- 1 -전력량계 기술기준 개정(안) 신구조문 대비표
현 행 개 정 안
전력량계 기술기준
제1장 전력량계 형식승인기준
제1-1절 전력량계 일반 요구사항
1. 적용범위 (scope)
비 고  다음의 기기에는 적용하지 않는다.
  a) 교류 전력량계 : 연결 단자 간 전압이 600 V 초과 
    (다상 소자인 경우, 상 간 전압)
  b) 직류 전력량계 : 연결 단자 간 전압이 500 V 초과
(후략)전력량계 기술기준
제1장 전력량계 형식승인 기준
제1-1절 전력량계 일반 요구사항
1. 적용범위 (scope)
비 고  다음의 기기에는 적용하지 않는다.
 a) 교류 전력량계 : 연결 단자 간 전압이 1 000 V 초과 
   (다상 소자인 경우, 상 간 전압)
 b) 직류 전력량계 : 연결 단자 간 전압이 1 500 V 초과
(후략)
2. 인용 표준(normative references)
(중략)
IEC 62052-11/Ed.2(FDIS)  Electricity metering equipment - General 
requirements, tests and test conditions －Part 11 : Metering equipment
(신설)2. 인용 표준(normative references)
(중략)
IEC 62052-11 /Ed.2(FDIS)  Electricity metering equipment - General 
requirements, tests and test conditions －Part 11 : Metering equipment
IEC 62053-41(13/1803/CDV) Electricity metering equipment (DC direct 
current) - Particular requirements - Part 41 – Static meter for active - 2 -현 행 개 정 안
energy (class 0.5 and 1)
3. 정의(terms and definitions)
(중략)
3.1.16 직류 전류(direct current)
시간에 독립적인 성분을 가진 전류
3.1.17 직류 시스템 (direct current system, d.c. system)  
단방향 전압으로 공급되는 전력계통
(신설)
3.1.18 직류 전력(d.c. power)  
직류 전압과 전류를 가지는 제품
(신설)
(신설)3. 정의(terms and definitions)
(중략)
3.1.16 직류 시스템 (direct current system, DC system)  
단방향 전압으로 공급되는 전력계통
3.1.17 직류 전류(direct current)
시간에 독립적이거나 , 주기적이지만 직류 성분이 가장 중요한  전류 
3.1.18 직류 전압(direct voltage)
시간에 독립적이거나 , 주기적이지만 직류 성분이 가장 중요한  전압 
3.1.19 직류 전력(DC power)  
직류 전압과 직류 전류의 곱(product) (평균값)
3.1.20 직류 전력량계 (DC electrical energy meter) 
직류전력을 시간에 대해 적분하여 전기적인 에너지를 측정하는 계기
3.1.21 계기용 변성기(instrument transformer)
전력량계와 함께 사용되는 전류 및 전압의 변성용 기기로 계기용 변류기(current 
transformer), 계기용 변압기(voltage transformer), 계기용 변압 변류기(VCT)의 
총칭이며 KS C 1707 규격을 따름 - 3 -현 행 개 정 안
(신설)
(신설)
3.1.19 특수형 계기
제1-3절 부속서 H. 특수형 전력량계에 대한 평가를 통해 일정 이상의 수명이 검증
된 계기
(중략)
3.5.9 백분율 오차(percentage error)
비 고 1  참 전력량은 결정할 수 없으므로 제조자와 사용자 또는 국가 표준 간에 인
정되는 표준에 근거를 두고, 공인된 불확도로 추정할 수 있다.
3.6.3 임계값(critical change value)3.1.22 외부 측정장치  
계기 외함(case) 외부에 설치되어 연결되는 전압, 전류 변성 장치 중 그 정격이 KS 
C 1707 규격을  따르지 않는 변성장치 (transducer, sensor 등)
비 고   IEC 61869 규격에 정의된 LPIT(low-power           instrument 
transformer) 를 포함
3.1.23 다중전압 계기
하나의 계기 외함(case) 안에서 다양한 기준전압을 가지며, 모든 전압 범위에서 계
기의 관련 성능이 정해졌을 때 그 성능에 일치하는 계기
비 고   별도의 언급이 없으면 전압의 최소값과 최대값을 선언한다 .
3.1.24 특수형 계기
제1-3절 부속서 H. 특수형 전력량계에 대한 평가를 통해 일정 이상의 수명이 검증
된 계기
(중략)
3.5.9 백분율 오차(percentage error)
비고 1  참 전력량은 결정할 수 없으므로 , 참 전력량은 제조자와 사용자 간 동의된 
표준 또는 국가 표준으로부터 소급될 수 있는 불확도와 함께 기술되는 평
가값으로 한다.
(중략)
3.6.3 임계값(critical change value)- 4 -현 행 개 정 안
계기의 전류 회로에 전류가 흐르지 안혹, 외부 영향 시험 시 전력량 기록장치에 허
용된 최소 에너지 변화량
(중략)
3.6.10 확장동작 범위(extended operating range)
계기가 도량형학적 특성의 손상이나 기능 저하 없이 견디며 정격동작 상태로 계속 
동작할 수 있는 극한 조건. 이 범위 내에서는 완화된 허용 오차를 규정할 수 있다.
3.6.11 한계동작 범위(limit range of operation)
계기가 도량형학적 특성의 손상이나 기능 저하 없이 견디며 정격동작 상태로 계
속 동작할 수 있는 극한 조건
3.6.12 보관 및 수송조건 (storage and transport conditions)  
사용되고 있지 않은 계기가 도량형학적 특성의 손상이나 기능 저하 없이 견디며 
정격동작 상태로 계속 동작할 수 있는 최대의 극한 조건
3.6.15 전자파 장해(electromagnetic disturbance)
계기의 동작에 기능적으로나 도량형학적으로 영향을 미칠 수 있는 전자기적 전도 
또는 방사 간섭계기의 전류 회로에 전류가 흐르지 않고, 외부 영향 시험 시 전력량 기록장치에 허
용된 최소 에너지 변화량
(중략)
3.6.10 확장동작 범위(extended operating range)
계기가 계량 특성의 손상이나 기능 저하 없이 견디며 정격동작 상태로 계속 동
작할 수 있는 극한 조건. 이 범위 내에서는 완화된 허용 오차를 규정할 수 있다.
3.6.11 한계동작 범위(limit range of operation)
계기가 계량 특성의 손상이나 기능 저하 없이 견디며 정격동작 상태로 계속 동
작할 수 있는 극한 조건
3.6.12 보관 및 수송조건 (storage and transport conditions)  
사용되고 있지 않은 계기가 계량 특성의 손상이나 기능 저하 없이 견디며 정격
동작 상태로 계속 동작할 수 있는 최대의 극한 조건
3.6.15 전자파 장해(electromagnetic disturbance)
계기의 동작에 기능적으로나 계량 특성에 영향을 미칠 수 있는 전자기적 전도 또는 
방사 간섭
4. 정격(standard electrical values)
4.1 기준 전압(standard voltages)
(중략)4. 정격(standard electrical values)
4.1 기준 전압(standard voltages)
(중략)- 5 -현 행 개 정 안
계기 구분 상 및 선식 기준전압 V
교류 
전력량계단독 계기단상2선식
단상3선식
3상3선식
3상4선식110, 220
변성기부 
계기63.5, 110, 220
직류 
전력량계단독 계기
단상36, 48, 60, 100, 
110, 200, 220, 
400 또는 X V 변성기부 
계기표 1-1 기준 전압
비 고   1. 계기의 기준전압은 전압 회로에 가해지는 전압을 말하고, 3상3선식
에서는 선간 전압을, 3상4선식에서는 상전압을 의미한다 .
