开始前能将所有累计剂量测定指示值清零的方法。 
规定用于透视 或透视和摄影的X射线设备 应满足以下要求： 
——透视 过程中基准空气比释动能率 的值应以 mGy/min 为单位显示。在辐照 开关动作期间，该值应
能在操作者所在工作位置处连续显示且至少每秒钟更新一次。 
——在上一次重置操作后，透视 和摄影产生的累积基准空气比释动能 的值应： 
• 在操作者 所在工作位置处连续显示并以 mGy为单位，且至少每 5s更新一次，或 
• 在中断或终止加载 后5s内显示。 
——基准空气比释动能率 和累积基准空气比释动能应能明确区分。 
——基准空气比释动能率 和累积空气比释动能 超过6mGy/min 和100mGy时， 与其显示值的偏差不应
大于±35% 。 
——基准空气比释动能率 和累积空气比释动能 的显示值可通过测量或者计算获得。 
规定用于间接透视 和/或系列摄影 的X射线设备 ，应提供自上一次重置操作之后摄影 或透视（当适用
时）产生的累积剂量面积积 的指示。 剂量面积积 可通过测量或者计算获得。该值应以带有合适SI词头的
Gy•m2来表示。5 μGy•m2以上的累积剂量面积积 的整体显示值的不确定性不应超过35%。 
剂量面积积不是必须在操作者 的工作位置显示。 
规定用于间接 摄影的X射线设备 应提供每次曝光的剂量面积积 的指示。此剂量面积积 可通过测量或
者计算获得。 
如果剂量面积积仪 是X射线设备 的一部分，则其应符合GB/T 20012 。 
规定用于直接 摄影的X射线设备 宜满足与上面提到的用于间接 摄影同样的要求。或者，可满足如下
最低要求： 
——由最近一次射线辐照 产生的基准空气比释动能值应连同 mGy为单位一起显示直至下一次 射线
辐照开始之前。 
——应提供基于可得到的关于 X射线束的范围信息， 确定包含患者入射基准点 并且垂直于 X射线束
轴的平面上的 X射线野面积的方法。在面积超过 200cm2情况下，通过这些提供的方法测试得
到的面积值和实际值之间偏差不应超过实际值 40%。 
注：方法包括如表格、列线图、可编程计算器或者具有相关程序的计算机。 
通过观察和适当的功能测试来检测是否符合上述要求。 应在持续3s以上 加载状态 下测试基准空气比
释动能率 和累积基准空气比释动能。 
增补条款:  
203.6.4.5.101 辐射剂量结构化报告 GB XXXX —XXXX 
29 规定用于摄影或透视 或摄影和透视的X 射线设备宜建立辐射剂量结构化报告 （RDSR）并且能够 进行
程序结束的RDSR传输 。RDSR应至少符合I EC 61910-1规定的基本剂量文件要求。 X射线设备 已规定类型的
相关元素和可用的数据应包含在相关数据中。 
通过功能测试验证是否符合要求。 
增补条款:  
203.6.4.101 预备状态的指示 
在摄影方式下，应提供可见的指示，指示再一次操作将开始以对X 射线管进行加载。 
如果用单功能的视觉指示器指示摄影 方式下的该种状态，应使用绿色指示器。 
在摄影方式下，宜提供一个能远离 控制面板 指示该状态的连接装置，该要求不适用于移动式 X射线
设备。 
通过检查验证是否符合要求。 
203.6.5 自动控制系统 
增补: 
除非制造商能在风险管理文档 中给出豁免的理由，否则所有规定用于 间接摄影的X射线设备 都应具
有自动曝光控制 功能。 
注：豁免的理由可能是技术原因，如移动式系统。 
规定用于间接 透视的X射线设备 应提供自动强度控制 功能。能够将基准空气比释动能率 的最大值限
定在当地法规规定值以下。规定用于 间接透视的X射线设备，其自动控制系统 可以改变一个或多个加载
因素的，使用说明书 中应给出这些加载因素 的范围和相互关系的信息。 
配有自动曝光控制 的X射线设备 ，应提供能让操作者 验证这些控制功能的方法，并应在使用说明书
中描述此方法。 
配有自动 强度控制的 X射线设备 ，应提供一种可以通过手动模式或者选择预设组合值来选择参数的
质量控制 模式，可选参数包括X 射线管电压 ，X射线管电流 或电流时间积 ，加载时间 ，附加滤过 （若有），
焦点尺寸（若可选）。 
通过检查和适当的功能测试验证符合性。 
203.6.5.101 标称最短辐照时间的确定 
配有自动曝光控制 的X射线设备 ，标称最短辐照时间 （203.4.101.4 中定义） 应在使用说明书中声明。
测量值不应大于声称值。 
通过查看使用说明书和以下测试程序 来检测是否符合要求： 
在接近80kV 上，用一个可以得到的大于发生器功率70%的条件，使用自动曝光控制做一次辐照 。通
过调节X射线辐射束的衰减（最好使用水模），在接近0.1s 的加载时间下完成一次 辐照，以测定平均空
气比释动能。 
减少体模的厚度，使用相同的X 射线管电压 和按照上面所提到的发生器的电功率作若干次辐照 ，按
照同样的方法，改变体模 的厚度，两次辐照 之间的加载时间 的改变不应大于系数2 。 
203.6.6 散射辐射的减少 
替换： 
当患者产生的 散射辐射对X 射线影像接收器 的图像质量有显著影响时，应提供减少 散射辐射 影响的
措施。如果该措施是能 由操作者拆卸的或通过手动或电动装置自动控制来移进或移出的 防散射滤线栅GB XXXX —XXXX 
30 时，该防散射滤线栅 的存在或缺失应能清晰可见或者明确指示。 如果该防散射滤线栅是可以拆卸的，则
其拆卸或替换应不需要使用工具 。 
应提供措施保证规定用于儿童应用的X 射线设备在没有防散射滤线栅 时能够使用。 若能使用不同的
防散射滤线栅 ，操作者应能识别所用的滤线栅。 
这种措施的正确使用方法应在使用说明书中给出。 
通过检查验证是否符合要求。 
203.6.7 成像性能 
增补条款： 
203.6.7.101 末帧图像保持的 X射线影像和透视回放影像序列显示 
规定用于间接透视 的X射线设备 应在透视辐照终止后显示末帧图像保持的 X射线影像或 透视回放影
像序列，并应符合以下要求。 
1) 末帧图像保持的 X射线影像 或透视回放影像序列 应在透视辐照 终止后显示， 并应在操作者
采取行动前持续可视。 
2) 应提供措施清楚指示给操作者 显示的图像是： 
——末帧图像保持的 X射线影像 或透视回放影像序列 ，或者是 
——正在进行中的透视。 
3) 显示的末帧图像保持的 X射线影像或透视回放影像 序列应被重新开始的透视辐照 的透视
影像替代，除非给透视影像提供单独的显示。 
4) 对于从保存的终止前透视 影像获得的 末帧图像保持的 X射线影像 ，如果操作者能选择影像
数量和组合影像的方法，则操作选择要先于透视辐照 初始化之前指示。 
通过检查和功能测试验证符合性。 
203.7 辐射质量 
203.7.1 X射线设备的半价层和总滤过 
增补： 规定用于儿科应用的X 射线设备 应提供措施， 使其能安装一个不小于0.1mmCu 或3.5mmAl的附加滤板 。 
注：一个适当的永久性安装的且操作者不能拆除的滤板满足上述要求。 
通过目测检查，检查随附文件，适当时采用GB 9706.12 中7.5条款描述的测试方法来验证符合性。 
203.7.1.101 X射线源组件的滤过 
增补： 
X射线源组件应满足如下要求： 
——除预期用途仅为手术期间透视 或摄影和透视的移动式X射线设备 外，X射线源组件应配备不用
工具便能安装、拆卸或选择一个或多个附加滤板的装置。任何可选择的附加滤板 应满足如下要
求： 
a) 处于预期用途 的位置，应能够识别； 
b) 如果有一可选择的附加滤板 ，对满足 GB 9706.12 条款7.1给出的X射线设备总滤过的要求来
说是必不可少的， 则应提供由高压发生器 的控制系统来检测所适用的可选择的附加滤板 是否存
在的措施；如果该附加滤板 没有被检测到时阻止加载 。 
——随附文件 应包括，在为特定应用提供的装配说明中，为 X射线设备 达到GB 9706.12 中条款7.1GB XXXX —XXXX 
31 所要求的关于总滤过 的说明。 
通过目测检查，检查随附文件，适当时采用GB 9706.12 中7.6条款描述的测试方法来验证符合性。 
203.8 X射线束范围限制和 X射线野与影像接收区域之间的关系 
203.8.4 焦点外辐射的限制 
增补： 
X射线源组件的结构应使穿过X 射线源组件 各辐射窗的全部直线在距焦点1m 处垂直于基准轴的平面
上形成的区域，不得超过最大可选择X 射线野边缘15cm以上。  
是否符合要求，可通过检查设计文件加以验证。在图203.101 ，w1表示距焦点 1m处垂直于基准轴 的
平面P内最大可选择X 射线野的宽度；穿过所有辐射窗 的全部直线在P 平面上形成的区域超出w 1的距离用
w2表示，阴影部分就是焦点外辐射 超过最大X 射线野区域。如果w 2不超过15cm ，则满足该要求。 
 
