Tryck på mätknappen eller kalibreringsknappen för att börja avläsa pH-värdet när elektroden är placerad i bufferten. Låt pH-värdet stabiliseras innan det får sitta i ca 1-2 minuter. När du har en stabil avläsning, ställa in pH-mätaren till värdet av buffertens pH genom att trycka på mätknappen en andra gång. Ställa in pH-mätaren när avläsningen har stabiliserats kommer att möjliggöra mer exakta och finjusterade avläsningar. Även om det inte behövs, om du rör din buffert innan mätningen se till att röra alla andra buffertar och prover på samma sätt. Skölj och klappa torrt med en luddfri vävnad, som Kimwipes eller Surwipes, mellan buffertarna. Tryck på mäta knappen för att börja läsa pH när din elektrod placeras i bufferten. När din avläsning har stabiliserats, ställa in pH-mätaren till värdet av buffertens pH genom att trycka på mätknappen. Du kan använda destillerat vatten för att skölja. Använd en luddfri vävnad, som Kimwipes eller Surwipes, mellan buffertar för att torka elektroden.
Placera elektroden i bufferten med ett pH-värde på 7 och börja avläsa. Ställ in pH-värdet. Skölj elektroden med destillerat vatten. Placera elektroden i lämplig buffert för provet och börja läsa. Ställ in pH en andra gång. Skölj av elektroden.