(중략)
(신설)계기 구분 상 및 선식 기준전압 V
교류 
전력량계단독 계기단상2선식
단상3선식
3상3선식
3상4선식110, 220
변성기부 
계기63.5, 110, 220
직류 
전력량계단독 계기
변성기부 
계기단상5, 9, 12, 24, 36, 
48, 60, 96, 100, 
110, 120, 150, 
200, 220, 240, 
300, 400, 500, 
600, 750, 800, 
1 000, 1 500 또는 
1500 이하의 X표 1-1 기준 전압
비 고   1. 계기의 기준전압은 전압 회로에 가해지는 전압을 말하고, 3상3선식
에서는 선간 전압을, 3상4선식에서는 상전압을 의미한다 .
(중략)
         4. 다중전압 계기는 각 시험항목에서 최소전압과 최대 전압에 대하여 
시험한다 .
4.2 기준 전류(standard current)
(중략)4.2 기준 전류(standard current)
(중략)- 6 -현 행 개 정 안
계기 구분 기준전류 A
교류 
전력량계단독 계기(Ib) 5-10-15-20-30-40-50
변성기부 계기(In) 5
직류 
전력량계단독 계기(Ib) 5-10-20-40-80
변성기부 계기(In) X표 1-3 기준 전류
비 고   1. 교류 단독계기의 경우 최대전류 (Imax)는 계기형식에 따라 기본전류 (Ib)의 
정수배로 한다. (예, IV형 계기는 기본전류의 4배)
        2. 교류 변성기부 계기의 경우 최대전류 (Imax)는 정격전류 (In)의 1.2배로 
한다.
(신설)
(신설)
(신설)
        3. 직류 단독 계기의 최대전류 (Imax)는 120 A 이하로 한다.
        4. 직류 변성기부 계기의 기준전류는 고객이 제시한 값에 따른다.
        5. 직류 변성기부 계기의 경우 최대전류 (Imax)는 정격전류 (In)의 
(1.2/1.5/2) 배 중 선택한다 .
(신설)계기 구분 기준전류 A
교류 
전력량계단독 계기(Ib)5, 10, 15, 20, 30, 40, 50
변성기부 계기(In) 5
직류 
전력량계단독 계기(In)5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 
80, 90, 125, 300, 500 
또는 500 이하의 X
변성기부 계기(In) X표 1-3 기준 전류
비 고   1. 교류 단독계기의 경우 최대전류 (Imax)는 계기형식에 따라 기본전류 (Ib)의 
정수배로 한다. (예, IV형 계기는 기본전류의 4배)
        2. 교류 변성기부 계기의 경우 최대전류 (Imax)는 정격전류 (In)의 1.2배로 
한다.
        3. 외부측정장치와 연결하여 사용되는 전력량계의 경우, 외부측정장치와 
전력량계는 연결하여 시험하며 단독계기 기준을 적용한다 .  
        4. 외부측정장치와 연결하여 사용되는 직류 전력량계의 기준전류 (In)는 
외부측정장치의 1차측 전류값을 따른다.
        5. 직류 전력량계의 최소전류 (Imin)는 0.05 In으로 한다.
        6. 직류 전력량계의 최대전류 (Imax)는 기준전류 (In)의 (1.2배/1.5배/2이
상의 정수배) 중 선택하되 500A 이하로 한다.
        4. 직류 변성기부 계기의 기준전류는 고객이 제시한 값에 따른다.
        5. 직류 변성기부 계기의 경우 최대전류 (Imax)는 정격전류 (In)의 
(1.2/1.5/2) 배 중 선택한다 .
        7. 직류 기준전류 X A는 고객이 제시한 값에 따른다.- 7 -현 행 개 정 안
        6. 특별한 언급이 없으면 실효값을 의미한다 .         8. 특별한 언급이 없으면 실효값을 의미한다 .
4.4 계기의 소비전력 (power consumption)
전압회로와 전류회로의 소비전력은 7.1 일반시험조건 에 정의된 표준 조건 하에
서 적절한 방법을 통해 측정한다 . 소비 전력의 최대 측정 오차는 ±5 %를 초과
하지 않아야 한다.4.4 계기의 소비전력 (power consumption)
전압회로와 전류회로의 소비전력은 7.1 일반시험조건 에 정의된 표준 조건 하에
서 적절한 방법을 통해 측정한다 . 소비전력 측정의 최대 불확도(maximum 
uncertainty) 는 5 %를 초과하지 않아야 한다.
4.4.1 전압회로의 소비전력 (power consumption in voltage circuits)
비 고   (중략)
         3. 다중기능 계기는 KS C IEC 62053-61 를 참조
         (후략)4.4.1 전압회로의 소비전력 (power consumption in voltage circuits)
비 고   (중략)
         3. 교류 다중계기 및 다기능계기는  KS C IEC 62053-61 참조
         (후략)
4.4.2 전류회로의 소비전력 (power consumption in current circuits)
기준온도 , 기준주파수에서 기본전류 (변성기부 계기의 경우, 변류기의 정격 2차 
전류와 동일한 전류)를 인가하여 측정하였을 때, 각상의 피상전력은 표 1-6의 
한도를 초과하지 않아야 한다.
비 고   (중략)
         3. 다기능 계기는 KS C IEC 62053-61 를 참조
         (후략)4.4.2 전류회로의 소비전력 (power consumption in current circuits)
기준온도 , 기준주파수에서 기본전류 (변성기부 계기의 경우, 변류기의 정격 2차 
전류와 동일한 전류)를 인가하여 측정하였을 때, 각상의 피상전력은 표 1-6의 
한도를 초과하지 않아야 한다.
비 고   (중략)
         3. 교류 다중계기 및 다기능계기는  KS C IEC 62053-61 를 참조
         (후략)
5. 구조 요구사항 (construction requirements)
5.1 일반(general)
(중략)
  d) 분리형 표시 장치를 가진 계기의 경우 구조 요구사항 및 시험은 계기와 분5. 구조 요구사항 (construction requirements)
5.1 일반(general)
(중략)
  d) 분리형 표시 장치를 가진 계기의 경우 구조 요구사항 및 시험은 계기와 분- 8 -현 행 개 정 안
리형 표시 장치에 함께 적용되어야 한다.
(신설)
비 고   교류 유도형 전력량계는 KS C 1201에 따른다.리형 표시 장치에 함께 적용되어야 한다.
  e) 외부 측정장치를 가진 계기의 경우 구조 요구사항 및 시험은 계기와 외부 
측정장치에 함께 적용되어야 한다.
비 고   교류 유도형 전력량계는 KS C 1201에 따른다.
5.2 기계적 강도 시험(mechanical tests)
5.2.1 내충격성 (shock test)
  a) 이 시험은 KS C IEC 60068-2-27 에 따라 행해져야 하며, 조건은 표 
1-7과 같다.
  b) 시험이 끝난 뒤 계기는 어떠한 손상이나 데이터의 변화를 보이지 않아야 
하며, 각 전력량계 형식승인 기준에서 요구하는 조건에 따라 올바르게 동
작하여야 한다.5.2 기계적 강도 시험(mechanical tests)
5.2.1 내충격성 (shock test)
  a) 이 시험은 KS C IEC 60068-2-27 에 따라 행해져야 하며, 조건은 표 
1-7과 같다.
  b) 시험이 끝난 뒤 계기는 어떠한 손상이나 데이터의 변화도 보이지 않아야 
하며, 각 전력량계 형식승인 기준에서 요구하는 조건에 따라 올바르게 동
작하여야 한다.
비 고  데이터 변화는 에너지 변화량을 기준으로 하며, 시험 후 변화량은 계기 
임계값 이내여야 한다. 정상 동작 계기는 기준전압 (Un), 기준전류 (Ib 또
는 In), 역률 1 조건에서 오차 허용한도를 만족하여야 한다. 