图 203.101 焦点外辐射区域 
203.8.5 X射线野与影像接收区域之间的关系 
203.8.5.3 X射线野与有效影像接收区域之间的对应关系 
增补： 
应提供措施能够定位X 射线野来覆盖感兴趣区域，当适用时，能覆盖自动曝光控制或自动强度控制
的灵敏体积。 
在预期用途中，若调整X 射线野覆盖整个影像接受区域，适用时， X射线野应在以下限值范围内对应
于影像接收区域 ： 
——如果影像接收区域 是圆形的，则 X射线野应与a)和b)中要求的影像接收区域 一致。 
a) 沿影像接收区域 的最大偏离距离的直径方向测量 X射线野，应不超出有效影像接收区域 2cm； 
b) 同时至少有 80%的X射线野应覆盖有效影像接收区域 。有效影像接收区域 的直径小于 10cm则
不适用。 GB XXXX —XXXX 
32 带有点片装置 ，使用矩形影像接收器的用于胃肠检查的X 射线设备 ，不必符合此要求，但是， X射线
野的长度和宽度都不应超过影像接收区域 的直径。 
——在手术期间焦点到影像接收器的距离 固定的透视X射线设备 ，其中：  
a) 在辐射线束限于圆形 X射线野的情况下，为了在矩形影像接收区域 上使用，应提供有使用摄影
暗盒架摄影的保证措施；同时 
b) 影像接收区域 的方向是可选择的；同时 
c) X射线野最大直径不超过 40cm。 
则X射线野的直径可大于影像接收区域 的对角尺寸，但不超过2cm 。如果摄影暗盒 架可能超出一次防
护屏蔽边缘，这一事实的警告应在使用说明书中声明。 
——X射线野与影像接收区域的对应关系与上述种类不一致时，则下述要求适用： 
a) 当影像接收器平面 与X射线束轴 垂直时，沿着影像接收区域 的两个主轴的每一个轴， X射线野
各边与影像接收区域的各对应边之间的偏差之和不应超过 焦点到影像接收器 的距离的指示值
的3%。 
b) 两轴线的偏差之和不应超过焦点到影像接收器的距离 指示值的 4%。 
注：如果在患者和 X射线影像接收器之间有一个次级限束装置，上面提到的要求涉及是到达影像接收区域的 辐射
与次级限束装置之前的辐射的百分比。 
是否与上述相关要求一致，可通过对ME设备 的验收、使用说明书的检查以及对X 射线野的测量加以
验证。当提供辐射窗 自动调节时，在进行测量前，允许有至少5s的时间，让自动机械装置完成在测试中
出现的任何调节。 
在确定与上述最后一个情形a)和b) 的要求一致时，要在基准轴 与影像接收器平面垂直偏差在3 °范
围内的情况下进行测量。如图203.102所示，在 影像接收器平面 上测得的偏差，某一轴上用c 1、c2，另一
轴上用d 1、d2表示，如果焦点到影像接收器的距离 为S，当满足要求时下式成立： 
S c c 03.02 1≤+  
S d d 03.02 1≤+  
S d d c c 04.02 1 2 1 ≤+++  
 
1 X射线野 GB XXXX —XXXX 
33 2 影像接收区域 
图 203.102 覆盖影像接收区域的偏差 
203.8.5.4 患者定位和辐照区域的限制 
增补： 
X射线设备 应设计成操作者 能选择满足相关应用的X 射线束范围和与规定应用一致的限定的最大X 射
线束的范围，以避免对患者 和工作人员造成不必要的辐射剂量。 
增补条款： 
203.8.101 X射线野的边线和尺寸 
X射线野边线是指在X 射线野平面上的空气比释动能率 为X射线野四个象限中中心点空气比释动能率
平均值25% 的点的连线。 
矩形X射线野的尺寸指在感兴趣的平面上两条正交主轴线各条被边线所截取的长度。 假定X 射线束轴
与基准轴 相一致，则该感兴趣平面垂直于基准轴 ，同时主轴在基准轴 上相交和定向，使一个轴线与位于
平面内的X 射线管组件 纵轴的投影相一致并穿过这个交点。如果X 射线束轴与基准轴不一致，则根据
203.8.104 ，应将此情况在使用说明书中声明。 
对于圆形X 射线野通过相应的直径代替截距长度来表示尺寸。 
注：这些要求引自GB 9706.12-1997 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求 三.并列标准：诊断X 射线设备 的
射线辐射防护通用要求》中条款2.202.1。 
203.8.102 X射线设备线束的限制方法 
203.8.102.1 概述 
X射线设备 应在X射线束接触患者表面前限制其范围，适用时： 
——规定仅用于摄影 且配有单一影像接收区域 ，焦点到影像接收器的距离 又固定的 X射线设备 ，使
用具有单一固定尺寸辐射窗 的固定限束装置 进行限制。对于使用扫描束的 X射线设备 ，通过在
辐射源与患者表面之间放置一个限束装置 进行限制； 
——规定用于手术期间透视且焦点到影像接收器的距离 固定以及影像接收区域 又不超过 300cm2的
X射线设备 ，使用某一装置使影像接收器平面上的 X射线野被减到 125cm2以内；  
——使用一套可互换的或可选择的部件，以便能选择不同固定尺寸的辐射窗 。 
——使用能在正常使用 范围内通过手动或自动方式调节 X射线束范围的限束装置 ，应具有以下特
点： 
a) 在距离焦点 1m处垂直于 X射线束轴 的平面上， 可选择 X射线野最小尺寸， 其长、 宽不超过 5cm； 
b) 如果该调节不是连续的，那么在距焦点 1m处垂直于基准轴的平面上，X 射线野长和宽可选择
的各档不超过 1cm。 
c) 如果该调节是自动的，则允许操作者 根据上述 a)和b)的要求选择 X射线野尺寸，同时不允许
操作者增加超出当前选择的影像接收区域 的尺寸。这些措施的操作应在使用说明书中描述。 
当提供自动调节时，使用说明书应包括能检查其运行方法的详细说明，而且应描述c) 中要求的可以
减少X射线野尺寸的方法。 
可通过验收与功能试验及检查使用说明书来验证是否符合要求。 
203.8.102.2 X射线设备上的指示 
除下述a)～ c)中声明之外，有关X 射线束范围的信息应在X 射线设备 上用显示方式给出指示。 GB XXXX —XXXX 
34 X射线设备 上的指示应用数字、图形标记或符号的方式给出以下信息： 
——如果使用数字标记， 标记应显示出焦点到影像接收器的距离有代表性的一个或几个值下的有效
X射线野的长和宽，还应包括相对于其他有关的焦点到影像接收器的距离的 X射线野尺寸变化
的信息（例如采用表格的形式）； 
——如果用图形标记或符号给出指示，则图形和符号应在适当的表面上（例如可以表示在容纳 X
射线影像接收器 装置的入射表面） 表示出如何把形成的 X射线野与焦点到影像接收器的距离 和
限束装置 可选择的组合或调节范围联系起来。 如果这些标记不能明显地表示出获取的 X射线野
范围或尺寸，标记的解释信息应在使用说明书中给出。 
在下列情况下，X 射线设备 不必给出显示指示： 
a) 在加载之前不需要操作者 选择的情况下， 以感兴趣的距离获得 X射线野这种结构的 X射线设备；  
b) 采用联锁 的X射线设备 ，这种设备除非 X射线野范围选择合理，否则将阻止装载； 
c) 透视时能显示出 X射线野边线的工作方式的 X射线设备 。 
规定用于透视 的X射线设备 ，在辐照开关 没有激活时调节限束装置 ，宜在图像 显示上提供X射线野边
界的图示。这个图示应： 
——处于操作者 的工作位置，且 
——在调整限束装置 时要更新。 
可通过验收和检查X 射线设备 及随附文件 加以验证是否符合要求。 
203.8.102.3 使用说明书中的指示 
为了对限束装置 进行有效地选择、组合及设置，使用说明书应包含必要的信息，使 操作者在加载之
前能根据在适当的焦点到影像接收器的距离 下的Ｘ射线野的尺寸来确定适合预期用途的 所有Ｘ射线野
范围。 
可通过验收和检查X 射线设备 及使用说明书加以验证是否符合要求。 
203.8.102.4 标记指示和书面指示的准确性 
除非被下列豁免，通过在X 射线设备上的标记或根据203.8.102.2和203.8.102.3 中使用说明书中声
明的X射线野尺寸， 与沿指示相关的平面上每个主轴测得的X 射线野尺寸的偏差不应超过该平面到焦点 距
离的2%。  
本要求不适用于X 射线影像 的整个区域不能同时被辐照 的X射线设备 。 
可通过验收和检查设计数据及随附文件 加以验证是否符合要求。适当时，在预期用途可获得， 限束
装置和焦点到影像接收平面 距离已选择的设置指示下，沿两个主轴测量X 射线野尺寸。为计算目的，假
定使用的焦点 到影像接收器距离的设置值等同于X 射线设备上指示的值或在随附文件 中声明值 。 
203.8.102.5 光野指示器的指示 
规定用于摄影 的X射线设备 ，适当时，应提供光野指示器 ，辅助描绘X 射线野在患者表面上的位置。  
通过验收X 射线设备 加以验证是否符合要求。 
如果提供光野指示器 ，其应描绘出X 射线野的边界，并且在距焦点1m处垂直于 X射线束轴的平面上应
提供不小于100lx 的平均照度。 
在该距离下，下述定义的光野边界的对比度， 移动式X射线设备应不小于3 ，而其他 X射线设备 应不
小于4。 
光野的边缘是指为最大照度25% 的点的连线。 
在随附文件中，应说明检验距焦点适当距离处光野 尺寸的方法。 
可通过检查随附文件 和通过下述测试加以验证是否符合要求： GB XXXX —XXXX 
35 ——确认制造商所规定的光衰减部件已安装，例如剂量面积积仪中的电离室； 
——如果照射整个指示野区域，可按照接近光野四个象限中心位置测量结果的平均值确定平均照
度； 
——在所有其他情况下，按照在照射区域中心的不同位置至少四个的测量结果确定平均照度； 
——测量对比度时，采用不大于 1mm的测量孔。把对比度看作 I1/I2，其中I1表示由光野边界向光
野中心3mm处照度，I 2表示由光野边界向远离光野 中心3mm处照度；  
——按照环境照度修正测量值 。 
203.8.102.6 光野指示器指示的准确性 
在光野平面上，沿着X 射线野每个主轴测量， X射线野各边与光野相应各边之间的偏差总数不应超过
从光野的测量平面到焦点 距离的2%。 
可通过测量所选择的平面内X 射线野的两条主轴线上的X 射线野与光野相应边之间的偏差加以验证
是否符合要求，而选择的平面距焦点的距离都应在正常使用 范围内，且与基准轴垂直，其误差在3 °范
围内。 
参照图203.103 ，在一个轴上测得的偏差用a 1，a2表示，在另一轴上测得的偏差用b 1，b2表示。如果
从焦点到光野的测量平面的距离是S ，若符合，则下式成立： 
S a a ×≤+ 02.02 1  
S b b ×≤+ 02.02 1  
 
