En referensplats är en plats som du redan vet höjden av tack vare tidigare markundersökningar. För att få ut de mest exakta data från din dumpiga nivå, måste du söka online och hitta en referens plats som ligger nära den plats du vill mäta.  Du kan söka upp referensplatser genom att besöka webbplatser som https://www.geocaching.com/mark/.  Om du inte kan hitta ett riktmärke plats, kan du mäta från en distinkt mark funktion, såsom ett stort träd eller byggnad, istället. Placera ditt stativ på en platt, klar mark som sitter mellan din referensplats och den plats du vill mäta. Lås sedan upp låsen på dina stativben och sträck ut varje ben. Justera benen tills stativet är helt jämnt, stäng sedan varje lås.  Nästan alla stativ kommer med en inbyggd bubbla nivå. Du kan använda detta för att bedöma om stativet är nivå. För att mäta området korrekt, se till att du sätter upp på en plats som är något högre än ditt riktmärke plats. Skruva fast din dumpiga nivå på stativets basplatta och koppla sedan ihop basplattan med huvudstativets kropp. När instrumentet är säkert fastsatt, vrid den dumpiga nivåns teleskop så att det sitter parallellt med 2 av anordningens utjämningsskruvar. Om den dumpiga nivån wobbles när man knackar, dra åt utjämningsskruvarna för att bättre säkra enheten. Leta efter en traditionell bubbla nivå som ligger någonstans på din enhet. När du hittar den, ta tag i de 2 utjämningsskruvar som är parallella med apparatens teleskop och vrid dem i motsatt riktning. Gör detta tills bubblan sitter i den exakta mitten av nivån.  För bästa resultat, vrid skruvarna med en jämn mängd kraft och tryck. Du hittar vanligtvis bubblan nivån antingen ovanpå eller under apparatens teleskop. Efter att ha justerat de två första utjämningsskruvarna vrider du teleskopet ungefär 90 grader så att det sitter parallellt med enhetens tredje utjämningsskruv. Justera sedan skruven tills bubblan återigen sitter i mitten av nivån. Vintage dumpiga nivåer har ofta 4 utjämningsskruvar istället för 3. Om detta är fallet för din enhet, justera det andra paret skruvar precis som du justerat det första paret. Efter att ha gjort dina första utjämningsjusteringar, återgå ditt teleskop till sin startposition och kontrollera att bubblan fortfarande sitter i mitten av nivån. Om det gör det, vrid teleskopet 180 grader och kontrollera nivån igen. Du kan fokusera enheten när alla 3 positioner visar bubblan i mitten av nivån. Om bubblan inte är centrerad i någon av de 3 positionerna, upprepa utjämningsprocessen tills den är.
Hitta en referensplats nära den plats du vill mäta. Ställ din stativ upp nära den plats du vill mäta. Anslut enheten till stativet och placera den över 2 utjämningsskruvar. Nivå enheten genom att justera de 2 utjämningsskruvar. Vrid teleskopet 90 grader och justera den tredje utjämningsskruven. Kontrollera din nivå kalibrering genom att vrida den 180 grader.