5.2.2 내진동성 (vibration test)
  a) 이 시험은 KS C IEC 60068-2-6 에 따라 행해져야 하며, 조건은 표 1-8
과 같다.
  b) 시험이 끝난 뒤 계기는 어떠한 손상이나 데이터의 변화를 보이지 않아야 
하며, 각 전력량계 형식승인 기준에서 요구하는 조건에 따라 올바르게 동
작하여야 한다.5.2.2 내진동성 (vibration test)
  a) 이 시험은 KS C IEC 60068-2-6 에 따라 행해져야 하며, 조건은 표 1-8
과 같다.
  b) 시험이 끝난 뒤 계기는 어떠한 손상이나 데이터의 변화도 보이지 않아야 
하며, 각 전력량계 형식승인 기준에서 요구하는 조건에 따라 올바르게 동
작하여야 한다.
비 고  데이터 변화는 에너지 변화량을 기준으로 하며, 시험 후 변화량은 계기 
임계값 이내여야 한다. 정상 동작 계기는 기준전압 (Un), 기준전류 (Ib 또
는 In), 역률 1 조건에서 오차 허용한도를 만족하여야 한다.- 9 -현 행 개 정 안
6.표시 사항 (meter marking)
6.1명 판(name-plates)
(중략 )
f)기준전압 (V)6.표시 사항 (meter marking)
6.1명 판(name-plates)
(중략 )
f)기준전압 (V) (다중전압 계기의 경우 ,최소전압과 최대전압 )
7.3초기 동작 (initial start-up ofthe meter) 
계기는 기준 전압이 인가된 이후 5초 이내에 기능 동작을 시작하여야 한다 .
(중략)
  e) 초기동작 tstart = t0 + tfinal 로 간주하여 5초 이내에 기능 동작 여부를 확
인한다.7.3초기 동작 (initial start-up ofthe meter) 
계기는 기준 전압이 인가되고 통전된 이후 5초 이내에 기능 동작을 시작하여
야 한다 .
(중략)
  e) 초기동작 tstart = tfinal - t0 로 간주하여 5초 이내에 기능 동작 여부를 확
인한다
11. 형식승인 시험(type test)
(중략)
비 고   시험 순서 및 검사항목 , 시료의 크기, 판정 기준에 대한 사항은 각 계기
의 유형별 특수 요구사항에 주어진 기준에 따른다.11. 형식승인 시험(type test)
(중략)
비 고   시험 순서 및 검사항목 , 시료의 수량, 판정 기준에 대한 사항은 각 계기
의 유형별 특수 요구사항에 주어진 기준에 따른다.
제1-2절 교류 유도형 전력량계 형식승인기준
1. 적용 범위(scope)
본 기준의 제1-1절 전력량계 일반 요구사항 의 해당 항에 따르고, 기준 주파수 
55 Hz ∼ 65 Hz까지의 교류 유효 전력량을 계량하기 위해 제작되는 계기등급 
0.5, 1.0 및 2.0의 유도형 전력량계와 이와 유사한 형태의 전력량계에 적용한다 . 제1-2절 교류 유도형 전력량계 형식승인기준
1. 적용 범위(scope)
본 기준의 제1-1절 전력량계 일반 요구사항 의 해당 항에 따르고, 기준 주파수 
55 Hz ∼ 65 Hz까지의 교류 유효 전력량을 계량하기 위해 제작되는 계기등급 
0.5, 1.0 및 2.0의 유도형 전력량계와 이와 유사한 형태의 전력량계에 적용한다 . - 10 -현 행 개 정 안
또한, 부가장치를 구비한 계기에서는 그 전력량계 부분에 대하여 부가장치를 부
가한 상태에서 이 기준을 적용한다 . 이 기준은 연구를 목적으로만 하는 계기나 
다중 요금 계기를 제외한 특별한 형식의 전력량계 (예를 들면, 초과 전력계) 그
리고 연결 단자간의 전압이 600 V를 넘는 계기(다상 계기인 경우에는 선간 전
압)에도 적용되지 않는다. 또한, 부가장치를 구비한 계기에서는 그 전력량계 부분에 대하여 부가장치를 부
가한 상태에서 이 기준을 적용한다 . 이 기준은 연구를 목적으로만 하는 계기나 
다중 요금 계기를 제외한 특별한 형식의 전력량계 (예를 들면, 초과 전력계) 그
리고 연결 단자간의 전압이 1 000 V를 넘는 계기(다상 계기인 경우에는 선간 
전압)에도 적용되지 않는다. 
9.3.12 계량장치의 영향(influence of measuring devices)
계기는 계량장치를 이탈시켰을 때의 오차의 변화는 표 1-38의 한도를 초과하지 
않아야 한다.
계량장치의 영향 시험은 기준 주파수 및 기준 전압 하에서 역률 1인 기본전류
(변성기부 계기의 경우 정격전류 )의 10 % 크기인 부하전류를 통하여 다음과 같
이 한다.
계량장치를 장착했을 때와 이탈했을 때의 각 오차 평균치의 차를 구한다. 다만, 
현자형 계량장치는 숫자차가 앞당겨지는 상태를 피해서 하는 것으로 한다. 오차
의 평균치는 20회 반복하여 연속 시험했을 경우의 오차 산술평균으로 나타낸다 .
부하 전류 
A역률계기등급별 오차 변화 %
0.5급 1.0급 2.0급
0.1 Ib1 0.5 1.0 1.5표 1-38 계량장치의 영향9.3.12 측정장치의 영향(influence of measuring devices)
계기는 측정장치를 이탈시켰을 때의 오차의 변화는 표 1-38의 한도를 초과하지 
않아야 한다.
측정장치의 영향 시험은 기준 주파수 및 기준 전압 하에서 역률 1인 기본전류
(변성기부 계기의 경우 정격전류 )의 10 % 크기인 부하전류를 통하여 다음과 같
이 한다.
측정장치를 장착했을 때와 이탈했을 때의 각 오차 평균치의 차를 구한다. 다만, 
현자형 측정장치는 숫자차가 앞당겨지는 상태를 피해서 하는 것으로 한다. 오차
의 평균치는 20회 반복하여 연속 시험했을 경우의 오차 산술평균으로 나타낸다 .
부하 전류 
A역률계기등급별 오차 변화 %
0.5급 1.0급 2.0급
0.1 Ib1 0.5 1.0 1.5표 1-38 측정장치의 영향
11. 형식승인 시험(type test)
11.1 시험순서 및 시험항목 (test procedure, items)11. 형식승인 시험(type test)
11.1 시험순서 및 시험항목 (test procedure, items)- 11 -현 행 개 정 안
형식승인시험의 시험순서 , 시험항목은 다음과 같다.
3 (중략)
   9.3.12 계량장치의 영향
 (후략)A군 (5대)표 1-39 형식승인 시험순서 및 항목형식승인시험의 시험순서 , 시험항목은 다음과 같다.
3 (중략)
   9.3.12 측정장치의 영향
 (후략)A군 (5대)표 1-39 형식승인 시험순서 및 항목
11.2 시료의 크기 및 판정기준 (sample size and criteria)
전력량계에 대한 시료의 크기 및 판정기준은 다음 표 1-40에 따른다.
시료의 
크기(n)판정기준
비  고
AC(합격)Re(불합격)
16 0 1시험의 실시 여부에 따라 
시료수의 크기는
확대 또는 축소될 수 있음표 1-40 시료의 크기 및 판정기준11.2 시료의 수량 및 판정기준 (sample size and criteria)
전력량계에 대한 시료의 수량 및 판정기준은 다음 표 1-40에 따른다.