1、目视测定的视野 
2、X射线野 
图 203.103 X射线野可见指示的偏差 
203.8.103 透视中X射线束的中断 GB XXXX —XXXX 
36 除非X射线束轴 处于所规定的X 射线野与203.8.5.3 中规定的有效 影像接收区域 对应的位置，透视 的
加载应被阻止。 
在当前选择的焦点到影像接收器 的距离下，如果限束系统能调整到X 射线野超出影像接收区域外，
即203.8.5.3所允许的值，透视加载也应被阻止。 
带有可调节 限束装置 的X射线设备 ，应提供措施 来设置X射线野的边界，以便在指定的X 射线束轴方
向上可以看到这些边界。该方向应在使用说明中描述。 
这些措施可提供给责任方 。 
注：该设置能够在图像显示上看到在每种放大模式下的最大X射线野尺寸的限束装置的边界。  
可通过验收，功能测试和检查随附文件 加以验证是否符合要求。 
203.8.104 X射线束轴的定位 
X射线束轴 的定位应按照下述要求指示： 
a) 如果影像接收器是 X射线设备 的一部分， 应能在患者 检查且不使用 X射线应能够定位 X射线束
轴与影像接收区域 的关系，通过这种方式，X 射线束轴 与影像接收区域的中心相交。 
b) 随附文件 中应描述在正常使用 下可获得的 X射线束的位置， 其位置相对于相关影像接收区域 且
其角度相对于相关影像接收区域 平面来描述。如果 X射线束轴 与基准轴不一致，相对于基准轴
的X射线野的位置和角度、相对于基准轴 的感兴趣平面的位置和角度应在使用说明书中描述。  
c) 如果X射线设备 配有调节 X射线束轴 与所选择 影像接收区域 的位置的装置， 应在 X射线设备 上
给出指示， 以确定 X射线束轴 相对于影像接收区域 规定的X射线野位置。 精度要求见 203.8.5.3  
d) 如果X射线设备 配有调节 X射线束与所选择影像接收区域之间角度的装置， 应在该 X射线设备
上给出某种指示，来确定： 
——X射线束轴垂直于所选影像接收器平面时调节状态；或 
——当X射线束轴 与特定的影像接收器平面有特定角度时，在随附文件 中描述这种调节状态。 
可通过验收，功能试验和检查随附文件 加以验证是否符合要求。 
203.9 焦皮距 
203.9.1 概述 
增补： 
焦皮距小于预期用途 为203.9.101 和203.9.102中规定值时，应提供措施阻止辐照 。 
注：措施可以包括硬件，软件，结构或一些其他方法 。 
203.9.101规定用于透视的 X射线设备 
规定用于透视 的固定式 X射线设备 ，在透视辐照期间，宜提供措施阻止焦皮距 小于38cm情况使用。  
焦皮距应不小于30cm。  
规定用于透视 的移动式X射线设备 ，在透视辐照期间，应提供措施阻止使用焦皮距小于下述情况:  
——20cm，若 X射线设备 规定用于手术中透视 ；或 
——30cm，对其它指定的应用。 
可通过验收及测量来验证是否符合要求。 
203.9.102 规定用于摄影的 X射线设备 
规定用于摄影 的X射线设备 ： 
——应提供当焦皮距 小于20cm时防止摄影辐照 的措施；同时 GB XXXX —XXXX 
37 ——在正常使用时，结构上应允许使用焦皮距 为45cm或以上。  
注：对于较小的焦皮距的阻止使用没有要求。 
通过检查和测量来检验是否符合要求。 
203.10 患者和X射线影像接收器间的 X射线束的衰减 
203.10.1 概述 
增补： 
当表203.104所列各项的衰减当量 构成X射线设备中的一部分， 并位于患者和X 射线影像接收器 之间X
射线束路径中时，应不超过表中给出的适用的最大值。 
通过203.10.101 中描述的测试来检测是否符合要求。 
表203.104 X射线束各项衰减当量 
项目 最大衰减当量 
mmAl 
组成暗盒架前面板所有层的总和 1.2 
组成胶片换片机前面板所有层的总和 1.2 
除探测器本身外，组成数字 X射线影像装置前面板的所有
层的总和 1.2 
摇篮 2.3 
患者支撑装置，固定的，无活动关节 1.2 
患者支撑装置，可移动，无活动关节（包括固定层） 1.7 
患者支撑装置，带有一个活动关节的透射性面板 1.7 
患者支撑装置，带有两个或更多的活动关节的透射性面板 2.3 
患者支撑装置，悬臂的 2.3 
注1：如辐射探测器这样的装置不包含在表中所列的各项中。 
注2：与摄影暗盒和增感屏的衰减特性相关的要求在ISO 4090[3]中给出，对于 防散射滤线栅的相关要求在YY/T 0480
中给出。 
注3：由床垫和类似附件引起的衰减不包含在患者支撑装置的最大衰减当量中。 注4：最大衰减当量 mmAl只能应用于对应项。如果表中给出的多项被放置在 患者和X射线影像接收器 之间的X射线束
路径中时，每个对应的相关最大衰减当量mmAl分别对应于每项。 
203.10.2 随附文件中的信息 
增补： 
随附文件 中应声明在203.10.101 规定的测试条件下， 表203.104 中所列每项以及组成X 射线设备 部件
的最大衰减当量 值。 
对于所规定的诊断X 射线设备 ，若使用不属于同一或另一诊断X 射线设备中的一部分的项目或附件，
使用说明书应包括由于位于X 射线束中材料（如，手术床的部件）引起的可能有害的影响的说明，以便
引起注意。 
通过检查随附文件 来验证是否符合要求。 
增补条款： 
203.10.101 衰减当量试验 GB XXXX —XXXX 
38 用X射线管电压 为100kV、纹波率不超过10%、第一 半价层为3.6mmAl的X射线束来确定衰减当量 ，通
过测试窄束条件 下的空气比释动能，用与该待测材料衰减程度相同的铝的厚度来表示。 
203.11 剩余辐射的防护 
增补： 
203.11.101 要求 
对于表203.105 中所示的应用种类，X 射线设备 应按照表203.106 中的要求提供一次防护屏蔽 。 
下列情况应满足这些要求： 
——在预期用途中，X 射线野与焦点 到影像接收器之间距离的所有组合； 
——透视 时，在预期用途 中，在X射线束轴 与影像接收器平面之间采用的所有角度；且 
——摄影 时，当X射线束轴 与影像接收器平面垂直时。 
若加载因素只能由自动控制系统 控制，随附文件 应包括获得试验用合适的加载因素 的说明。  
可通过验收设计文档和随附文件 的审查及按203.11.102 中描述的试验方法加以验证是否符合要求。  
203.11.102 剩余辐射衰减试验 
采用下述试验程序 ： 
a) 在一次防护屏蔽 外部区域中安装必要的屏蔽，以免于测量不是透射过 一次防护屏蔽 的任何X
射线辐射 ；对于C形臂的透视的X射线设备 ，这个附加的屏蔽可以放置在影像接收平面 处。对
于凸面输入屏 的X射线设备 ， 这个附加屏蔽可以放置在随附文件 中描述的预期使用离焦点 最远
的平面处。 
b) 使用X射线设备 能工作的最小可选择的总滤过 。 同时移除规定可移除的防散射滤线栅 和压迫装
置；使用一个 40 mmAl衰减当量 的体模放置在X射线束内时，尽可能靠近焦点 位置。 
c) 根据被测 X射线设备 的指定应用，选择距离和射野尺寸的适当设置如下： 
1) 透视的X射线设备 ，即加载控制只能在防护区内控制，使用透视 可获得的最大 X射线野； 
2) 对于不包括在上述 1)情况时，设置 焦点到影像接收器距离为预期用途的最小值，使用该
距离下可获得的最大 X射线野。 
d) 把X射线管电压 调到如表 203.106中所示的试验的合理值； 
e) 使用已知的 X射线管电流值或电流时间积 ，测量空气比释动能率 或者空气比释动能 ，建立一次
防护屏蔽 后面的的剩余辐射 分布图。测量应在距可触及表面 10cm处进行。 
