- - 
 
  
 
______________________________________ 
 
  
 
  
   
  
  
 
     
. 2424-25XX   .
 ..   .....................  ........................  
 
           
 
 
 
  มอก. 2424–2562 
-1- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
หน้ากากอนามัยใช้คร ั้งเดียว  
1. ขอบข่าย 
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียวที่ใช้ป้องกันอนุภาค 
(particle) ลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเช ื้อโรคจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง 
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุมถึงอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ  : ชนิดกรองอนุภาค 
(respiratory protective devices : particulate air purifying) ตาม มอก. 2199 
2. บทนิยาม  
ความหมายของค ําที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ ์อุตสาหกรรมนี้มีดังต่อไปน ี้ 
2.1 หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว ซึ่งต่อไปในมาตรฐานน ี้จะเรียกว่า “หน้ากาก” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ปิดจมูก 
และปาก  ประกอบด้วยแผ่นกรองเป็นผืนอยู่ชั้นกลางระหว่างผ้าไม่ทอ (non-woven fabric) ชั้นนอกและชั้นใน 
มีรูปร่างต่าง ๆ เช่น แบบจีบ (pleate) (ดูรูปที่ 1) แบบถุง (pouch) หรือแบบปากเป็ด (duck-bill) (ดูรู ปที่ 2) 
หรือแบบขึ้นรูปจากแผ่นกรองชั้นเดียว เช่น แบบถ้วย (ดูรูปที่ 3) และอาจมีอุปกรณ์เสริม เช่น แผ่นบังตา (ดูรูปที่ 4) 
2.2 แผ่นกรอง  (filter) หมายถึง วัสดุที่ใช้กรองอนุภาคขนาดเล ็กหรือแบคทีเรีย 
2.3 แถบปรับกระชับดั้งจมูก (nose piece) หมายถึง วัสดุดัดได้ (malleable material) มีลักษณะเป็นเส้น (strip) 
ปรับโค้งงอได้ตามรูปดั้งจมูกและโหนกแก้มของผู้ใช้ 
2.4 สายรัดศีรษะ (headband) หมายถึง สายยืดที่ใช้ยึดหน้ากากกับใบหน้าโดยร ัดรอบศีรษะของผู้ใช้ 
2.5 สายคล้องหู (loop) หมายถึง สายยืดที่ใช้ยึดหน้ากากกับใบหน้าโดยคล้องห ูของผู้ใช้ 
2.6 สายผูกรอบศีรษะ (tie) หมายถึง สายที่ยึดหน้ากากกับใบหน้าโดยผูกรอบศีรษะของผู้ใช้ เป็นส ายยาว  4 เส้น 
ขนานกับด้านยาวหรือด้านกว้างของหน้ากาก  
2.7 ระดับที่ 1 หมายถึง หน้ากากที่เหมาะสําหรับใช้งานทางการแพทย ์ทั่วไป ใช้ป้องกันอนุภาคปนเปื้อนชนิดต่าง ๆ 
ที่อยู่ในอากาศ  โดยผู้ใช้ต้องไม่มีความเสี่ยงที่จะสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งจากร่างกาย   
2.8 ระดับที่ 2 หมายถึง หน้ากากที่เหมาะสําหรับใช้งานท างการแพทย ์ในหน่วยฉุกเฉิน ทันตกรรม  การรักษาแผล
ขนาดเล็ก หรือการรักษาที่อาจมีการสัมผัสเลือดเล็กน้อย 
2.9 ระดับที่ 3 หมายถึง หน้ากากที่เหมาะสําหรับใช้งานทางการแพทย ์ในทางศัลยกรรม  การรักษาแผลบาดเจ ็บ
ขนาดใหญ่ หรือป้องกันผู้ใช้ที่ทํางานที่มีความเสี่ยงสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งจากร่างกาย  
 
 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก. 2424–2562 
-2- 3. ระดับการป้องกัน 
3.1 หน้ากาก  แบ่งตามระดับการป ้องกันออกเป็น  3 ระดับ คือ  
3.1.1 ระดับที่ 1 ใช้งานทั่วไป 
3.1.2 ระดับที่ 2 ใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไป 
3.1.3 ระดับที่ 3 ใช้งานด้านการแพทย์ในทางศัลยกรรม  
 
 
 