시료의 
수량(n)판정기준
비  고
AC(합격)Re(불합격)
16 0 1시험의 실시 여부에 따라 
시료의 수량은 변경될 수 
있음표 1-40 시료의 수량 및 판정기준
제1-3절 교류 전자식 전력량계 형식승인 기준
4.5종류 (type)
이 기준에서 계기는 각각의 사용 방법 ,등급 및 사용 환경에 따라 표 
1-43과 같이 구분 한다 .제1-3절 교류 전자식 전력량계 형식승인 기준
4.5종류 (type)
이 기준에서 계기는 각각의 사용 방법 ,등급 및 사용 환경에 따라 표 
1-43과 같이 구분 한다 .- 12 -현 행 개 정 안
사용 
방법에
따른 종류등급에 
따른 종류사용 
환경에
따른 
종류검정 
유효기간에
따른 분류접속 구조계량 
방향에 
따른 분류 유효무효
단독 계기
변성기부 
계기0.2
급
0.5
급
1.0
급
2.0
급0.5
급
1.0
급
2.0
급
3.0
급옥내용
옥외용일반형
특수형밑면접속형
측면접속형
상하양면접속형
좌우양면접속형
배면접속형
플러그접속형단방향
양방향표 1-43 종 류
비고 (중략 )
    4. 외부 전류센서를 사용하는 계기의 경우 단독계기에만 한정하고 , 외부 전
류센서와 본체 간 케이블 종류 및 길이는 최초 형식승인 신청시 명시하여
야 한다.
(신설 )사용 
방법에
따른 종류등급에 
따른 종류사용 
환경에
따른 
종류검정 
유효기간에
따른 분류접속 구조계량 
방향에 
따른 분류 유효무효
단독 계기
변성기부 
계기0.2
급
0.5
급
1.0
급
2.0
급0.5
급
1.0
급
2.0
급
3.0
급옥내용
옥외용일반형
특수형밑면접속형
측면접속형
상하양면접속형
좌우양면접속형
배면접속형
플러그접속형
콘센트접속형단방향
양방향표 1-43 종 류
비고 (중략 )
    4. 외부 전류센서를 사용하는 계기의 경우 단독계기에만 한정하고 , 외부 전
류센서와 본체 간 케이블 종류 및 길이는 최초 형식승인 신청시 명시하
여야 한다.
 5.콘센트 접속형은 부하측 접속 구조가 콘센트형인 계기를 의미하며 ,입력측은 접속 
구조에 열거된 다른 접속 구조를 가질 수 있다 .
5. 구조(construction requirements)
본 기준의 제1-1절 전력량계 일반 요구사항 의 해당 항에 따르며, 계량장치 (외
부 전류센서 등)가 계기의 외함에 함께 들어있지 않은 계기의 경우, 추가적으로 
다음의 요구사항을 만족해야 한다.
  a) 설치 후 봉인을 훼손하지 않고는 계량장치를 계량 대상으로부터 분리할 수 
없는 구조여야 한다.5. 구조(construction requirements)
본 기준의 제1-1절 전력량계 일반 요구사항 의 해당 항에 따르며, 측정장치(외
부 전류센서 등)가 계기의 외함에 함께 들어있지 않은 계기의 경우, 추가적으로 
다음의 요구사항을 만족해야 한다.
  a) 설치 후 봉인을 훼손하지 않고는 측정장치를 계량 대상으로부터 분리할 수 
없는 구조여야 한다.- 13 -현 행 개 정 안
  b) 계량장치와 계기 사이의 신호선은 외부로부터의 훼손(절단 등)에 적절히 
보호되어져야 한다. 훼손 또는 허용되지 않는 조작에 대한 이벤트 발생 
시, 이를 기록하고 사용자에게 즉시 알릴 수 있는 기능을 갖추어야 한다.
  c) 계량장치는 해당 계기 본체와 불가분의 관계여야 한다. 계량장치의 고유번
호(제조번호 )는 계량장치와 계기의 명판에 함께 표시하여야 한다.
  d) 제조사는 올바른 계량장치 설치 및 봉인 방법을 제시하여야 한다.
  e) 계량장치는 설치방법에 의해 정확도에 영향을 주지 않으면서 봉인이 가능한 
구조여야 한다.
  f) 계량장치는 폐쇄형(solid core) 전류센서만 적용한다 .  b) 측정장치와 계기 사이의 신호선은 외부로부터의 훼손(절단 등)에 적절히 
보호되어져야 한다. 훼손 또는 허용되지 않는 조작에 대한 이벤트 발생 
시, 이를 기록하고 사용자에게 즉시 알릴 수 있는 기능을 갖추어야 한다.
  c) 계량장치는 해당 계기 본체와 불가분의 관계여야 한다. 계량장치의 고유번
호(제조번호 )는 계량장치와 계기의 명판에 함께 표시하여야 한다.
  c) 제조사는 올바른 측정장치 설치 및 봉인 방법을 제시하여야 한다.
  d) 측정장치는 설치방법에 의해 정확도에 영향을 주지 않으면서 봉인이 가능한 
구조여야 한다.
  e) 측정장치는 폐쇄형(solid core) 전류센서만 적용한다 .
6. 표시 사항(meter marking)
본 기준의 제1-1절 전력량계 일반 요구사항 의 해당 항에 따른다.
비 고  계량장치가 계기 본체로부터 분리 가능한 경우, 5.5항에 따라 측정장치
의 고유번호 (제조번호 )를 계량장치와 계기의 명판에 함께 표시하여야 
한다.6. 표시 사항(meter marking)
본 기준의 제1-1절 전력량계 일반 요구사항 의 해당 항에 따른다.
비 고  외부 측정장치를 사용하는 경우 5항에 따라 외부 측정장치의 고유번호
(제조번호 )를 계기명판에 표시하거나 , 계기의 고유번호를 외부 측정장치
에 표시하여야 한다.
7.6 오차의 허용한도 (limits of error due to the variation of the current)
(중략)
비고 5. 외부 전류센서를 사용하는 계기의 경우 전류센서를 지나는 전선의 위치
변화에 대한 영향을 시험하기 위해, 오차의 허용한도 시험을 부속서 I에 
따라 실시하여야 한다. 이 때 계기는 표 1-45에 해당되는 계기 등급별 
오차의 허용 한도를 초과하지 않아야 한다.7.6 오차의 허용한도 (limits of error due to the variation of the current)
(중략)
비고 5. 외부 전류 측정장치 를 사용하는 계기의 경우 전류 측정장치 를 지나는 
전선의 위치변화에 대한 영향을 시험하기 위해, 오차의 허용한도 시험
을 부속서 I에 따라 실시하여야 한다. 이 때 계기는 표 1-45에 해당되
는 계기 등급별 오차의 허용 한도를 초과하지 않아야 한다.
11. 형식승인 시험(type test)
11.1 시험 순서 및 시험항목 (test procedure, items)11. 형식승인 시험(type test)
11.1 시험 순서 및 시험항목 (test procedure, items)- 14 -현 행 개 정 안
형식승인시험의 시험순서 , 시험항목은 다음과 같다.
표 1-49 형식승인 시험순서 및 항목
(중략)
5 8.3 기후 영향 시험
  8.3.2 내열성
  8.3.3 내한성
  8.3.4 온·습도 사이클
  8.3.5 태양열복사
 13.1 습윤·아황산가스의 영향
 13.2 염수 분무의 영향
 13.3 고온·급냉의 영향
 13.4 옥외 폭로의 영향C군 (8대)
 13.5 금속재료의 표면처리 시험편 3개 
별도
비 고   1. 시료의 적용은 13대로 순서 1 ~ 3, 6 의 시험 항목은 3대(A군), 순
서 4 의 시험 항목은 2대(B군), 순서 5의 시험 항목은 8대(C군)를 
적용한다 .
        2. 시험항목 중 태양열 복사, 습윤·아황산가스의 영향, 염수 분무의 영
향, 고온·급냉의 영향, 옥외 폭로의 영향 및 측정값의 저장, 단자, 단
자함, 보호 접지 단자 b)는 「계량에 관한 법률」 제16조의 규정에 
의한 형식승인기관의 시험·검사 성적서 또는 소급된 시험·검사 설비
에 의한 자체 시험·검사 성적서로 대체할 수 있다.형식승인 시험항목 및 권장 시험 순서는 다음과 같다.