f) 把在表203.106 中所示的基准加载因素 条件下的测量结果归一化到 1h空气比释动能或每次辐
照的空气比释动能 ； 
g) 为了考虑允许在主要线性尺寸不超过 20cm的100cm2的区域上求平均值，对测得的值进行必要
的调整； 
h) 对203.11.101 适用的要求的 X射线设备 的其它配置进行重复测量，确保所有的配置已经被考
虑； 
i) 如果由该测试程序 得到的测量值没有超过表 203.106 给出适当的允许最大空气比释动能 ，则符
合要求。 
表203.105 应用种类 
指定应用 用于种类 
带有摄影的透视—操作者在患者附近 A GB XXXX —XXXX 
39 带有摄影的透视—从防护区中控制摄影加载 B 
手术中以固定的焦点到影像接收器距离的透视 C 
采用安装在手术中透视用的 X射线设备上的可拆卸的摄影
暗盒架进行摄影 D 
在正常使用时 操作者或其他患者可能站在设备旁边时的胸
部检查的间接摄影 F 
该表中没有包含的其他摄影 无（无要求） 
表203.106 一次防护屏蔽的要求 
表203.105的应
用种类 超出最大影像接
收区域的最小允
许范围 最大允许空气比
释动能 符合性测试的的 X
射线管电压 符合的参考加载
因素 附加要求 
A 30mm 每小时150μGy 见d 见e 见g 
B 30mma 每小时150μGy 透视用标称 X射
线管电压 见e - 
C 20mm 每小时150μGy 标称X射线管电
压 见e - 
D 见b - - - - 
F 见c 每次辐照 1μGy 标称X射线管电
压 见f - 
a   在这种情况下，仅考虑透视的影像接收区域。 
b   对可移除的摄影暗盒架不必提供附加初次防护屏蔽。但在使用说明书中应包括适当的警告。 
c   一次防护屏蔽应超出最大影像接收区域，其超出不小于焦点到影像接收器距离的 2%。 
d   施加电压应是透视标称 X射线管电压，如果提供点片装置，应是摄影标称 X射线管电压值的 66%，取较大者。 
e   基准X射线管电流值应为 3mA，或对应于最大连续阳极输入功率值，取较小者。 
f   基准加载因素应是对应于摄影额定容量单次加载输入的最大能量。 
g   一次防护屏蔽超出范围的边界应与辐射窗形状对应，除非所需的一次防护屏蔽能通过其他方式获得。 
203.12 泄漏辐射的防护 
203.12.4 加载状态下的泄漏辐射 
增补： 
对这个要求来说，由单一动作触发的序列摄影应被认为是一次加载 。 
203.13 杂散辐射的防护 
203.13.2 从防护区对 X射线设备的控制 
增补： 
除非203.13.3 适用且满足要求，否则，对仅仅适用于检查且在预期使用中不需要操作者 或工作人员
接近患者 而规定的X 射线设备 ，在安装后应提供允许从防护区 执行以下控制功能的装置： 
——并列标准要求的补充，对于透视 检查，控制： 
a) X射线野的尺寸；和 
b) 在患者和X射线束之间至少两个正交的相对移动。 GB XXXX —XXXX 
40 可通过对设备的验收以及对随附文件 加以检验是否符合要求。 
203.13.3 依靠距离的防护 
增补： 
在下述情况下， 杂散辐射防护 不通过符合203.13.2 中提到的 防护区控制实现，而是通过允许操作者
距离焦点 和X射线束至少2m处控制辐照来实现。 
——仅规定用于摄影 的移动式 X射线设备 ； 
——规定用于手术中的透视且带有摄影的 X射线设备 。 
可通过对设备的检验及随附文件 的检测加以验证是否符合要求。 
203.13.4 指定的有效占用区 
增补： 
203.13.4.101  *限制杂散辐射的有效占用区 
下述要求适用于胃肠检查的X 射线设备 指定的有效占用区 ，包括倾斜患者支撑装置 ，床下X射线源组
件和患者支撑装置 上方的点片装置。 
——用于在患者支撑装置处于水平位置的检查所指定的有效占用区应接近水平患者支撑装置的边
缘； 
——用于在患者支撑装置处于垂直位置的检查所指定的有效占用区应位于从垂直患者支撑装置 到
有效占用区的最短距离不超过 45cm； 
——按照 患者支撑装置的方向和地面上方可应用的高度区域， 杂散辐射水平不 应超过表 203.107
给定的值； 
——测量应该在患者支撑装置 的水平居中位置或者在垂直居中的初始位置进行； 
——使用说明书应： 
a) 列举出在每一适用高度区域空气比释动能 的最大允许值（见表 203.107），并且声明没有超出
这些限值。 
b) 声明通过 203.13.6 描述的试验来确定符合性的加载因素 ，若加载因素 只能由自动控制系统 控
制，还应声明获得这些加载因素 的程序； 
c) 声明在符合性试验中用到的任意可移除的防护装置的标识和预期位置。 
可通过对随附文件 以及按203.13.6 中所描述的试验来加以验证是否符合要求。 
表203.107 有效占用区内的杂散辐射 
患者支撑装置方位 有效占用区内与辐射探测器参考点相
关的高度的区域（地面上方） 
cm 1h允许最大空气比释动能 
mGy 
水平或垂直 0-40 1.5 
水平 40-200 0.15 
垂直 40-170 0.15 
203.13.4.102 从指定的有效占用区的控制 
应提供允许从有效占用区 实现203.13.2 要求的控制功能的装置。 
可通过检查X 射线设备 和检验随附文件 来验证是否符合要求。 GB XXXX —XXXX 
41 203.13.5 手柄和控制装置 
增补： 
规定用于胃肠检查的X 射线设备 ，包括倾斜的患者支撑装置 ，床下X射线源组件 和患者支撑装置 上方
的点片装置 ， 在手柄和控制装置位于有效占用区外以及在加载 过程中需要操作者 或工作人员操作的位置
1小时的空气比释动能 不应超过下述限值： 
——1小时1.5mGy，如果需要偶尔或暂时处置；否则， 
——1小时0.5mGy。 
使用说明书应列出手柄和控制装置适合本条空气比释动能限值要求的位置。 使用说明书还应声明适
用的限值和在要求的试验条件下没有超出这些限值。 
可通过对设备的验收，在可行的地方，可通过203.13.6 要求的试验和对使用说明书的检查来加以验
证是否符合要求。 
203.13.6 杂散辐射试验 
用下面内容替代条款b ） 
b）试验应在 预期用途 中具有代表性的X 射线束方向下进行。尽可能按照图203.104 ～203.107中的布
局和尺寸进行试验。 
增补： 
使用以下测试程序 确定特定的限值下杂散辐射水平： 
aa) 使用一外部尺寸为 25cm×25cm×15cm的水等效体模 ， 由壁厚不超过 10mm的聚甲基丙烯酸甲酯
（PMMA）构成，或使用具有相同 X射线衰减 特性的材料； 
bb) 尽可能按照图 203.104～203.105所示的布局和尺寸进行； 
cc) 使用X射线管电压为透视 用标称X射线管电压 ， 或带有点片装置 的摄影的标称X射线管电压的
66%，取较大者； 
dd) 使用3mA的X射线管电流 ，或者对应于 X射线管组件连续阳极输入功率 的值，取较小者。 
注：如果加载因素 只能通过自动控制系统 来调节，请按照随附文件 所描述的程序 来获得需要的加载
因素。否则，可使用提供的手动调节方式。 
ee) 按照X射线设备 典型的布局， 对空气比释动能率 进行足够次数的测量来确定所有感兴趣区内的
最大值。如果 X射线管电流 不是常量，而是脉动的，可在一适当的时间内求空气比释动能率 的平均
值，当影响符合性时将测量结果校准到主要线性尺寸不超过 20cm，体积为 500cm3代表的水平。测
量点与辐射探测器 的参考点有关。 
ff) 若测量值，按照上述 ee）描述的进行平均和校准，不超过相关区域的每小时最大允许的 空气
比释动能 水平，则认为符合要求。 
  
