Du måste avgöra om kretsen är AC eller DC genom att mäta spänningen i kretsen som beskrivs i tidigare steg. Om den krets som ska provas är växelström men mätaren endast mäter likströmsförstärkare (eller vice versa), stanna. Mätaren måste kunna mäta samma lägesförstärkare (AC eller DC) som spänningen i kretsen, annars indikerar den 0.  Var medveten om att de flesta multimeter bara kommer att mäta extremt små mängder av ström, i uA och mA intervall. 1 uA är.000001 amp och 1 mA är.001 amp. Dessa är värden av ström som flödar endast i de mest känsliga elektroniska kretsar, och är bokstavligen tusentals (och till och med miljoner) gånger mindre än värden som ses i hem- och fordonskretsar som de flesta husägare skulle vara intresserade testning. Bara för referens, en typisk 100W/120V glödlampa kommer att rita.833 Ampere. Denna mängd ström skulle sannolikt skada mätaren som inte kan repareras. Idealisk för husägaren, denna meter skulle användas för att mäta ström genom en 4700 ohm motstånd över 9 Volts DC.  För att göra detta, för in den svarta sonden i "COM" eller "-" jack och infoga den röda sonden i "A" jack. Stäng av strömmen till kretsen. Öppna den del av kretsen som ska provas (den ena eller den andra av resistansen). Sätt mätaren i serie med kretsen så att den fullbordar kretsen. En ammeter placeras i serie med kretsen för att mäta ström. Det kan inte placeras "över" kretsen som en voltmeter används (annars kommer mätaren troligen att skadas). Lägg märke till polariteten. Strömflöden från den positiva sidan till den negativa sidan. Ställ in strömområdet till det högsta värdet. Tillämpa effekt och justera mätområdet nedåt för att möjliggöra korrekt avläsning av pekaren på ratten. Överskrid inte mätarens räckvidd, annars kan den skadas.   Avläsning av ca 2 millimps bör anges eftersom från Ohms lag I = V/R = (9 volt)/(4700  ska) =.00191 amps = 1.91 mA. Även om strömflödet är låg och inom mätarsäkringens räckvidd kan strömflödet vara många gånger högre än strömflödet, eftersom de tomma filterkondensatorerna är nästan som en kortslutning. Sprängning av mätaren säkring är nästan säker om DUT: s (enhet under provning) inrush ström är många gånger högre än säkring betyg. I vilket fall som helst, använd alltid den högre mätområdet skyddas av den högre säkringsklass och var försiktig.
Se till att du har mätt spänningen först. Ställ in mätaren till den högsta växelströms- eller likströmsförstärkaren som stöds. Överväg att använda en "klamp-on" ammeter. Var försiktig med filterkondensatorer eller andra element som kräver en inrusning (spänning) ström när den är påslagen.