표 1-49 형식승인 시험순서 및 항목
(중략)
5 8.3 기후 영향 시험
  8.3.2 내열성
  8.3.3 내한성
  8.3.4 온·습도 사이클
  8.3.5 태양열복사
 13.1 습윤·아황산가스의 영향
 13.2 염수 분무의 영향
 13.3 고온·급냉의 영향
 13.4 옥외 폭로의 영향C군 (3대)
 13.5 금속재료의 표면처리 시험편 3개 
별도
비 고   1. 시료의 적용은 13대로 순서 1 ~ 3, 6 의 시험 항목은 3대(A군), 순
서 4 의 시험 항목은 2대(B군), 순서 5의 시험 항목은 3대(C군)를 
적용한다 .
        2. 시험항목 중 태양열 복사, 습윤·아황산가스의 영향, 염수 분무의 영
향, 고온·급냉의 영향, 옥외 폭로의 영향 및 측정값의 저장, 단자, 단
자함, 보호 접지 단자 b)는 「계량에 관한 법률」 제16조의 규정에 
의한 형식승인기관의 시험·검사 성적서 또는 소급된 시험·검사 설비
에 의한 자체 시험·검사 성적서로 대체할 수 있다.
        3. 콘센트 접속형 계기인 경우 12.3.3 상용 주파 내전압과 12.3.4 절연- 15 -현 행 개 정 안
저항을 적용하지 않는다.
11.2 시료의 크기 및 판정기준 (sample size and criteria)
시료의 크기 및 판정기준은 다음 표 1-50에 따른다.
시료의 
크기(n)판정기준비  고AC(합격)Re(불합격)
13 0 1시험의 실시 여부에 따라 
시료수의 크기는
확대 또는 축소될 수 있음표 1-50 시료의 크기 및 판정기준11.2 시료의 수량 및 판정기준 (sample size and criteria)
시료의 수량 및 판정기준은 다음 표 1-50에 따른다.
시료의 
수량(n)판정기준비  고AC(합격)Re(불합격)
8 0 1시험의 실시 여부에 따라 
시료의 수량은 변경될 수 
있음표 1-50 시료의 수량 및 판정기준
13. 기후 영향 추가 요구사항 (additional climatic requirement)
13.1 습윤·아황산가스의 영향
이 시험은 옥외용 계기에 대하여 적용하며 , KS C 1203의 4.3에 따라 시험하고 
해당 요구사항을 만족하여야 한다.
13.2 염수 분무의 영향
이 시험은 옥외용 계기에 대하여 적용하며 , KS C 1203의 4.4에 따라 시험하고 
해당 요구사항을 만족하여야 한다.
13.3 고온·급냉의 영향
이 시험은 커버가 유리로 된 계기에 대하여 적용하며 , KS C 1203의 4.6에 따라 
시험하고 해당 요구사항을 만족하여야 한다.13. 기후 영향 추가 요구사항 (additional climatic requirement)
13.1 습윤·아황산가스의 영향
이 시험은 옥외용 계기에 대하여 적용하며 , KS C 1203의 4.3에 따라 시험하고 
해당 요구사항을 만족하여야 한다.
13.2 염수 분무의 영향
이 시험은 옥외용 계기에 대하여 적용하며 , KS C 1203의 4.4에 따라 시험하고 
해당 요구사항을 만족하여야 한다.
13.3 고온·급냉의 영향
이 시험은 커버가 유리로 된 계기에 대하여 적용하며 , KS C 1203의 4.6에 따라 
시험하고 해당 요구사항을 만족하여야 한다.- 16 -현 행 개 정 안
13.4 옥외 폭로의 영향
이 시험은 옥외용 계기에 대하여 적용하며 , KS C 1203의 4.7에 따라 시험하고 
해당 요구사항을 만족하여야 한다.
13.5 금속 재료의 표면처리
이 시험은 외함이 금속으로 된 계기에 대하여 적용하며 , KS C 1203의 4.8에 따
라 시험하고 해당 요구사항을 만족하여야 한다.
비 고   1. 굽힘 시험 중 약 180° 접는 굽힘 시험 시간은 10초 이내로 한다.
        2. 도막의 두께 측정 시험은 현미경법 또는 막후계에 의하여 측정한다 .13.4 옥외 폭로의 영향
이 시험은 옥외용 계기에 대하여 적용하며 , KS C 1203의 4.7에 따라 시험하고 
해당 요구사항을 만족하여야 한다.
13.5 금속 재료의 표면처리
이 시험은 외함이 금속으로 된 계기에 대하여 적용하며 , KS C 1203의 4.8에 따
라 시험하고 해당 요구사항을 만족하여야 한다.
비 고   1. 굽힘 시험 중 약 180° 접는 굽힘 시험 시간은 10초 이내로 한다.
        2. 도막의 두께 측정 시험은 현미경법 또는 막후계에 의하여 측정한다 .
부속서 H 특수형 전력량계에 대한 평가
H.4 전자식 전력량계 가속 수명 시험 조건
(중략)
시료의 
크기 (n)시료 분류
가속 시험용 정상 사용 온도 시험용
33개 30개 3부속서 H 표 1 시험 시료 수량부속서 H 특수형 전력량계에 대한 평가
H.4 전자식 전력량계 가속 수명 시험 조건
(중략)
시료의 
수량 (n)시료 분류
가속 시험용 정상 사용 온도 시험용
33개 30개 3부속서 H 표 1 시험 시료 수량
부속서 I. 외부 계량장치 사용에 대한 영향 시험
(후략)부속서 I. 외부 측정장치  사용에 대한 영향 시험
(후략)
제1-4절 직류 전자식 전력량계 형식승인 기준 제1-4절 직류 전자식 전력량계 형식승인 기준- 17 -현 행 개 정 안
1. 적용범위 (scope)  
본 기준의 제1-1절 전력량계 일반 요구사항 의 해당 항에 따르고, 정격 전압 
500 V 이하의 직류 전력량을 계량하기 위한 계기등급 0.5 및 1.0 그리고 측정
범위가 0.05 In에서 1.2 In 까지의 직류 전자식 전력량계 (이하 계기)에 적용한
다.1. 적용범위 (scope)  
본 기준의 제1-1절 전력량계 일반 요구사항 의 해당 항에 따르고 기준 전압 1 
500 V 이하 직류 전력량을 계량하기 위한 계기등급 0.5 및 1.0의 그리고 측정
범위가 0.05 In에서 1.2 In 까지의 직류 전자식 전력량계 (이하 계기)에 적용한
다.
2. 인용 표준(normative references)
(중략)
IEC 62052-11:2003, Electricity metering equipment (a.c.) - General 
Requirements, Tests and Test Conditions －Part 11: Metering equipment
 IEC 60252-31:2015 , Electricity metering equipment (a,c,) - General 
Requirements, Tests and Test Conditions – Part 31: Product safety 
requirements and tests
(후략)2. 인용 표준(normative references)
(중략)
IEC 62052-11:2003, Electricity metering equipment (a.c.) - General 
Requirements, Tests and Test Conditions －Part 11: Metering equipment
IEC 62052-11:2020,  Electricity metering equipment - General 
requirements, tests and test conditions －Part 11 : Metering equipment
 IEC 62052-31:2015 , Electricity metering equipment (a,c,) - General 
Requirements, Tests and Test Conditions – Part 31: Product safety 
requirements and tests
(후략)
4.5 종류(type)
(중략)4.5 종류(type)
(중략)- 18 -현 행 개 정 안
사용 
방법에 
따른 종류등급에 
따른 
종류사용 
환경에 
따른 종류접속구조계량 
방향에
따른 분류
단독계기
변성기부
계기0.5 급
1.0 급옥내용
옥외용밑면접속형
측면접속형
상하양면접속형
좌우양면접속형
배면접속형
플러그접속형단방향
양방향표 1-51 종 류
사용 
방법에 
따른 종류등급에 
따른 
종류사용 
환경에 
따른 종류접속구조계량 
방향에
따른 분류
단독계기
변성기부
계기0.5 급
1.0 급옥내용
옥외용밑면접속형
측면접속형
상하양면접속형
좌우양면접속형
배면접속형
플러그접속형단방향
양방향표 1-51 종 류
5. 구조(construction requirements)
본 기준의 제1-1절 전력량계 일반 요구사항 의 해당 항에 따른다.5. 구조(construction requirements)
본 기준의 제1-1절 전력량계 일반 요구사항 의 해당 항에 따르며, 측정장치 (외
부 전류센서 등)가 계기의 외함에 함께 들어있지 않은 계기의 경우, 추가적으로 
다음의 요구사항을 만족해야 한다.