 
  
 
 
 
 
 GB XXXX —XXXX 
42  
 
 
 
  
 
 
                                                   
单位：cm 
 
1 体模 
图 203.104 杂散辐射试验（X 射线束水平，X 射线源组件位于患者支撑装置下面） 
                                                      单位：cm GB XXXX —XXXX 
43 
 
 
1 体模 
图 203.105 杂散辐射试验（X 射线束垂直，X 射线源组件位于患者支撑装置下面） 
                                                 单位：cm  
 
 
1 体模 
图 203.106 杂散辐射试验（X 射线束水平，X 射线源组件位于患者支撑装置上面） 
                                                单位：cm GB XXXX —XXXX 
44 
 
1体模 
图 203.107 杂散辐射试验（X 射线束垂直，X射线源组件位于患者支撑装置上面） GB XXXX —XXXX 
45 A 图 203.107 杂散辐射试验（X 射线束垂直，X 射线源组件位于患者支撑装置上面） A  
附 录 C 
（资料性附录） 
ME设备、ME 系统或其部件的外部标记 
201.C.1 ME设备、ME 系统或其部件的外部标记 
除201.7.2 的要求外，ME 设备的外部标记要求标记见表201.C.101 。 
表201.C.101 ME设备或其部件的外部标记 
标签描述 条款号 
限束装置 201.7.2.101 
X射线设备上的指示 203.8.102.2 
201.C.2 随附文件、使用说明书 
除201.7.9的要求外， 随附文件( 包括使用说明书和技术说明书 )描述的附加要求条款见表
201.C.102 。 
表201.C.102 随附文件中要求说明的条款 
标题 条款号 
ME设备和ME系统的供电网 201.4.10.2 
冷却条件 201.7.2.15 
非预期的运动 201.9.2.3.1 
压强和压力的限定 201.9.2.3.101 
压迫装置的运动联锁 201.9.2.3.102 
碰撞防护 201.9.2.2.4.4.101 
机械保护装置 201.9.8.4.101 
对X射线管组件超温的防护 201.11.101 
对限束装置超温的防护 201.11.102 
透视和/或序列摄影 X射线设备的剂量信息 203.5.2.4.5.101 
检查协议 203.5.2.4.101 
外部联锁的连接 203.6.2.1.102 
加载因素的简化指示 203.6.4.3.102 
摄影的线性和稳定性 203.6.3.2.102 
测量布局 203.6.3.2.103.1 
自动模式的指示 203.6.4.4 
剂量测定指示 203.6.4.5 
自动曝光控制 203.6.5 
散射辐射的减少 203.6.6 
 GB XXXX —XXXX 
46 表201.C.102 （续） 
标题 条款号 
X射线设备的半价层和总滤过 203.7.1 
X射线源组件的滤过 203.7.1.101 
X射线野与影像接收区域之间的关系 203.8.5.3 
X射线野的边线和尺寸 203.8.101 
X射线设备线束的限制方法 203.8.102 
X射线设备上的指示 203.8.102.2 
使用说明书中的指示 203.8.102.3 
标记指示和书面指示的准确性 203.8.102.4 
光野指示器的指示 203.8.102.5 
透视中X射线束的中断 203.8.103 
X射线束轴的定位 203.8.104 
随附文件中的信息 203.10.2 
剩余辐射的防护 203.11 
从防护区对 X射线设备的控制 203.13.2 
依靠距离的防护 203.13.3 
限制杂散辐射的有效占用区 203.13.4.101 
手柄和控制装置 203.13.5 
 GB XXXX —XXXX 
47 B  B  
附 录 AA 
（资料性附录） 
专用导则及理由 
下面是本专用标准中特定条款的理论依据。条款号是对应于本文件中的序号。 
条款 201.4.3.101 增补的潜在基本性能要求 
基本性能 要求的识别是，使用电离辐射获得医用影像而带来的风险 宜被在该 过程中预期获得的受益
所补偿。 
本专用标准的要求是建 立在正常状态下X 射线设备 的成像性能符合当前 的技术和经济所需的足够质
量的图像。 通过对已安装的设备进行适当的维护程序 （包括验收和稳定性试验） ，可保证成像性能单一
故障安全 （如防止未被发现的退化）。 
因此没有被识别为基本安全 的要求列于表201.101 中。 
条款 201.8.7.3 容许值 
对通用标准的容许值范围放宽的要求源自GB  9706.3-2000。没有任何报告证明需要对这些值调整。  
条款 202.101 基本性能的抗扰度测试 
用于摄影和 透视的X射线设备 的抗扰度测试可以只在透视模式下进行，如果有充分的证据证明 透视
能覆盖产生辐照 的同样的电源和信号路径。 
条款 203.5.2.4.5.101c）辐射数据 
见条款203.6.4.5 的理论依据。 
条款 203.5.2.4.5.101d）患者入射基准点 
本标准允许使用间接指示来估计皮肤的吸收剂量 。估计值可以在X 射线设备 的参数指示中获得，此
值由在相对于焦点 的指定点上计算一次空气比释动能 或空气比释动能率 所得。此处定义的患者入射基准
点的指定点表示X 射线束轴 与患者的交点。 
对于等中心系统，从等中心 沿基准轴线向焦点 方向15cm处的 点被定义为患者入射基准点 。这个距离
被认为能很好地近似代表放射过程中的实际焦皮距 。如果采用当前适当的方法来估算对透视 和成年人冠
状动脉检查所选择的组织的吸收剂量[4][5]， 这些方法依赖于通常用于心脏放射检查中使用的不同操作
条件。这些操作条件与动脉投影及X 射线设备 的技术参数有关，比如X 射线管电压 （kV）,半价层（HVL）,
焦皮距，焦点到影像接收器距离 和入射野尺寸 等。根据观察实际操作条件的分析表明[ 6][9]，确定的患
者入射基准点 实际上是每个区域的焦皮距 的合理近似值。 
当介入程序是由多幅图像构成时， 患者入射基准点 的皮肤吸收剂量 估算值误差宜取平均值。当辐射
过程只是由有限的一幅或几幅图像构成时，皮肤吸收剂量 的估算值误差可能会高一些。然而，即使在最
坏的情况下， 误差宜小于2 倍。当然，大多数的误差能通过预先估计患者 位置，并计算修正系数来避免。  
本标准对非等中心 系统的患者入射基准点 的定义允许改变。 在这种情况下， 患者入射基准点 位于由
制造商定义的位置，以代表基准轴 与患者表面的交点，并在随附文件 中说明。举个制造商 用其他方法定
义患者入射基准点 的例子，如能探测实际焦皮距 的X射线设备 其偏离于传统几何图或具有固定 的焦皮距
的设备。 GB XXXX —XXXX 
48 注：其他参见文件【7】【8】。 
条款 203.5.2.4.5.102  剂量信息的测试 
根据不同的 预期用途， X射线设备 可提供措施手动的或自动的设置操作参数。此外，不同的操作参
数设置可符合不同的国家法规和偏好。依照 203.5.2.4.5.101b ），应说明操作模式 和其他可设置的细节。
依照203.5.2.4.5.101c ），基准空气比释动能 （率）值应与配置和测试布局一起给出，可通过该条款中
描述的方法进行验证。 符合性测试第一步是检查符合要求及符合的测试方法所需的信息（除剂量测试值
外）。如果信息符合， 在测试过程中验证基准空气比释动能 （率）的声称值是否符合。 否则ME设备不需
进一步测试， 认定为不符合。因此， ME设备交付使用时带有一系列验证值，且有足够信息可以在任何时
间检验该值。需强调的是，在任何情况下，应用的测试方法仅与在预期用途 范围内的条件有关。 
条款 203.6.2.1e）辐照的正常开始和终止 
透视的目的是实时观察物体或结构。从本质上说，末帧图像保持的X 射线影像 替代持续的透视 用于
研究、咨询或教育审查的X 射线影像 [18][19]。  
其目的是将摄影 图像的数量限制在那些必要的诊断或记录发现和设备的安置上。 典型的摄影 剂量率
至少是透视 的10倍[18] 。如果末帧图像保持的 X射线影像 充分地说明了这一发现，那么就可以对其进行
研究，而不是进行摄影。当没有获得额外的摄影 图像时， 患者辐射 剂量就减少了[18] 。 
目前，透视设备被设计成透视辐照在操作者 释放连续压力后终止，而 不管产生的末帧图像保持的 X
射线影像 的质量如何。对于超过 1s的透视辐照，这是没有影响的，因为合成的末帧图像保持的 X射线
影像的成像质量将是足够的。然而，如果透视辐照 太短，末帧图像保持的 X射线影像 因图像质量不够将
不能使用。在结束透视辐照 前，需要足够的时间来稳定自动强度控制 。新的要求允许通过短时间点击透
视踏板和自动终止透视辐照 来自动创建有足够质量的末帧图像保持的 X射线影像 ，而不是手动终止。这
样就避免了辐照 太短而导致不充分的末帧图像保持的 X射线影像 ，或者辐照超过了获得足够质量末帧图
像保持的 X射线影像 所需的时间。它允许用最短的可能的透视辐照 获得末帧图像保持的 X射线影像 ，从
而得到一个可用的图像，并且因此患者辐射 剂量是最低的。 
条款 203.6.3.102 高剂量控制（HLC） 
在患者体型超大或者对特定患者 的特定诊断程序 需要极高图像质量时， 需要高剂量控制或者高剂量
率模式。在这样的情况下，如果在低剂量率下不能获得诊断效果，更高的患者 曝光是合理的。对正常和
/或高剂量 操作模式 下的最大空气比释动能 率，当地的法规可要求不同的限值。 
条款 203.6.4.3.106  检查协议的电子文件 
在系统级， X射线设备 包括一个或多个影像显示器 。其他标准（例如： YY/T 0910.1和 DICOM Part 14 ）
提供了影像 显示系统 的影像性能特性要求。按照 203.6.4.3.106 选择影像显示系统设置的意义在于保证
影像显示器符合X 射线设备 的规格和其自身标准的要求。 
新的补充是提供措施（如比对工具）来标记两个或多个预编程检查协议 之间的差异。 比对工具能用
于比较不同检查的检查协议 或同一个 协议的不同版本。 
设备可包含一个或多个预编程检查协议 （PPEP）。每一个PPEP 通常包含控制辐射产生的设置，影像
接收器的性能和图像处理。错误的或不恰当的设置可能导致对患者的不当 辐照和/或图像的不当临床效
应。 
确认每一个PPEP 的内容无论对于安全还是性能都是必不可少的。 因此设备整个生命周期的PPEP记录
对于责任方是有意义的。 责任方的日常审核通常是在设备安装，调试，升级和临床配置变更时执行。如
果对辐射使用有非预期的变更或者影响图像的临床可接受性，则需要附加审核。 GB XXXX —XXXX 
49 下载的PPEP 集的副本可以由责任方保存，以记录其在设备整个生命周期的状态。 
通过将当前已安装的PPEP 和一组参考 PPEP进行比较，并标记差异，可以方便审核。 PPEP的参考源包
括制造商 的预设值或区域性设置，以及责任方定义的与设备 本质上相似的当地设置。 
本文件不要求PPEP的任何特定内容或格式。 这意味着PPEP包含的所有无论影响辐射产生还是图像产
生的特性的控制和设置都要适当的记录于便于进行版本比较的格式。 
条款 203.6.4.5 剂量测定指示 
在全球范围内，对于患者在诊断和介入治疗过程中的辐射 照射剂量定量评估的需求越来越高。这样
的需求同样在一些区域或国家的法规中能找到。 与 第二版通用标准相关联的一些专用标准包含这样的要
求。GB 9706.23 -2005要求提 供辐射数据，引入如皮肤剂量水平、介入基准点、剂量测定校准（6.8.2 ）
和剂量测定指示(51.102.4) 。GB 9706.18 -2006要求剂量说明（29.1.102.1 ）和剂量信息（29.1.103 ）。
这两个标准先行引入这些要求的原因，是因为介入程序和CT 检查都是高剂量的检查程序 。 
通用标准从第二版到第三版的过渡， 提供了一个很好的机会，可以将辐射数据及剂量测定指示的要
求引入到了所有形态的医用X 射线专用标准中。 
第一版IEC 60601-1-3（1994）的引言中写明了：“考虑到经济因素，基于成本有时 选择某些相对
便宜的X射线设备 是公认的。对于这些情况，并列标准避免了加强一些会过度限制医学有效性或造成成
本不成比例的增加的要求 。" 基于以上原则， 本标准对直接 摄影设备 豁免了条款203.6.4.5提供剂量测
定指示的要求。然而对于规定用于直接摄影 的X射线设备 （包括胶片- 增感屏的摄影），可以通过显示一
个值，例如“应用mGy为单位来显示最后一幅辐照图像产生的基准空气比释动能 ”来简化剂量测定指示。
这个值可以作为加载因素 的一部分 而预置。 也就是说， 当从屏片摄影变为CR 的时侯， 责任方有责任保证
对于间接摄影 的基本要求，否则不能声称实际的X 射线系统满足本标准。间接摄影包括CR和DR 系统，以
及任何一种使用影像增强器进行摄影 的系统。  
剂量指示准确性±35％ 的要求是与欧盟和美国的要求相一致的， 在实际技术上准确性也是可以实现
的。对随附文件 中声称的辐射 数据，为了反映不同评估方法和基于一个给定类型的X 射线管辐射输出 会
在较大范围内产生较大的波动的事实，因此设置了±50％的准确性要求。 
必须强调的是，在IEC标准中所有对 辐射数据和剂量指示的要求，都是为了提供患者剂量信息给操
作者而非患者本人。 
条款 203.13.4.101 限制杂散辐射的有效占用区 
在需要操作者 或职员在 加载时靠近患者的放射学检查中， 对这些人有明显影响的总的杂散辐射通常
是由X射线束中的患者 和其他的物体的散射产生。对于经常用于检查胃肠的X 射线设备，对 有效占用区 域
的杂散辐射有限值要求。使用说明书应标明适用限值并声明没有超出限值。在应用时，这些要求可以为
