Om du inte har en automatisk multimeter, har var och en av de grundläggande lägen (spänning, motstånd och ström) flera inställningar att välja mellan. Detta är intervallet, som du bör ställa in innan du fäster ledningarna till kretsen. Börja med din bästa gissning för värdet som ligger precis över det närmaste resultatet. Till exempel, om du förväntar dig att mäta runt 12 volt, ställa in mätaren till 25V, inte 10V, förutsatt att dessa är de två närmaste alternativen.  Om du inte har någon aning om vilken ström du kan förvänta dig, sätt den till det högsta intervallet för ditt första försök att undvika att skada mätaren. Andra lägen är mindre benägna att skada mätaren, men överväga den lägsta motstånd inställning och 10V inställning din standard. På en digital mätare, "OL", "overload" eller "overload" betyder att du måste välja ett högre intervall, medan ett resultat mycket nära noll betyder ett lägre intervall ger mer noggrannhet. På en analog mätare, en nål som förblir fortfarande vanligtvis innebär att du måste välja ett lägre intervall. En nål som skjuter till max betyder att du måste välja ett högre intervall. Stäng av strömbrytaren eller ta bort batterierna som driver kretsen för att få en exakt motståndsavläsning. Multimetern skickar ut en ström för att mäta motståndet, och om ytterligare ström redan strömmar, kommer detta att störa resultatet. För att mäta ström, måste du bilda en krets som inkluderar multimetern "i serie" med de andra komponenterna. Koppla till exempel bort en tråd från en batteriterminal och koppla sedan en sond till kabeln och en till batteriet för att stänga kretsen igen. Spänning är förändringen av elektrisk energi över någon del av kretsen. Kretsen bör redan stängas med strömmen flödande, då mätaren bör ha de två sonderna placerade på olika punkter på kretsen för att ansluta den " parallellt" med kretsen. Detta måste göras noggrant för att undvika diskrepanser. Analoga mätare har en extra urtavla, som används för att justera motståndsskalan och typiskt märkt med en  på. Innan du gör en motståndsmätning, ansluta de två sonden slutar med varandra. Vrid ratten tills den ohm skalan avläser noll, för att kalibrera den och sedan genomföra ditt faktiska test.
Ställ in avståndet. Justera till "från skalan" avläsningar. Koppla från strömmen innan du mäter motståndet. Mät ström i serie. Mät spänningen parallellt. Kalibrera ohms på en analog meter.