  a) 설치 후 봉인을 훼손하지 않고는 측정장치를 계량 대상으로부터 분리할 수 
없는 구조여야 한다.
  b) 측정장치와 계기 사이의 신호선은 외부로부터의 훼손(절단 등)에 적절히 
보호되어져야 한다. 훼손 또는 허용되지 않는 조작에 대한 이벤트 발생 
시, 이를 기록하고 사용자에게 즉시 알릴 수 있는 기능을 갖추어야 한다.
  c) 제조사는 올바른 측정장치 설치 및 봉인 방법을 제시하여야 한다.
  d) 측정장치는 설치방법에 의해 정확도에 영향을 주지 않으면서 봉인이 가능한 
구조여야 한다.
  e) 측정장치는 폐쇄형(solid core) 전류센서만 적용한다 .
6. 표시 사항(meter marking) 6. 표시 사항(meter marking)- 19 -현 행 개 정 안
본 기준의 제1-1절 전력량계 일반 요구사항 의 해당 항에 따른다. 본 기준의 제1-1절 전력량계 일반 요구사항 의 해당 항에 따른다.
비 고  외부 측정장치를 사용하는 경우 5항에 따라 외부 측정장치의 고유번호
(제조번호 )를 계기명판에 표시하거나 , 계기의 고유번호를 외부 측정장
치에 표시하여야 한다.
7.6 오차의 허용한도 (limits of error due to the variation of the current)
계기는 아래 표 1-53에 해당되는 계기 등급별 오차의 허용 한도를 초과하지 않
아야 한다. 
부하 전류계기 등급별 오차의 변화 (%)
0.5 급 1.0 급
0.01 In ≤ I < 0.05 In ± 1.0 -
0.05 In ≤ I < Imax ± 0.5 ± 1.0표 1-53 오차의 허용 한도7.6 오차의 허용한도 (limits of error due to the variation of the current)
계기는 아래 표 1-53에 해당되는 계기 등급별 오차의 허용 한도를 초과하지 않
아야 한다. 양방향 계기의 경우 각 방향에 대해 아래 표 1-53의 오차한도를 적
용해야 한다.
부하 전류계기 등급별 오차의 변화 (%)
0.5 급 1.0 급
0.01 In ≤ I < 0.05 In ± 1.0 -
0.05 In ≤ I ≤ Imax ± 0.5 ± 1.0표 1-53 오차의 허용 한도
비 고 외부측정장치를 사용하는 계기의 경우 측정장치를    지나는 전선의 위치
변화에 대한 영향을 시험하기 위해, 오차의 허용한도 시험을 제1-3절 
부속서 I에 따라 실시하여야 한다. 이 때 계기는 표 1-53에 해당되는 
기 등급별 오차의 허용 한도를 초과하지 않아야 한다.
7.7 외부영향에 의한 오차의 허용한도 (limits of error due to influence 
quantities)
본 기준의 제1-1절 전력량계 일반 요구사항 의 해당 항에 따르며, 각 계기의 
등급별 오차(또는 오차의 변화)는 표 1-54에 따른 각 계기의 등급별 허용한도
를 초과하지 않아야 한다.
표 1-54 외부 영향에 의한 오차의 허용한도7.7 외부영향에 의한 오차의 허용한도 (limits of error due to influence 
quantities)
본 기준의 제1-1절 전력량계 일반 요구사항 의 해당 항에 따르며, 각 계기의 
등급별 오차(또는 오차의 변화)는 표 1-54에 따른 각 계기의 등급별 허용한도
를 초과하지 않아야 한다.
표 1-54 외부 영향에 의한 오차의 허용한도- 20 -현 행 개 정 안
(표 내용 생략)
비 고   주위온도 영향에 대한 허용한도 값의 단위는 %/K를 의미한다 .(표 내용 생략)
비고 1. 주위온도 영향에 대한 허용한도 값의 단위는 %/K를 의미한다 .
     2. 단시간 과전류 인가를 위한 시험설비는 외부기관에서 보유한 설비를 이
용할 수 있다.
     3. 본 시험 전후에 기준전압 (Un), 기준전류 (In) 조건에서 정확도 측정이 되
어야 하며, 시험 전후의 백분율 오차 차이는 본 표에 명시된 오차한계를 
초과해서는 안 된다. 
9.3.8 단시간 과전류의 영향(short-time overcurrents)
단시간 과전류는 계기를 파괴하여서는 안 된다. 계기는 시험을 수행 후 정상적
으로 계량을 수행해야 하고, 시험 전, 후 오차는 표 1-54를 초과해서는 안 된
다.
전압이 인가된 조건에서 단시간 과전류 시험 수행 후, 계기는 전압 회로에 기준 
전압을 인가한 상태에서 초기 온도로 되돌아 와야 한다. (약 1시간)
계기는 0.5 초 동안에 30 Imax의 단시간 과전류를 통전할 수 있어야 하며, 과전
류의 오차는 0 ~ -10 % 이내 이어야 한다.9.3.8 단시간 과전류의 영향(short-time overcurrents)
단시간 과전류는 계기를 파괴하여서는 안 된다. 계기는 시험을 수행 후 정상적
으로 계량을 수행해야 하고, 시험 전, 후 오차는 표 1-54를 초과해서는 안 된
다.
전압이 인가된 조건에서 단시간 과전류 시험 수행 후, 계기는 전압 회로에 기준 
전압을 인가한 상태에서 초기 온도로 되돌아 와야 한다. (약 1시간)
계기는 0.5 초 동안에 30 Imax의 단시간 과전류를 통전할 수 있어야 하며, 과전
류의 오차는 0 ~ -10 % 이내 이어야 한다.
비 고  단시간 DC 과전류 인가를 위한 시험설비는 외부 기관에서 보유한 설비
를 이용할 수 있다. 
9.3.9 자체가열의 영향(self-heating)
이 시험은 다음의 절차에 따른다.
  a) 전류 회로에 전류를 인가하지 않은 상태로 한다.
  b) 적어도 2시간 동안 기준전압을 전압 회로에 인가한 후 정격 최대 전류를 
전류 회로에 인가한다 .
  c) 전류가 흐른 직후 계기 오차를 측정하여야 한다. 그리고 나서 시간에 따른 9.3.9 자체가열의 영향(self-heating)
이 시험은 다음의 절차에 따른다.
  a) 전류 회로에 전류를 인가하지 않은 상태로 한다.
  b) 적어도 2시간 동안 기준전압을 전압 회로에 인가한 후 정격 최대 전류를 
전류 회로에 인가한다 .
  c) 전류가 흐른 직후 계기 오차를 측정하여야 한다. 그리고 나서 시간에 따른 - 21 -현 행 개 정 안
오차변화의 변화곡선이 올바르게 그려질 수 있을 정도로 충분한 짧은 주
기로 계기 오차를 측정한다 .
  d) 이 시험은 적어도 1시간 동안 그리고 오차 변화가 다음과 같을 때까지 수
행한다.
20 분 동안의 오차 변화가 0.05 %를 초과하지 않을 때 까지 수행한다 .오차변화의 변화곡선이 올바르게 그려질 수 있을 정도로 충분한 짧은 주
기로 계기 오차를 측정한다 .
  d) 이 시험은 최소 1시간 또는 20 분 동안의 오차 변화가 0.2 %를 초과하지 
않을 때 까지 수행한다 .
11.1 시험 순서 및 시험항목 (test procedure, items)
형식승인시험의 시험순서 , 시험항목은 다음과 같다.
