Detta har de ljusbågsformade skalorna synliga genom fönstret och en pekare som anger värdena som avläses från skalan.  De ljusbågsformade markeringarna på mätarens framsida kan vara olika färger som anger varje skala, så de kommer att ha olika värden. Dessa bestämmer magnitudintervallen. En bredare spegelliknande yta formad som fjällen kan också vara närvarande. Spegeln används för att minska det som kallas "parallaxvisningsfel", genom att rada upp pekaren med dess reflektion innan du läser värdet pekaren indikerar. I bilden framträder den som en bred grå rand mellan den röda och den svarta vågen. Många nyare multimeter har digitala avläsningar, snarare än den analoga skalan. Funktionen är i stort sett densamma, du kommer bara att få en numerisk avläsning. Detta gör att du kan ändra funktionen mellan volt, ohms, och förstärkare, och att ändra skalan (x1, x10, etc.) av mätaren. Många funktioner har flera intervall, så det är viktigt att både ställa in korrekt, annars allvarliga skador på mätaren eller skada operatören kan leda till. Vissa meter har en "Off" position på denna växel medan andra har en separat strömbrytare för att stänga av mätaren. Mätaren ska ställas in på "Off" när den förvaras och inte används. De flesta multimeter har flera domkrafter som används för detta ändamål.  En är vanligtvis märkt "COM" eller (-), som står för gemensamt. Det är här den svarta testledningen kommer att anslutas. Det kommer att användas för nästan varje mätning som tas.  De andra domkrafterna ska märkas "V" (+) och Omega-symbolen (en hästsko upp och ner) för Volts respektive Ohms. + och symbolerna representerar sondernas polaritet när de ställs in för och testar DC-volt. Om testlederna installerades som föreslagits, skulle den röda ledningen vara positiv jämfört med den svarta testledningen. Detta är trevligt att veta när kretsen under test inte är märkt + eller, som vanligt fallet. Många meter har ytterligare domkrafter som krävs för ström- eller högspänningsprovningar. Det är lika viktigt att ha testlederna kopplade till de rätta domkrafterna som det är att ha selector switch-området och testtyp (volt, förstärkare, ohms) set. Allt måste vara korrekt. Rådgör med mätarhandboken om du är osäker på vilka domkrafter som ska användas. Det bör finnas två testledare eller sonder. I allmänhet är den ena svart och den andra röd. Dessa används för att ansluta till vilken enhet du än planerar att testa och mäta. Detta finns vanligtvis på baksidan, men är också ibland på sidan av vissa modeller. Detta håller säkringen (och eventuellt en reserv), och batteriet som levererar ström till mätaren för motståndstest. Mätaren kan ha mer än ett batteri och de kan vara av olika storlekar. En säkring tillhandahålls för att skydda meterrörelsen. På samma sätt finns det ofta mer än en säkring. En bra säkring krävs för att mätaren ska fungera, och fulladdade batterier kommer att krävas för motstånds-/kontinuitetsprovningar. Detta är en liten knopp vanligtvis ligger nära ratten som är märkt "Ohms Justera", "0 Adj", eller något liknande.  Detta används endast i ohms eller motståndsområdet, medan sonderna kortsluts tillsammans (rör varandra). Rotera ratten långsamt så att nålen rör sig så nära 0-läget på Ohms-skalan som möjligt. Om nya batterier installeras bör det vara lätt att göra en nål som inte går till noll indikerar svaga batterier som ska bytas ut.
Hitta ratten på din multimeter. Hitta växeln, eller ratten. Hitta öppningarna i det fall där du sätter in testledarna. Leta rätt på testledarna. Hitta batteriet och säkringsfacket. Hitta nolljusteringsknappen.