Hiệu chuẩn_thiết_bị ghi đo bức_xạ đáp_ứng yêu_cầu gì ?
Điều 45 . Hiệu chuẩn_thiết_bị ghi đo bức_xạ 1 . Có nguồn phóng_xạ chuẩn , thiết_bị bức_xạ được hiệu chuẩn tại phòng chuẩn đo_lường bức_xạ , hạt_nhân quốc_gia hoặc quốc_tế . 
 2 . Có phòng chuẩn thực_hiện hiệu chuẩn_thiết_bị ghi đo bức_xạ đáp_ứng yêu_cầu sau : 
 a ) Thiết_kế che_chắn bảo_đảm an_toàn bức_xạ cho nhân_viên bức_xạ , công_chúng và bảo_đảm việc hiệu chuẩn không bị ảnh_hưởng bởi phóng_xạ môi_trường ; 
 b ) Có hệ_thống kiểm_soát nhiệt_độ , độ_ẩm để bảo_đảm chất_lượng của hoạt_động hiệu chuẩn ; 
 c ) Trường_hợp không có thiết_kế phòng hoặc không có hướng_dẫn về kích_thước phòng của nhà cung_cấp_thiết_bị hoặc nguồn chuẩn , phải bảo_đảm kích_thước tối_thiểu của phòng chuẩn theo quy_định tại Phụ_lục VII của Nghị_định này . 
 3 . Đáp_ứng các điều_kiện quy_định tại khoản 1 , khoản 3 và khoản 4 Điều 39 của Nghị_định này .
Điều 3 . Đo_lường bức_xạ , kiểm_định và hiệu chuẩn_thiết_bị ghi đo bức_xạ , thiết_bị bức_xạ , thiết_bị hạt_nhân . 1 . Tổ_chức , cá_nhân sử_dụng thiết_bị thuộc danh_mục thiết_bị ghi đo bức_xạ , thiết_bị bức_xạ , thiết_bị hạt_nhân phải kiểm_định , hiệu chuẩn phải thực_hiện việc kiểm_định , hiệu chuẩn trong các trường_hợp sau : 
 a ) Trước khi đưa thiết_bị vào sử_dụng ; 
 b ) Theo định_kỳ ; 
 c ) Sau khi lắp_đặt lại thiết_bị hoặc sửa_chữa có ảnh_hưởng đến tính_năng an_toàn và độ chính_xác của thiết_bị . 
 2 . Bộ Khoa_học và Công_nghệ_thiết_lập , duy_trì chuẩn đo_lường bức_xạ quốc_gia ; ban_hành quy_định cụ_thể việc kiểm_định , hiệu chuẩn và danh_mục thiết_bị ghi đo bức_xạ , thiết_bị bức_xạ , thiết_bị hạt_nhân phải kiểm_định , hiệu chuẩn .