표 1-56 형식승인 시험순서 및 항목
(표 내용 생략)
비 고  시료의 적용은 8대로 순서 1 ~ 3, 6 의 시험 항목은 3대(A군), 순서 4 
의 시험 항목은 2대(B군), 순서 5의 시험 항목은 3대(C군)를 적용한
다.11.1 시험 순서 및 시험항목 (test procedure, items)
형식승인 시험항목 및 권장 시험 순서는 다음과 같다
표 1-56 형식승인 시험순서 및 항목
(표 내용 생략)
비 고 1. 시료의 적용은 8대로 순서 1 ~ 3, 6 의 시험항목은 3대(A군), 순서 4 
의 시험 항목은 2대(B군), 순서 5의 시험 항목은 3대(C군)를 적용한다 .
      2. 시험항목 중 태양열 복사 및 측정값의 저장, 단자, 단자함, 보호 접지 
단자 b), 단시간 과전류의 영향은 「계량에 관한 법률」 제16조의 규
정에 의한 형식승인기관의 시험·검사 성적서 또는 소급된 시험·검사 설
비에 의한 자체 시험·검사 성적서로 대체할 수 있다.
11.3 시료의 크기 및 판정기준 (sample size and criteria)
시료의 크기 및 판정기준은 다음 표 1-57에 따른다.11.3 시료의 수량 및 판정기준 (sample size and criteria)
시료의 수량 및 판정기준은 다음 표 1-57에 따른다.- 22 -현 행 개 정 안
시료의 
크기(n)판정기준
비  고
AC(합격)Re(불합격)
8 0 1시험의 실시 여부에 따라 
시료수의 크기는
확대 또는 축소될 수 있음표 1-57 시료의 크기 및 판정기준
시료의 
수량(n)판정기준
비  고
AC(합격)Re(불합격)
8 0 1시험의 실시 여부에 따라 
시료의 수량은 변경될 수 
있음표 1-57 시료의 수량 및 판정기준
제3장 형식승인 신규 및 변경처리 기준
4. 형식승인 시험을 위한 시료크기 및 판정기준
  (1) 형식승인 신규 시 시료크기 및 판정기준은 각 절의 형식승인 기술기준에
서 11. 형식승인 시험에 따른다. 형식승인 변경을 하고자 할 때에는 본 
장의 표 3-2, 표 3-3 및 표 3-4 에 해당하는 시험을 실시하여야 하며, 
필요한 시료 크기는 형식승인 기준에서 정한 각 시험군별 2대씩으로 하
며 시험군은 기술기준 각 절의 형식승인 기술기준에서 11. 형식승인 시
험을 참조한다 . 시료의 크기는 시험할 최소한의 수량으로 형식승인기관
은 필요시 형식승인 시험을 위해서 추가 시료를 요청할 수 있다.
(중략)
  (3) 동일계열 시험 요구 항목 (제1-3절 교류 전자식 전력량계 형식승인기준 )
   1) 9.3.9 자체가열의 영향
   2) 12.4 가열
   3) 13.4 옥외 폭로의 영향제3장 형식승인 신규 및 변경처리 기준
4. 형식승인 시험을 위한 시료의 수량 및 판정기준
  (1) 형식승인 신규 시 시료의 수량 및 판정기준은 각 절의 형식승인 기술기준
에서 11. 형식승인 시험에 따른다. 형식승인 변경을 하고자 할 때에는 본 
장의 표 3-2, 표 3-3 및 표 3-4 에 해당하는 시험을 실시하여야 하며, 
필요한 시료 수량은 형식승인 기준에서 정한 각 시험군별 2대씩으로 하
며 시험군은 기술기준 각 절의 형식승인 기술기준에서 11. 형식승인 시
험을 참조한다 . 시료의 수량은 시험할 최소한의 수량으로 형식승인기관
은 필요시 형식승인 시험을 위해서 추가 시료를 요청할 수 있다.
(중략)
  (3) 동일계열 시험 요구 항목 (제1-3절 교류 전자식 전력량계 형식승인기준 )
   1) 9.3.9 자체가열의 영향
   2) 12.4 가열
   3) 13.4 옥외 폭로의 영향- 23 -현 행 개 정 안
   4) 12.6 먼지·물의 침투에 대한 보호성    3) 12.6 먼지·물의 침투에 대한 보호성
5. 형식승인의 구분
전력량계의 형식승인은 아래와 같이 구분한다 .
(중략)
  (6) 접속구조에 따른 분류 : 밑면접속형 , 측면접속형 , 상하양면접속형 , 좌우양면접
속형, 배면접속형 , 플러그접속형
(중략)
  (9) 기준 전압 : 교류 전력량계 (63.5 V, 110 V, 220 V), 직류 전력량계 (36 V, 
48 V, 60 V, 100 V, 110 V, 200 V, 220 V, 400 V 또는 X V)
(후략)5. 형식승인의 구분
전력량계의 형식승인은 아래와 같이 구분한다 .
(중략)
  (6) 접속구조에 따른 분류 : 밑면접속형 , 측면접속형 , 상하양면접속형 , 좌우양면접
속형, 배면접속형 , 플러그접속형 , 콘센트접속형
(중략)
  (9) 기준 전압 : 교류 전력량계 (63.5 V, 110 V, 220 V), 직류 전력량계 (5, 9, 
12, 24, 36, 48, 60, 96, 100, 110, 120, 150, 200, 220, 240, 300, 
400, 500, 600, 750, 800, 1 000, 1 500 또는 1500 이하 X V)
(후략)
6. 형식승인서에 표기하여야할 사항
(중략)
  (6) 접속구조에 따른 분류 : 밑면접속형 , 측면접속형 , 상하양면접속형 , 좌우양면접
속형, 배면접속형 , 플러그접속형
(중략)
  (8) 기준 전류 : 교류 전력량계(단독계기 Ib, 변성기부계기 In,, 최대전류 Imax), 직류 전
력량계 (단독계기 In,, 최대전류 Imax)
비 고   단독계기의 경우, 기본전류 (Ib)와 정격최대전류 (Imax)을 동시에 표기하
되, 변성기부 계기의 경우, 정격전류 (In)만 표기한다 .
  (9) 기준 전압 : 교류 전력량계 (63.5 V, 110 V, 220 V), 직류 전력량계 (48 V, 6. 형식승인서에 표기하여야할 사항
(중략)
  (6) 접속구조에 따른 분류 : 밑면접속형 , 측면접속형 , 상하양면접속형 , 좌우양면접
속형, 배면접속형 , 플러그접속형 , 콘센트접속형
(중략)
  (8) 기준 전류 : 교류 전력량계(단독계기 Ib, 변성기부계기 In,, 최대전류 Imax), 직류 전
력량계 (단독계기 In,, 최대전류 Imax)
비 고  1. 교류 단독계기의 경우, 기본전류 (Ib)와 정격최대전류 (Imax)를 동시에 
표기하되 , 변성기부 계기의 경우, 정격전류 (In)만 표기한다 .
       2. 직류 단독계기의 경우, 기준전류 (In)와 정격최대전류 (Imax)를 동시에 
표기한다 .
       3. 다중전압 계기의 경우, 최소전압과 최대전압을 동시에 표기한다 .
