Yêu_cầu đối_với trong hệ_thống lạnh được quy_định như thế_nào ?
Điều 11 . Yêu_cầu đối_với trong hệ_thống lạnh 1 . Lựa_chọn thiết_bị , công_nghệ phù_hợp . 
 2 . Chỉ_số hiệu_quả COP tối_thiểu theo quy_định tại mục 2.2 Thông_tư số 15 / 2013 / TT - BXD ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ_trưởng Bộ Xây_dựng ban_hành Quy_chuẩn kỹ_thuật quốc_gia các Công_trình xây_dựng sử_dụng năng_lượng hiệu_quả ( sau đây gọi tắt là Thông_tư số 15 / 2013 / TT - BXD ) . 
 3 . Hệ_thống lạnh phải có hệ_số IPLV và IEER cao .
Điều 19 . Thiết_bị lạnh bảo_quản các đơn_vị máu và chế_phẩm máu 1 . Yêu_cầu chung về thiết_bị lạnh bảo_quản đơn_vị máu và chế_phẩm máu 
 a ) Phòng đặt thiết_bị lạnh bảo_quản máu phải được bảo_đảm có điện_áp ổn_định và thông khí tốt ; 
 b ) Thiết_bị lạnh có đủ khoảng trống trong khoang bảo_quản để bảo_đảm lưu_thông dòng khí , dễ kiểm_tra và quan_sát ; 
 c ) Nhiệt_độ đồng_đều ở mọi vị_trí bên trong khoang bảo_quản ; 
 d ) Thiết_bị lạnh phải có hệ_thống theo_dõi nhiệt_độ đáp_ứng các yêu_cầu sau : 
 - Có khả_năng giám_sát nhiệt_độ đồng_thời bằng hai phương_pháp độc_lập , liên_tục và lưu lại được thông_số theo thời_gian thực_tế bằng hệ_thống ghi nhiệt_độ tự_động hoặc ghi thủ_công ít_nhất 4 giờ một lần ; 
 - Hệ_thống giám_sát nhiệt_độ của thiết_bị lạnh phải hoạt_động được trong trường_hợp mất điện nguồn ; 
 - Có hệ_thống cảnh_báo nhiệt_độ bất_thường bằng âm_thanh , ánh_sáng . 
 đ ) Thiết_bị lạnh bảo_quản đơn_vị máu , chế_phẩm máu không được dùng để bảo_quản các thuốc_thử , sinh phẩm xét_nghiệm , thực_phẩm ; 
 e ) Có chỗ bảo_quản riêng , có nhãn phân_biệt cho từng loại máu , chế_phẩm máu , như sau : 
 - Loại đã xét_nghiệm an_toàn sẵn_sàng cấp_phát ; 
 - Loại chưa xét_nghiệm ; 
 - Loại đã xét_nghiệm và có kết_quả bất_thường . 
 2 . Yêu_cầu đối_với tủ_lạnh bảo_quản đơn_vị máu , chế_phẩm máu 
 a ) Nhiệt_độ bên trong khoang bảo_quản luôn từ 2oC đến 6oC ; 
 b ) Bảo_đảm sự đồng_đều nhiệt của khoang bảo_quản bằng thông gió cưỡng_bức với quạt thông_gió ; 
 c ) Cho phép quan_sát được các túi máu lưu_trữ bên trong khoang bảo_quản , mà không cần mở cánh tủ . 
 3 . Yêu_cầu đối_với quầy đông_lạnh bảo_quản đơn_vị máu , chế_phẩm máu 
 a ) Nhiệt_độ bên trong khoang bảo_quản luôn có nhiệt_độ từ âm 18oC ( - 18oC ) trở xuống tuỳ theo yêu_cầu bảo_quản của loại chế_phẩm máu và quy_trình được phê_duyệt ; 
 b ) Có khả_năng định_kỳ tự phá đông dàn lạnh hoặc phải định_kỳ phá đông thủ_công đá bám dính dàn lạnh . 
 4 . Yêu_cầu đối_với máy lắc và tủ bảo_quản tiểu_cầu 
 a ) Nhiệt_độ bên trong khoang bảo_quản luôn từ 20oC đến 24oC ; 
 b ) Bảo_đảm sự đồng_đều nhiệt_độ trong tủ bằng thông gió cưỡng_bức với quạt thông_gió ; 
 c ) Quan_sát được các túi tiểu_cầu lưu_trữ bên trong khoang bảo_quản , mà không cần mở cánh tủ ; 
 d ) Máy_lắc theo chiều ngang ; 
 đ ) Có hệ_thống báo_động khi máy lắc dừng hoạt_động hoặc có những bất_thường .