Om du inte ska ha kontinuerlig övervakning, kommer sonden att avlägsnas efter testet. Om du till exempel planerar att applicera oximetern på fingret är det viktigt att du tar bort allt som absorberar ljus (t.ex. torkat blod eller nagellack) för att undvika falska låga värden. Kylan kan orsaka dålig perfusion, eller blodflöde, som i sin tur kan leda oximetern att göra ett fel i dess avläsning. Se till att fingret, örat eller pannan är rumstemperatur eller något varm innan ingreppet påbörjas. Höga nivåer av omgivningsljus, såsom taklampor, fototerapiljus och infraröda värmare, kan göra ljussensorn blind och ge dig en felaktig läsning. Felsökning genom att återanvända sensorn eller skärma sensorn med en handduk eller filt. Detta minskar överföringen av mikroorganismer och kroppsutsöndringar. Prober placeras vanligtvis på fingret. Sätt på oximetern.  Prober kan också placeras på örsnibben och pannan, även om forskning tyder på att örsnibben inte är en tillförlitlig plats för mätning av syremättnad.  Om en fingersond används ska handen vila på bröstet på hjärtats nivå i stället för den påsatta siffran som hålls i luften (som patienterna vanligtvis gör). Detta bidrar till att minimera varje rörelse.   Minimera rörelsen. Den vanligaste orsaken till felaktiga oximeteravläsningar är överdriven rörelse. Ett sätt att se till att rörelse inte påverkar läsningen är att kontrollera att den visade hjärtfrekvensen matchar hjärtfrekvensen när du kontrollerar den manuellt. De två priserna bör vara inom 5 slag/minut av varandra. Din syremättnadsnivå och pulsen visas på några sekunder på en upplyst skärm. Ett intervall mellan 95 % och 100 % anses i allmänhet vara normalt. Om din syrenivå sjunker under 85% bör du söka läkarvård. Skriv ut avläsningar och/eller ladda ner dem på en dator om din oximeter har denna förmåga. Om du tror att din oximeter har gett en oprecis eller felaktig avläsning, prova följande: Se till att det inte finns någon störning (miljö eller på sonden platsen direkt). Varm och gnugga hud. Applicera en lokal vasodilator som hjälper till att öppna blodkärlen (t.ex. glyceryltrinitrat (GTN) kräm). Försök med en annan sondplats. Prova en annan sond och/eller oximeter. Om du fortfarande är osäker på om oximetern fungerar som den ska, rådfråga din läkare.
Bestäm om du behöver få en enda avläsning eller kontinuerlig övervakning. Avlägsna allt på applikationsstället som absorberar ljus. Värm det område där sonden ska fästas. Rensa bort alla källor till miljöstörningar. Tvätta händerna. Sätt fast sonden. Läs mätningen. För register över avläsningarna. Felsökning om oximetern gör ett fel.