Även billiga digitala multimeters har ofta en kapacitans inställning "– och (–). Dessa är tillräckligt bra för grundläggande felsökning, men är vanligtvis inte tillräckligt exakta för att förlita sig på exakta mätningar. De ger exakta resultat för de flesta filmkondensatorer, eftersom dessa beter sig mer som de idealiska kondensatorer din multimeter beräkningar antar. Om noggrannhet och precision är viktiga, tänk på en LCR-mätare. Dessa verktyg kan kosta flera tusen dollar, men har flera tillförlitliga sätt att testa kapacitans.  Denna guide fokuserar på multimeter. LCR-mätare bör ha en detaljerad bruksanvisning som är specifik för din enhet. ESR-mätare (motsvarande seriemotståndsmätare) kan utföra tester på kondensatorer medan de befinner sig i en krets, men mäter inte kapacitansen direkt. Bekräfta att strömmen är avstängd genom att ställa in mätaren för att testa för spänning. Placera ledningarna på motsatta sidor av kretsens kraftkälla. Om strömmen stängdes av med lyckat resultat, bör spänningen vara noll. En kondensator kan hålla laddningen i flera minuter efter att strömmen har kopplats bort, eller ännu längre i sällsynta fall. Anslut ett motstånd över kondensatorterminalerna så att laddningen kan rinna av på ett säkert sätt. Se till att resistansen är upp till uppgiften: För små kondensatorer, använd (minst) en 2.000 på 5 watt. Stora kondensatorer som finns i apparater strömförsörjning, kamerablixt kretsar och stora motorer kan hålla en farlig eller dödlig mängd laddning. Erfarenhet av handledning rekommenderas. Använd en 200,000, 5 watts motstånd ansluten via 12 gauge tråd betygsatt för 600 volt. Test medan kondensatorn är en del av en krets kan ge mycket felaktiga resultat, och potentiellt skada andra komponenter. Ta bort kondensatorn försiktigt och avlöda anslutningen vid behov.
Välj ett verktyg som mäter kapacitans. Stäng av strömmen till kretsen. Släpp kondensatorn försiktigt. Koppla bort kondensatorn.