当地的规则和准则提供一种标准化的基础，这些规则和准则必须建立在保护人员的基础上，并考虑当地
的情况和普遍的工作负荷 。 GB XXXX —XXXX 
50 参 考 文 献 
[1] YY/T 0480 诊断X射线成像设备 通用及乳腺摄影防散射滤线栅的特性 
[2] YY/T 048 1-2016 医用诊断X 射线设备测定特性用辐射条件 
[3] ISO 4090:2001  Photography –  Medical radiographic cassettes/screens/films and 
hard-copy imaging films –  Dimensions and specifications 
[4] STERN, S.H., ROSENSTEIN, M., RENAUD, L., ZANKL M. Handbook of Selected Tissue Doses 
for Fluoroscopic  and Cineangiographic Examination of the Coronary Arteries. U.S. Department 
of Health and Human Services Publication FDA 95 -8289, May 1995 
[5] NAHASS, G.T. Fluoroscopy  and the Skin: Implications for Radiofrequency Catheter 
Ablation. Am. J. of Card. 1995, 76, 174- 176 
[6] LESPERANCE, J.  Coronary Angiography Projections. Institut de Cardiologiede Montré al, 
April 1982  
[7] HADDI, R., RENAUD, L.  Projections et Conditions Techniques en Usage en 
Angiocardiol ogie, Etude Statistique. Rapport technique, Service de Gé nie Biom édical, Institut 
de Cardiologie de Montr éal, March 1993 
[8] HYKES, D.L.  Determination of Patient  Radiation  Doses Associated with Cardiac 
Catherization Procedures using Direct measurements and Monte Carlo Methods. Ph.D. dissertation. 
Medical College of Ohio, Toledo OH 
[9] HUYSKENS, C.J., HUMMEL, W.A. Data Analysis on Patient  Exposures in Cardiac 
Angiography. Radiation Protection Dosimetry 1995, 57(1), 475 -480 
[10] GB 9706.3 -2000 医用电气设备 第2部分：诊断 X射线发生装置的高压发生器安全专用要求 
[11] GB 9706.11 -1997 医用电气设备 第二部分：医用诊断X 射线源组件和X 射线管组件安全专用要
求 
[12] GB 9706.14- 1997 医用电气设备 第2部分：X射线设备附属设备安全专用要求 
[13] YY 0709 医用电气设备 第1-8部分：安全通用要求 并列标准：通用要求，医用电气设备和医
用电气系统中报警系统的测试和指南 
[14] IEC 60601- 1-10 医用电气设备 第10部分：基本安全和基本性能通用要求- 并列标准：物理闭
环控制器的要求 
[15] GB 9706.23 医用电气设备 第2部分：介入操作X 射线设备安全专用要求 
[16] IEC 60601- 1-11 医用电气设备 第11部分：基本安全和基本性能通用要求- 并列标准：在家庭
护理环境中使用的医用电气设备和医用电气系统的要求 
[17] IEC 60601- 1-12 医用电气设备 第12部分：基本安全和基本性能通用要求- 并列标准：在紧急
环境下使用的医用电气设备和医用电气系统的要求 
[18] ICRP 117:2010,Radiolo gical Protection in Flu oroscopically Guided Procedures outside 
the Imaging Department.ICRP Publication 117,Ann.ICRP 40(6) 
[19] ICRP 121:2013,Radiological Protection in Paediatric Diagnostic and Interventional 
Radiology.ICRP Publication 121,Ann.ICRP 42(2) 
[20] YY/T 0590.3 -2011 医用电气设备 数字X射线成像装置特性 第1-3部分：量子探测效率的测定 
动态成像用探测器  
[21] YY/T 0910.1 -2013 医用电气设备 医学影像显示系统 第1部分：评价方法 GB XXXX —XXXX 
51 [22] DICOM， Part 14（ PS 3.14-2016e），Digital Imaging and Communications in Medicine -Part 
14:Grayscale Standard Display Function 
[23] IEC 60601- 1-9,医用电气设备 第1-9部分：基本安全和基本性能的通用要求- 并列标准 环境
意识设计要求 
 GB XXXX —XXXX 
52 C  C  
索引 
本专用标准使用的术语和定义 
注：GB 9706.1-XXXX及其 并列标准、IE C/TR 60788:2004和本专用 标准中条款201.3 定义的术语适用
本文件。本专用标准使用的定义可参见 http://std .iec.ch/glossary 。 
吸收剂量ABSORBED DOSE ..................................... IEC/TR 60788:2004, rm -13-08 
可触及部件ACCESSIBLE PART..........................................GB 9706.1- 20XX, 3.2  
可触及表面ACCESSIBLE SURFACE .....................................GB 9706.12- 20XX, 3.1 
随附文件ACCOMPANYING DOCUMENTS ...................................GB 9706.1 -20XX, 3.4 
附加滤板ADDED FILTER ............................................GB 9706.12 -20XX, 3.2 
空气比释动能AIR KERMA ..........................................GB 9706.12 -20XX, 3.4 
空气比释动能率AIR KERMA RATE ....................................GB 9706.12- 20XX, 3.5  
防散射滤线栅AN TI-SCATTER GRID ............................. IEC/TR 60788:2004, rm- 32-06 
供电网视在电阻APPARENT RESISTANCE OF SUPPLY MAINS ........ IEC/TR 60788:2004, rm -36-16 
衰减ATTENUATION ..................................................GB 9706.12- 20XX, 3.7  
衰减当量ATTENUATION EQUIVALENT ....................................GB 9706.12- 20XX, 3.8  
自动控制系统AUTOMATIC CONTROL SYSTEM..............................GB 9706.12- 20XX, 3.9 
自动曝光控制AUTOMATIC EXPOSURE CONTROL...........................GB 9706.12 -20XX, 3.10  
自动强度控制AUTOMATIC INTENSITY C ONTROL ................... IEC/TR 60788:2004, rm- 36-48 
基本安全BASIC SAFETY ..............................................GB 9706.1- 20XX, 3.10  
限束装置BEAM LIMITING DEVICE .....................................GB 9706.12 -20XX, 3.11 
限束系统BEAM LIMITING SYSTEM .....................................GB 9706.12 -20XX, 3.12 
压迫装置COMPRESSION DEVICE.................................IEC/TR 60788:2004, rm- 35-15 
恒压高压发生器CONSTANT POTENTIAL HIGH- VOLTAGE GENERATOR.....IEC/TR 60788:2004, rm -21-06 
连续阳极输入功率CONTINUOUS ANODE INPUT POWER......................GB 9706.12- 20XX, 3.13  
控制面板CONTROL PANEL ...........................................GB 9706.12- 20XX, 3.14 
电流时间积CURRENT TIME PRODUCT ...................................GB 9706.12 -20XX, 3.16 
光阑DIAPHRAGM........................................ ............GB 9706.12 -20XX, 3.17 
数字X射线成像装置DIGITAL X- RAY IMAGING DEVICE ....................  YY/T 0590.1 -2018, 3.6 
直接摄影DIRECT RADIOGRAPHY................................................. 201.3.201 
直接透视DIRECT RADIOSCOPY...................................... ............. 201.3.202  
显示DISPLAY.............................................. IEC/TR 60788:2004, rm- 84-01 
剂量仪DOSEMETER ..........................................IEC/TR 60788:2004, rm- 50-02 
剂量面积积DOSE AREA PRODUCT.................................................201.3.203 
剂量面积积仪DOSE AREA PRODUCT METER................................. IEC 60580:2000, 3.8  
剂量当量DOSE EQUIVALENT ..........................................GB 9706.12 -20XX, 3.18 
界线滤板EDGE FILTER .............................................GB 9706.12- 20XX, 3.19 
有效影像接收区域EFFECTIVE IMAGE RECEPTION AREA ...................GB 9706.12- 20XX, 3.20 
外壳ENCLOSURE ....................... ...........................GB 9706.1- 20XX, 3.26 
入射野尺寸ENTRANCE FIELD SIZE .............................................. 201.3.204  
入射表面ENTRANCE SURFACE .........................................GB 9706.12 -20XX, 3.21 GB XXXX —XXXX 
53 对地漏电流EARTH LEAKAGE CURRENT .................................GB 9706.1- 20XX,.3.25 
基本性能ESSENTIAL PERFORMANCE ...................................GB 9706.1- 20XX,.3.27 
检查协议 EMAMINATION PROTOCOL............................................. 201.3.210  
