Denna enhet är lätt att konstruera hemma, efter en liten shoppingresa. Den kallas "Joly photometer" efter dess inventering och kan användas för att mäta den relativa intensiteten hos två ljuskällor. Med lite kunskap om fysik, levereras nedan, kommer du att kunna upptäcka vilken av dina glödlampor avger mer ljus, samt vilka som är mest effektiva för den mängd kraft de använder.  Relativa mätningar ger dig inget resultat i fråga om enheter. Du kommer att veta exakt hur två ljusintensiteter jämför, men kommer inte att kunna relatera dem till en tredje intensitet utan att upprepa experimentet. Köp ett paket paraffinvax från en järnhandel eller livsmedelsbutik, och dra ut en 1⁄4 pund (0,55 kg) platta. Med hjälp av en vass kniv skär du plattorna i två lika stora bitar. Skär genom plattan långsamt för att undvika att bryta av bitar. Riv av en aluminiumfolie och lägg den ovanpå en av de två paraffinbitarna, som täcker den översta ytan. Lägg den andra paraffinbiten ovanpå aluminiumet. För att den här enheten ska fungera måste vi stå på dess ände, så folien i mitten är vertikal. Om ditt vax inte står upp på egen hand, kan du hålla det horisontellt för tillfället. Kom bara ihåg att lådan du kommer att bygga bör vara utformad för att hålla vaxet i läge vertikalt. Du kan använda två gummiband för att hålla ihop blocket. Lägg den ena nära toppen av smörgåsen och den andra nära botten. Välj en låda som är tillräckligt stor för att hålla ditt vaxblock. Förpackningen som vaxet såldes i fungerar ofta bra. Använd en linjal och ett par saxar för att skära tre fönster i lådan: Klipp två fönster på motsatta sidor, exakt samma storlek. Varje fönster kommer att se en annan halva av paraffin, när blocket placeras inuti. Klipp ett tredje fönster i valfri storlek i rutans framsida. Detta bör centreras, så att du kan se båda halvorna av paraffinblocket, på vardera sidan av aluminiumfolien. Håll aluminiumfolien mellan de två paraffinvaxblocken i vertikalt läge. Du kan behöva använda tejp, små bitar av kartong, eller både för att hålla vaxblocken upprätt och parallellt med de motsatta fönstersidorna, och vidröra folien mellan dem. Om lådan är öppen högst upp ska den täckas med en annan bit kartong eller annan ljusblockerande barriär. Välj en av de ljuskällor du kommer att jämföra som ett "standardljus", som du kommer att använda som en baslinje för intensitet. Om du jämför mer än två ljuskällor, kommer du att använda denna ljuskälla vid varje jämförelse. Placera två glödlampor, lysdioder eller andra ljuskällor på en plan yta i en rak linje. Avståndet mellan dem bör vara betydligt större än bredden på lådan du gjorde. Fotomätaren ska vara på exakt samma höjd som ljuskällorna, så att ljusen helt lyser upp vaxblocken genom sidofönstren. Kom ihåg att ljuskällorna bör vara ett rättvist avstånd bort, för att tillåta jämn belysning. Stäng fönster, nyanser eller persienner så att endast ljus från testljuskällorna träffar blocken. Flytta fotometern mot sidan med dimmervaxet. Titta genom det främre fönstret när du justerar läget för rutan, och stanna när båda vaxblock verkar lika ljusa. Använd mättejp för att mäta avståndet från aluminiumfolien till din valda "referenspunkt" ljuskälla. Vi kallar det här för D1. Skriv ner detta och mät sedan avståndet från aluminiumfolien till ljuskällan på motsatt sida, d2. Du kan mäta avståndet med vilken enhet som helst, men se till att inte blanda dem. Till exempel, om din mätning är i fötter och inches, konvertera resultatet att använda inches bara. Ljusstyrkan i blocken minskar med kvadraten på avståndet, eftersom vi mäter mängden ljus som faller på en tvådimensionell yta, men ljuset strålar genom tredimensionell volym. Med andra ord, när en ljuskälla rör sig dubbelt så långt bort (x2) sprids det ljus den producerar ut över fyra gånger området (x22). Vi kan skriva ljusstyrkan som "I/d2 I är intensiteten och d är avståndet, precis som vi använde dem i tidigare steg, tekniskt, vad vi beskrev som ljusstyrka kallas belysning i detta sammanhang. När båda blocken ser lika ljusa ut är deras "ljusstyrka" lika. Vi kan skriva detta som en formel, sedan ordna om det för att lösa för I2, eller den relativa intensiteten hos den andra ljuskällan: I1/d12 = I2/d22 I2 = I1(d22/d12) Eftersom vi bara mäter den relativa intensiteten, eller hur de jämför, kan vi bara säga I1 = 1. Detta kommer att göra vår formel enkel: I2 = d22/d12 Till exempel, låt oss säga avståndet d1 till vår referenspunkt ljuskälla är 2 fot (0,6 meter), och att avståndet d2 till vår andra ljuskälla är 5 fot (1,5 meter): I2 = 52/22 = 25/4 = 6,25 Den andra ljuskällan har en intensitet 6,25 gånger större än den första ljuskällan. Om du använder glödlampor med en watt märkt på dem, såsom "60W" för "60 watt", det är hur mycket elektrisk effekt glödlampan använder. Dela upp glödlampans relativa intensitet med denna kraft för att ta reda på hur effektiv glödlampan är, i förhållande till dina andra ljuskällor. Till exempel: En 60 watts glödlampa med en relativ intensitet på 6 har en relativ verkningsgrad på 6/60 = 0,1. En 40 watts glödlampa med en relativ intensitet på 1 har en relativ verkningsgrad på 1/40 = 0,025. Eftersom 0,1 / 0,025 = 4, är 60W glödlampan fyra gånger så effektiv när det gäller att omvandla elektrisk kraft till ljus. Observera att det fortfarande kommer att använda mer kraft än 40W glödlampan, och därmed kosta dig mer pengar; effektivitet berättar bara hur mycket "bang för din buck" du får.
Använd detta för att jämföra ljuskällor. Skär en skiva paraffinvax på mitten. Sandwich aluminiumfolie mellan paraffinbitarna. Vrid "sandwich" vertikalt. Skär tre fönster i en kartong. Placera paraffinet i lådan. Bestäm en "referenspunkts" ljuskälla. Ordna två ljuskällor i en rak linje. Placera fotometern mellan ljuskällorna. Släck alla andra lampor i rummet. Justera rutan tills båda vaxblocken är lika ljusa. Mät avståndet mellan fotometern och varje ljuskälla. Förstå fysiken som är inblandad. Använd denna kunskap för att lösa för den relativa intensiteten. Beräkna effektiviteten.