รูปที่ 1 ตัวอย่างหน ้ากากแบบจีบ 
(ข้อ 2.1) 
สายคล้องหู 
สายรัดศีรษะ 
สายผูกรอบศีรษะ 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก. 2424–2562 
-3-  
 
 
 
 
รูปที่ 2 ตัวอย่างหน้ากากแบบถุงหรือแบบปากเป ็ด 
(ข้อ 2.1) 
สายผูกรอบศีรษะ สายคล้องหู 
สายรัดศีรษะ 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก. 2424–2562 
-4-  
 
 
 
 
รูปที่ 3 ตัวอย่างหน ้ากากแบบถ้วย 
(ข้อ 2.1) 
สายคล้องหู 
สายรัดศีรษะ สายรัดศีรษะ 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก. 2424–2562 
-5-  
 
 
 
รูปที่ 4 ตัวอย่างอุปกรณ์เสริม 
(ข้อ 2.1) 
 
  
 
 
แผ่นบังตา 
แผ่นบังตา 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก. 2424–2562 
-6- 4. คุณลักษณะที่ต้องการ  
4.1 ลักษณะทั่วไป 
ต้องไม่มีกลิ่นผิดปกติ ไม่เปรอะเปื้อน  และไม่มีตําหนิที่อาจเป็นผลเส ียต่อการใช้งาน  
การทดสอบให้ทําโดยการตรวจพ ินิจ 
4.2 สมบัติการใช้งาน  
ต้องคลุมจมูกและปาก ปรับกระชับได้พอดีกับใบหน้าผู้ใช้ ไม่ฉีกหรือขาดขณะใช้งาน และด้านขอบหน้ากาก 
ต้องไม่ลอกเป็นขุย 
การทดสอบให้ทําโดยการตรวจพ ินิจ 
4.3 สายผูกรอบศีรษะ 
4.3.1 ความยาว  
สายผูกรอบศีรษะแต่ละเส้นต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 300 m m เมื่อวัดจากแต่ละมุมของหน้ากาก 
ถึงปลายสุดและความยาวของสายค ู่บนกับคู่ล่างให้แต่ละคู่ต้องยาวเท่ากัน และมีความแตกต่างไม่เกิน 10% 
การทดสอบให้ทําโดยการวัดด้วยเครื่องวัดที่เหมาะสม  
4.3.2 ความทนแรงดึงและการยึดแน่น  
เมื่อทดสอบตามข้อ  8.1 แล้ว สายผูกรอบศีรษะต้องไม่ฉีกขาดและต้องไม ่มีส่วนใดหลุดออกจากหน้ากาก  
4.4 สายคล้องหูหรือสายรัดศีรษะ 
ต้องยึดแน่นและต้องไม่หลุดออกง่ายขณะใช้ 
การทดสอบให้ทําโดยการตรวจพ ินิจ 
4.5 แถบปรับกระชับดั้งจมูก 
ทําจากวัสดุดัดได้ ปรับโค้งงอได้ตามรูปดั้งจมูกและโหนกแก ้มของผู้ใช้ เช่น อะลูมิเนียมหรือวัสดุอื่นที่มีสมบัติ
เทียบเท่า โดยต้องยึดแน่น ไม่หลุดออกง่ายข
ณะใช้ ไม่มีส่วนใดยื่นออกจากหน้ากาก และต้องไม่สัมผัสกับผิวของ
ผู้ใช้โดยตรง  
การทดสอบให้ทําโดยการตรวจพ ินิจ 
4.6 คุณลักษณะทางฟิสิกส์ 
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในตารางท ี่ 1 
 
 
 