  (9) 기준 전압 : 교류 전력량계 (63.5 V, 110 V, 220 V), 직류 전력량계 (5, 9, - 24 -현 행 개 정 안
60 V, 100 V, 110 V, 200 V, 220 V, 400 V 또는 X V)
(중략)
  (16) 기타 형식승인 기관이 필요하다고 판단하는 사항(분리형 표시장치, 외부 전류센
서)12, 24, 36, 48, 60, 96, 100, 110, 120, 150, 200, 220, 240, 300, 
400, 500, 600, 750, 800, 1 000, 1 500 또는 1500 이하 X V)
(중략)
  (16) 기타 형식승인 기관이 필요하다고 판단하는 사항(분리형 표시장치, 외부 측정장
치)
7. 형식승인의 변경범위 및 변경 시 시험항목
(중략)
기술기준산업통상자원부 
고시
제2016 - 124호산업통상자원부 
고시
제2018 - 206호비 
고
교류 
유도형 
전력량계7.1 구 조  일 반  등  36 
항 목
(발신 장치 부착 
계기는 38 항목)5. 구조 등 36 항목
(발신장치 부착계기는 
38 항목)
교류 
전자식 
전력량계8. 구조 등 51 
항목
(옥내용 계기는 
47항목)5. 구조 등 54 
항목
(옥내용 계기는 
50항목)
직류 
전자식 
전력량계-5. 구조 등 38 
항목신 
설표 3-1. 형식승인 전체 시험 항목 수
(후략)7. 형식승인의 변경범위 및 변경 시 시험항목
(중략)
기술기준산업통상자원부 
고시
제2018 - 206호산업통상자원부 
고시
제2020 - XXX호비 
고
교류 
유도형 
전력량계5. 구조 등 36 항목
(발신장치 부착계기는 
38 항목)5. 구조 등 36 항목
(발신장치 부착계기는 
38 항목)
교류 
전자식 
전력량계5. 구조 등 54 
항목
(옥내용 계기는 
50항목)5. 구조 등 49 
항목
(옥내용 계기는 
48항목)
직류 
전자식 
전력량계5. 구조 등 38 
항목5. 구조 등 38항목
(옥내용 계기는
37항목)표 3-1. 형식승인 전체 시험 항목 수
(후략)
표 3-3. 교류 전자식 전력량계 형식승인 변경 시 시험항목
(중략)표 3-3. 교류 전자식 전력량계 형식승인 변경 시 시험항목
(중략)- 25 -현 행 개 정 안
7.
외 함
의 
형상전면 기
능 요 소
의 위치 
변 경, 
외형 디
자인 및 
크 기 의 
변경(6)5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.5
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
9.2.3
12.3.2
12.3.3
12.3.4
13.1
13.2
13.3
13.4
12.6내충격성
내진동성
기계적 강도
외함
내열성
내한성
온·습도 사이클
태양열 복사
정전기 방전 내성
충격파 내전압
상용 주파 내전압
절연저항
습윤·아황산가스의 영향
염수분무의 영향
고온·급냉의 영향
옥외폭로의 영향
먼지·물의 침투에 대한 보호성
(중략)
9. 
외함
이나 
단자
함의
재질외 함 이
나 단자
함 재질 
변경5.
5.2.1
5.2.2
5.2.3
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
12.3.2
12.3.3
12.3.4구조
내충격성
내진동성
기계적 강도
내열성
내한성
온·습도 사이클
태양열 복사
충격파 내전압
상용 주파 내전압
절연저항7.
외 함
의 
형상전면 기
능 요 소
의 위치 
변 경, 
외형 디
자인 및 
크 기 의 
변경(6)5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.5
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
9.2.3
12.3.2
12.3.3
12.3.4
13.1
13.2
13.3
13.4
12.6내충격성
내진동성
기계적 강도
외함
내열성
내한성
온·습도 사이클
태양열 복사
정전기 방전 내성
충격파 내전압
상용 주파 내전압
절연저항
습윤·아황산가스의 영향
염수분무의 영향
고온·급냉의 영향
옥외폭로의 영향
먼지·물의 침투에 대한 보호성
(중략)
9. 
외함
이나 
단자
함의
재질외 함 이
나 단자
함 재질 
변경5.
5.2.1
5.2.2
5.2.3
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
12.3.2
12.3.3
12.3.4구조
내충격성
내진동성
기계적 강도
내열성
내한성
온·습도 사이클
태양열 복사
충격파 내전압
상용 주파 내전압
절연저항- 26 -현 행 개 정 안
(중략)
주(9) 모뎀은 데이터의 원거리 전송을 위해 디지털 신호를 아날로그 신호로 
변조하여 송신하고 수신된 아날로그 신호를 본래의 디지털 신호로 복조하는 
장치로서 전화선, 전력선 등을 전송로로 이용하거나 전파를 이용하는  
유무선 모뎀을 포함한다 .12.4
12.5
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5가열
열과 불의 내력
습윤·아황산가스의 영향
염수분무의 영향
고온·급냉의 영향
옥외폭로의 영향
금속재료의 표면처리
(중략)
12. 
PCB
추가보 조 회
로 또는 
option 
board(7) 
등을 계
기 내부
(8)에 추
가7.12
7.17.2
7.17.3
7.17.4
7.17.5
7.17.6
7.17.8계기의 전력손실
전자파 장해
급과도 버스트의 영향
감쇄 진동파의 영향
고주파 전자계의 영향
전도성 고조파 전자계의 영향
서지 내성
모뎀( 9 )
을 계기 
내 부 에 
추가신규 시험항목에 의거 시험
(중략)
주(9) 모뎀은 데이터의 원거리 전송을 위해 디지털 신호를 아날로그 신호로 
변조하여 송신하고 수신된 아날로그 신호를 본래의 디지털 신호로 복조하는 
장치로서 전화선, 전력선 등을 전송로로 이용하거나 전파를 이용하는  
유무선 모뎀을 포함한다 . 모뎀이 없는 계기 내부에 새롭게 모뎀을 추가하
는 경우 신규에 의거하여 적용한다 .
(후략)12.4
12.5
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5가열
열과 불의 내력
습윤·아황산가스의 영향
염수분무의 영향
고온·급냉의 영향
옥외폭로의 영향
금속재료의 표면처리
(중략)
12. 
PCB
추가보 조 회
로 또는 
option 
board(7) 
등을 계
기 내부
(8)에 추
가7.12
7.17.2
7.17.3
7.17.4
7.17.5
7.17.6
7.17.8계기의 전력손실
전자파 장해
급과도 버스트의 영향
감쇄 진동파의 영향
고주파 전자계의 영향
전도성 고조파 전자계의 영향
서지 내성
모뎀( 9 )
을 계기 
내 부 에 
추가신규 시험항목에 의거 시험- 27 -현 행 개 정 안
표 3-4. 직류 전자식 전력량계 형식승인 변경 시 시험항목
(중략)
(중략)
주(9) 모뎀은 데이터의 원거리 전송을 위해 디지털 신호를 아날로그 신호로 
변조하여 송신하고 수신된 아날로그 신호를 본래의 디지털 신호로 복조하는 
장치로서 전화선, 전력선 등을 전송로로 이용하거나 전파를 이용하는  
유무선 모뎀을 포함한다 .
(후략)12. 
PCB
추가보 조 회
로 또는 
option 
board(7) 
등을 계
기 내부
(8)에 추
가4.4
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.11계기의 전력손실
고주파 전자계의 영향
급과도 버스트의 영향
전도성 고주파 전자계의 영향
서지 내성
전자파 장해
모뎀( 9 )
을 계기 
내 부 에 
추가신규 시험항목에 의거 시험표 3-4. 직류 전자식 전력량계 형식승인 변경 시 시험항목
(중략)
(중략)
주(9) 통신모듈 추가로 인해 계기의 메인 PCB가 변경 시에 적용한다 . 통신모
듈을 위한 인터페이스가 존재하여 메인 PCB 변경 없이 통신모듈이 추가
되는 경우 ‘보조회로 또는 option board(7) 등을 계기 내부(8)에 추가’로 적
용한다. 모뎀이 없는 계기 내부에 새롭게 모뎀을 추가하는 경우 신규에 
의거하여 적용한다 .
(후략)12. 
PCB
추가보 조 회
로 또는 
option 
board(7) 
등을 계
기 내부
(8)에 추
가4.4
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.11계기의 전력손실
고주파 전자계의 영향
급과도 버스트의 영향
전도성 고주파 전자계의 영향
서지 내성
전자파 장해
모뎀( 9 )
을 계기 
내 부 에 
추가신규 시험항목에 의거 시험