检查协议选择控制 EMAMINATION PROTOCOL  SELECTION CONTROL ................... 201.3.211 
焦点外辐射EXTRA- FOCAL RADIATION ................................GB 9706.12- 20XX, 3.22 
胶片换片机FILM CHANGER ..... .................. .......... IEC/TR 60788:2004, rm- 31-07 
滤板FILTER.......................................................GB 9706.12 -20XX, 3.23 
滤过FILTRATION .............................. ...................GB 9706.12- 20XX, 3.24 
焦点FOCAL SPOT .................. ......................... IEC/TR 60788:2004, rm- 20-13s 
焦点到影像接收器的距离FOCAL SPOT TO IMAGE RECEPTOR DISTANCE........GB 9706.12- 20XX, 3.25 
焦皮距FOCAL SPOT TO SKIN DISTANCE ................................GB 9706.12 -20XX, 3.26 
半价层HALF -VALUE LAYER ............... ..........................GB 9706.12- 20XX, 3.27 
危险 （源） HAZARD ...................................................GB 9706.1 -20XX, 3.39 
高电压HIGH VOLTAGE ...............................................GB 9706.1 -20XX, 3.41 
高压电缆连接HIGH -VOLTAGE CABLE CONNECTION .................. IEC/TR 60788:2004, rm- 20-18 
高压发生器HIGH -VOLTAGE GENERATOR .......................... IEC/TR 60788:2004, rm- 21-01 
影像显示器IMAGE DISPLAY DEVICE................................ YY/T 0910.1 -2013,3.1.13 
影像显示系统IMAGE  DISPLAY SYSTEM ............................... YY/T 0910.1 -2013,3.1.14 
影像接收区域IMAGE RECEPTION AREA .................................GB 9706.12- 20XX, 3.28  
影像接收平面IMAGE RECEPTOR PLANE ......................... IEC/TR 60788:2004, rm -37-15 
间接摄影INDIRECT RADIOGRAPHY ........................................ ......201.3.205 
间接透视INDIRECT RADIOSCOPY ................................................ 201.3.206  
预期用途INTENDED USE ............................................GB 9706.1- 20XX, 3.44 
增感屏INTENSIFYING SCREEN ..................................IEC/TR 60788:2004,  rm-32-38 
联锁INTERLOCK.......................................................... 201.3.207 
辐照IRRADIATION..................................................GB 9706.12 -20XX, 3.30 
辐照事件IRRADIATION EVENT........................................IEC 61910- 1:2014,3.1 
辐照开关IRRADIATION SWITCH ........................... ..........GB 9706.12 -20XX, 3.31 
辐照时间IRRADIATION TIME .........................................GB 9706.12 -20XX, 3.32 
末帧图像保持的X 射线影像LAST IMAGE HOLD RADIOGRAM(LIH RADIOGRAM) .............201.3.212  
等中心ISOCENTRE ..........................................IEC/TR 60788:2004, rm- 37-32 
泄漏辐射LEAKAGE RADIATION........................................GB 9706.12 -20XX, 3.33 
光野LIGHT -FIELD ...........................................IEC/TR 60788:2004, rm- 37-09 
光野指示器LIGHT- FIELD INDICATOR ......... ..................IEC/TR 60788:2004, rm 37 -31 
线性化数据LINEARIZED DATA ......................................  YY/T 0590.1 -2018, 3.9 
加载LOADING .....................................................GB 9706.12 -20XX, 3.34 
加载因素LOADING FACTOR ...........................................GB 9706.12- 20XX, 3.35  
加载状态LOADING STATE ........................ ...................GB 9706.12- 20XX, 3.36 
加载时间LOADING TIME............................................GB 9706.12- 20XX, 3.37 
网电源部分MAINS PART ............... ............ ..................GB 9706.1- 20XX, 3.49 
网电源电压MAINS VOLTAGE...................... ....................GB 9706.1- 20XX, 3.54 
制造商MANUFACTURER ..............................................GB 9706.1- 20XX, 3.55 
测量值MEASURED VALUE............................................GB 9706.12- 20XX, 3.38 GB XXXX —XXXX 
54 机械危险MECHANICAL HAZARD ........................................GB 9706.1 -20XX, 3.61 
机械防护装置MECHANICAL PROTECTIVE DEVICE...........................GB 9706.1- 20XX, 3.62  
医用电气设备MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT (ME EQUIPMENT)............GB 9706.1 -20XX, 3.63 
医用电气系统MEDICAL ELECTRICAL SYSTEM (ME SYSTEM) .................GB 9706.1 -20XX, 3.64 
移动的MOBILE .............. ......................................GB 9706.1- 20XX, 3.65 
操作模式MODE OF OPERATION .................................... ....GB 9706.12 -20XX, 3.40 
型号或类型参考号MODEL OR TYPE REFERENCE............................GB 9706.1- 20XX, 3.66  
窄束条件NARROW BEAM CONDITION..................... ...............GB 9706.12- 20XX, 3.41 
标称NOMINAL......................................................GB 9 706.1-20XX, 3.69 
标称电功率NOMINAL ELECTRIC POWE R ........................... IEC/TR 60788:2004, rm- 36-19 
标称最短辐照时间NOMINAL SHORTEST IRRADIATION TIME ........................... 201.3.208  
标称X射线管电压NOMINAL X -RAY TUBE VOLTAGE .........................GB 9706.12 -20XX, 3.42 
正常状态NORMAL CONDITION ........................................GB 9706.1- 20XX, 3.70 
正常使用NORMAL USE ..............................................GB 9706.1- 20XX, 3.71 
操作者OPERATOR...................................................GB 9706.1- 20XX, 3.73 
原始数据ORIGINAL DATA...........................................  YY/T 0590.1 -2018, 3.13 
过电流释放器OVER -CURRENT RELEASE .................................GB 9706.1 -20XX, 3.74  
患者PATIENT.......................................................GB 9706.1 -20XX, 3.76 
患者支撑装置PATI ENT SUPPORT................................ IEC/TR 60788:2004, rm- 30-02 
患者入射基准点PATIENT ENTRANCE REFERENCE POI NT....................GB 9706.12 -20XX, 3.43 
纹波率PERCENTAGE RIPPLE ..........................................GB 9706.12 -20XX, 3.44 
永久性安装PERMANENTLY I NSTALLED..................................GB 9706.1- 20XX, 3.84 
体模PHANTOM............................................... .......GB 9706.12 -20XX, 3.46 
预编程检查协议 PRO-PROGRAMMED EXAMINATION PROTOCOL......................... .201.3.213  
一次防护屏蔽PRIMARY PROTECTIVE SHIELDING ................. ........GB 9706.12 -20XX, 3.47 
程序PROCEDURE....................................................GB 9706.1- 20XX, 3.88 
防护区PROTECTED AREA .............................................GB 9706.12- 20XX, 3.48  
防护衣服PROTEC TIVE CLOTHING..... .................................GB 9706.12 -20XX, 3.50 
防护器具PROTECTIVE DEVICE........................................GB 9706.12 -20XX, 3.50 
保护接地连接PROTECTIVE EARTH CONNECTION ..........................GB 9706.1 -20XX, 3.94  