  
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก. 2424–2562 
-7- ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางฟิสิกส์ 
(ข้อ 4.6) 
รายการ
ที่ คุณลักษณะ  หน่วย เกณฑ์ที่กําหนด  วิธีทดสอบ
ตาม ระดับที่ 1ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
1 ประสิทธิภาพการกรองแบคทีเร ีย % ≥95 ≥98 ≥98 ASTM  
F 2100 2 ความแตกต่างของความดัน (∆P) mmH 2O/cm2 <4.0 <5.0 <5.0 
3 ประสิทธิภาพการกรองอน ุภาค  
ขนาด 0.1 μm  
%  
≥95  
≥98  
≥98 
4 ความต้านของเหลวซึมผ่าน ความดันต่ําสุด mmHg 80 120 160 
5 การลามไฟ   Class 1 
4.7 คุณลักษณะทางชีวภาพ ให้ทดสอบเฉพาะหน้ากากท ี่มีระดับการป้องกันระดับ  3 
4.7.1 การระคายเคือง 
ต้องไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง 
4.7.2 การแพ้ทางผิวหนัง 
ต้องไม่เกิดการแพ้ทางผิวหนัง 
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม  มอก. 2395 เล่ม 10  
5. การบรรจุ  
5.1 ให้บรรจุหน้ากากในภาชนะบรรจ ุที่สะอาด  ไม่ฉีกขาดง่ายหรือชํารุดเสียหาย ในกรณีที่บรรจุหน้ากากมากกว่า 1 ชิ้น 
ต้องหยิบได้ง่าย 
6. เครื่องหมายและฉลาก  
6.1 ที่ภาชนะบรรจุหน้ากากทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย  แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็น
ได้ง่าย ชัดเจน  ไม่หลุดง่าย 
(1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้ 
(2) ระดับการป้องกัน 
(3) จํานวน  เป็น ชิ้น 
(4) เดือน ปีที่ทํา และเดือน ปีที่หมดอายุ 
(5) รหัสรุ่นที่ทํา 
(6) คําแนะนําเกี่ยวกับการเก็บรักษา 
(7) ชื่อผู้ทํา หรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการค้าท ี่จดทะเบียน 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก. 2424–2562 
-8- 6.2 ที่หีบห่อที่บรรจุหน้ากากตามข้อ 6.1 อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้  
ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 
(1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้ 
(2) ระดับการป้องกัน 
(3) จํานวน  (ที่บรรจุ) 
(4) เดือน ปีที่ทํา และเดือน ปีที่หมดอายุ 
(5) รหัสรุ่นที่ทํา 
(6) วิธีใช้ 
(7) ชื่อผู้ทํา หรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการค้าท ี่จดทะเบียน 
6.3 ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ  ต้องมีความหมายตรงก ับภาษาไทยที่กําหนดไว้ข้างต้น  
7. การชักตัวอย่างและเกณฑ ์ตัดสิน 
7.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดส ิน ให้เป็นไปตามภาคผนวก ก. 
8. การทดสอบ  
8.1 ความทนแรงดึงและการยึดแน่น  
8.1.1 เครื่องมือ 
8.1.1.1 ตุ้มน้ําหนัก ขนาด (1.2 ± 0.1) kg 
8.1.2 วิธีทดสอบ  
8.1.2.1 ผูกสายผูกรอบศีรษะที่ปลายด้านหนึ่งของคู่บนตุ้มน้ําหนัก 
8.1.2.2 ดึงสายผูกรอบศีรษะที่ปลายอีกด้านหนึ่งของคู่บนอย่างช้า ๆ จนกระทั่งตุ้มน้ําหนักแขวนเป็นอิสระ 
แล้วตรวจพินิจ 
8.1.2.3 ปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้กับสายผูกรอบศีรษะคู่ล่าง 
 
     
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก. 2424–2562 
-9- ภาคผนวก  ก. 
การชักตัวอย่างและเกณฑ ์ตัดสิน 
(ข้อ 7.1) 
ก.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง หน้ากากระดับการป้องกันเดียวกัน มีรูปร่างแบบเดียวกัน ทําจากวัสดุอย่างเดียวกันที่ทํา
หรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวก ัน 
ก.2 การชักตัวอย่างและการยอมร ับ ให้เป็นไปตามแผนการช ักตัวอย่างที่กําหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชัก
ตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว ้ 
ก.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับส ําหรับการทดสอบการบรรจ ุ และเครื่องหมายและฉลาก 
ก.2.1.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันตามจํานวนที่กําหนดในตารางท ี่ ก.1 
ก.2.1.2 ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5. และข้อ 6. จึงจะถือว่าห
น้ากากรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ ์ 
ที่กําหนด   
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอย่างสําหรับสําหรับการทดสอบการบรรจ ุ และเครื่องหมายและฉลาก  
(ข้อ ก.2.1) 
ขนาดรุ่น 
หน่วยภาชนะบรรจุ ขนาดตัวอย่าง 
หน่วยภาชนะบรรจุ เลขจํานวนที่ยอมรับ 
 
        ไม่เกิน     500  3 0 
   501    ถึง   1 200 13 1 
1 201    ถึง   3 200 20 2 
          เกิน   3 200 32 3 
ก.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับส ําหรับการทดสอบล ักษณะทั่วไปและสมบัติการใช้งาน  
ก.2.2.1 ให้ชักตัวอย่างที่ผ่านการตรวจสอบจากข ้อ ก.2.1 แล้ว แต่ละภาชนะบรรจ ุ ภาชนะบรรจุละ 2 ชิ้น  
รวมเป็น 6 ชิ้น ให้ทดสอบรายการละ 3 ชิ้น  
ก.2.2.2 ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.1 และข้อ 4.2 จึงจะถือว่าหน้ากากรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ ์ 
ที่กําหนด  
ก.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับส ําหรับการทดสอบความยาว  ความทนแรงดึงและการยึดแน่น  สายคล้องหู
หรือสายรัดศีรษะ และ
แถบปรับกระช ับดั้งจมูก 
ก.2.3.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จํานวน  8 ชิ้น เพื่อใช้ทดสอบรายการละ 2 ชิ้น  
ก.2.3.2 ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.3.1 ข้อ 4.3.2 ข้อ 4.4 และข้อ 4.5 จึงจะถือว่าห น้ากากรุ่น
นั้นเป็นไปตามเกณฑ ์ที่กําหนด  
 
 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก. 2424–2562 
-10- ก.2.4 การชักตัวอย่างและการยอมรับส ําหรับการทดสอบค ุณลักษณะทางฟิสิกส์ 
ก.2.4.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จํานวน  47 ชิ้น  เพื่อใช้ทดสอบประส ิทธิภาพการกรอง
แบคทีเรียและความแตกต ่างของความดัน จํานวน 5 ชิ้น ใช้ทดสอบประสิทธิภาพการกรองอน ุภาค 
จํานวน  5 ชิ้น ใช้ทดสอบความต ้านของเหลวซ ึมผ่าน จํานวน  32 ชิ้น และใช้ทดสอบ  การลามไฟ  
จํานวน  5 ชิ้น 
ก.2.4.2 ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามตารางท ี่ 1 รายการที่ 1 รา
ยการที่ 2 รายการที่ 3 และรายการที่ 5 
และจํานวนตัวอย่างที่ไม่เป็นตามตารางที่ 1 รายการที่ 4 ต้องไม่เกิน 3 ชิ้น จึงจะถือว่าหน้ากากรุ่นนั้น
เป็นไปตามเกณฑ ์ที่กําหนด  
ก.2.5 การชักตัวอย่างและการยอมรับส ําหรับการทดสอบการระคายเคือง  และ การแพ้ทางผิวหนัง 
ก.2.5.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจํานวน 2 ชุด ชุดละ 3 ชิ้น เพื่อใช้ทดสอบรายการละ 1 ชุด  
ในกรณีที่ตัวอย ่างไม่เพียงพอให้ชักตัวอย่างจากรุ่นเดียวกันเพิ่มจนได้ตัวอย่างเพียงพอสําหรับทดสอบ 
ก.2.5.2 ตัวอย่างแต่ละชุดต้องเป็นไปตามข้อ 4.7.1 และข้อ 4.7.2 จึงจะถือว่าหน้ากากรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ ์
ที่กําหนด  
ก.3 เกณฑ์ตัดสิน 
ตัวอย่างห
น้ากากต้องเป็นไปตามข้อ ก.2.1.2 ข้อ ก.2.2.2 ข้อ ก.2.3.2 ข้อ ก.2.4.2 และข้อ ก.2.5.2 ทุกข้อ จึงจะถือ
ว่าหน้ากากรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผล ิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐานมอก. 2424–2562 
-11- ภาคผนวก  ข. 
(แนะนํา ) 
ข้อแนะนําเกี่ยวกับวัสดุ 
 
ข.1 วัสดุทุกชนิดที่ใช้ทําหน้ากากต้องไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังหรือเยื่อเมือก (mucous membrane)  
ข.2 แผ่นที่ใช้ประกับแผ่นกรอง  ควรทําจากวัสดุที่ไม่เกิดเส้นใย (non-linting material) และปราศจากกล ิ่นผิดปกติ 
ข.3 แผ่นกรอง  เป็นผ้าไม่ทอ ควรทําด้วยใยสังเคราะห์ เช่น พอลิพรอพิลีนและต ้องปราศจากใยแก้ว  
ข.4 สีที่ใช้ ต้องไม่ตก 
 
________________________________________ 
 
 
ห้ามใช้หรือยึดถือร่างนี้เป็นมาตรฐาน