保护接地端子PROTECTIVE EARTH TERMINAL............. ................GB 9706.1 -20XX, 3.95  
防护屏蔽PROTECTIVE SHIELDING .....................................GB 9706.12 -20XX, 3.51 
质量控制QUALITY CONTROL.................................... IEC/TR 60788:2004, rm -70-07 
质量等效滤过QUALITY EQUIVALENT FILTRATION ............... ........GB 9706.12- 20XX, 3.52 
辐射RADIATION ...................................................GB 9706.12 -20XX, 3.53 
辐射窗RADIATION APERTURE ........................................GB 9706.12 -20XX, 3.54 
辐射束RADIATION BEAM....................................... IEC/TR 60788:2004, rm -37-05 
辐射束轴RADIATION BEAM AXIS ............................... IEC/TR 60788:2004, rm- 37-06 
辐射条件RADIATION CONDI TION......................... .............GB 9706.12 -20XX, 3.56 
辐射探测器RADIATION DETECTOR ....................................GB  9706.12-20XX, 3.57 
辐射剂量结构化报告RADIATION DOSE STRUCTURED REPORT(RDSR)  .... ....IEC 61910- 1:2014,3.3  
辐射输出RADIATION OUTPUT .......................... ......... IEC/TR 60788:2004, rm- 13-57 
辐射防护RADIATION PROTECTION .................. ...................GB 9706.12- 20XX, 3.59  GB XXXX —XXXX 
55 辐射质量RADIATION QUALITY ........................................GB 9706.12 -20XX, 3.60 
X射线影像 RADIOGRAM ........................................ IEC/TR 60788:2004, rm- 32-02 
摄影暗盒RADIOGRAPHIC CASSETTE...................... .......IEC/TR 60788:2004, rm- 35-14 
摄影额定容量RADIOGRAPHIC RATING . ...............................GB 9706.12 -20XX, 3.63 
摄影RADIOGRAPHY ...................................... ........... GB 9706.12 -20XX, 3.64 
放射学RADIOLOGICAL .......................................... ....GB 9706.12 -20XX, 3.65 
放射学影像RADIOLOGICAL IMAGE................................. ....GB 9706.12 -20XX, 3.66 
透视RADIOSCOPY ..... .................... .................. .....GB 9706.12 -20XX, 3.69  
透视回放影像序列RADIOSCOPY  REPLAY IMAGE SEQUENCE ........................ .....201.3.214  
额定RATED ........................................................GB 9706.1 -20XX, 3.97 
程序结束的RDSR传输 RDSR END OF PROCEDURE TRANSMISSION.............IEC 61910- 1:2014,3.5 
准备状态READY STATE ....................................... IEC/TR 60788:2004, rm- 84-05 
基准空气比释动能REFERENCE AIR KERM A .............................GB 9706.12 -20XX, 3.70  
基准空气比释动能率REFERENCE AIR KERMA RATE ........ ...............GB 9706.12- 20XX, 3.71  
基准轴REFERENCE AXIS .......................................IEC/TR 60788:2004, rm- 37-03 
感兴趣区REGION OF INTEREST ................................ IEC/TR 60788:2004, rm- 32-63 
剩余辐射RESIDUAL RADIATION ......................................GB 9706.12 -20XX, 3.72 
责任方RESPONSIBLE ORGANIZATION ..... .............................GB 9706.1 -20XX, 3.101 
风险RISK ..................................... ................... GB 9706.1 -20XX, 3.102  
风险管理RISK MANAGEMENT .......................................... GB 9706.1 -20XX, 3.107  
风险管理文档RISK MANAGEMENT FILE .................................GB 9706.1 -20XX, 3.108  
安全工作载荷SAFE WORKING LOAD.......................... ...........GB 9706.1 -20XX, 3.109 
散射辐射SCATTERED RADIATION ....... ............................... GB 9706.12 -20XX, 3.73 
灵敏体积SENSITIVE VOLUME ..................................IEC/TR 60788:2004, rm -51-07 
序列摄影SERIAL RADIOGRAPHY ................................. ........... .....201.3.209 
有效占用区SIGNIFICANT ZONE OF OCCUPANCY ........................... GB 9706.12 -20XX, 3.74 
单一故障状态SINGLE FAULT CONDITION ...............................GB 9706.1- 20XX, 3.116  
单一故障安全SINGLE FAULT SAFE............................... ......GB 9706.1 -20XX, 3.117 
六峰高压发生器SIX -PEAK HIGH -VOLTAGE GENERATOR .......... .... IEC/TR 60788:2004, rm -21-04 
空间频率SPATIAL FREQUENCY .................................. ... YY/T 0590.1 -2018, 3.17 
点片装置SPOTFILM DEVICE ......... ........................... IEC/TR 60788:2004, rm- 31-05 
杂散辐射STRAY RADIATION ................................ .........GB 9706.12 -20XX, 3.75 
供电网SUPPLY MAINS .................... .......................... GB 9706.1- 20XX, 3.120  
热断路器THERMAL CUT- OUT....................................... ...GB 9706.1 -20XX,3.124  
定时装置TIMING DEVICE ..................................... IEC/TR 60788:2004, rm- 83-03 
工具TOOL .................................. ...................... GB 9706.1 -20XX, 3.127  
总滤过TOTAL FILTRATION .......................................... GB 9706.12- 20XX, 3.77 
接触电流TOUCH CURRENT ................. .......................... GB 9706.1- 20XX, 3.129  
传递TRANSFER...............................................IEC/TR 60788:2004, rm -84-02 
可转移的TRANSPORTABLE ........................................... GB 9706.1 -20XX, 3.130  
十二峰高压发生器TWELVE -PEAK HIGH -VOLTAGE GENERATOR ......... IEC/TR 60788:2004, rm- 21-05 
工作负荷WORKLOAD .........................................  IEC/TR 60788:2004, rm- 61-03 
X辐射X-RADIATION ............................................ ....GB 9706.12 -20XX, 3.53 GB XXXX —XXXX 
56 X射线束X-RAY BEAM ..................................... ..........GB 9706.12- 20XX, 3.55 
X射线束轴 X-RAY BEAM AXIS ...... ............................IEC/TR 60788:2004, rm- 37-06+ 
X射线设备 X-RAY EQUIPMENT ........................................GB 9706.12 -20XX, 3.78 
X射线野X-RAY FIELD ..............................................GB 9706.12- 20XX, 3.58 
X射线成像布局X -RAY IMAGING ARRANGEMENT ...........................GB 9706.12- 20XX, 3.80  
X射线影像接收器X -RAY IMAGE RECEPTOR .............................GB 9706.12 -20XX, 3.81 
X射线图形 X-RAY PATTERN ........................................ ..GB 9706.12- 20XX, 3.82 
X射线源组件X -RAY SOURCE ASSEMBLY .................................GB 9706.12 -20XX, 3.62 
X射线管X-RAY TUBE ........... ........................... .........GB 9706.12 -20XX,3.83 
X射线管组件X -RAY TUBE ASSEMBLY................................... .GB 9706.12- 20XX, 3.84  
X射线管电流X -RAY TUBE CURRENT ....... ...................... ......GB 9706.12- 20XX, 3.85 
X射线管套 X-RAY TUBE HOUSING ................................. ....GB 9706.12- 20XX, 3.86 
X射线管电压X -RAY TUBE VOLTAGE ................ ...................GB 9706.12- 20XX, 3.88 
_________________________________ 