Vi kommer att visa CodeBlue, en trådlös sensornätverksarkitektur för medicinsk vård. Systemet är avsett för akutvård, katastrofinsatser samt specialapplikationer som strokerehabilitering. Vår prototyp innehåller ett efterfrågedrivet multicast routingprotokoll, ett protokoll för upptäckt av enheter, ett enkelt men uttrycksfullt frågegränssnitt utformat för medicinska applikationer, ett lokaliseringsspårningssystem och ett grafiskt användargränssnitt som är lätt att använda. Systemet körs på två maskinvaruplattformar och är integrerat med flera maskinvarusensorer. Vi kommer också att visa en miniaturized Mote utformad speciellt för medicinsk användning. Rutprotokollet i CodeBlue är en variant av ADMR, det adaptiva, efterfrågestyrda multicast routingprotokollet som ursprungligen utformades av Jorjeta G. Jetcheva och David Johnson för ad-hoc nätverk. Det använder en publicering/prenumeration modell som tillåter flera läkare, sjuksköterskor, eller ambulanser att skicka frågor till flera patienter och rutter de resulterande svaren på ett sätt som minimerar overhead. Protokollet är praktiskt genomförbart för att göra det möjligt att välja den optimala punkten i avvägningen mellan underhålls- och nodrörlighetsgraden. Gränssnittet CodeBlue Query (CBQ) tillåter förfrågningar om sensordata med valfria filter baserat på värdena för olika sensorer (t.ex. "provpuls var tionde sekund och skicka om den är större än 100 eller syret i blodet är mindre än 97"). Förfrågan skickas från en slutanvändarenhet såsom en PDA Copyright innehas av författaren/ägaren. SenSys'05, 2-4 november 2005, San Diego, Kalifornien, USA. ACM 1-595993-054-X/05/0011. och instruerar de riktade sensorerna att skicka svar på en specifik ADMR-kanal. Detta gör det möjligt för flera enheter som är intresserade av samma data att prenumerera på den kanalen och få data så effektivt som möjligt. Vi har en enkel att använda grafiskt användargränssnitt som använder systemet upptäckt protokoll för att automatiskt visa varje enhet i nätverket, inklusive en beskrivning av enheten (sensorer närvarande, node id, och radioanslutningen kvalitet), noden plats (om den valfria plats spårningssystem används), och nätverket topologi. Klicka på fältet för en viss sensor i beskrivningen skickar ut en fråga för den typen av sensor data från den noden. Som data för frågeströmmarna visas de senaste värdena i sensorns beskrivning. En detaljerad historik över data för en viss sensor kan visas genom att klicka på dess ikon. Den nuvarande CodeBlue prototypen körs på Telos och MicaZ motes. Vi stöder flera sensorer. Två mycket användbara är en pulsoximetrisensor, som används för att mäta hjärtfrekvens och syremättnad i blodet, och en två blyelektrokardiograf (EKG), som används för kontinuerlig hjärtövervakning. Vi har också en specialiserad rörelseanalys nämnd speciellt utformad för en stroke och Parkinsons sjukdom rehabilitering studie på Spaulding Rehabilitation Hospital i Boston. Detta inkluderar en 3 axel accelerometer för mätning av rörelse, ett gyroskop för mätning av vinkelacceleration, samt en elektromyograf (EMG) för mätning av den underliggande muskelaktiviteten. Vår demo består av en affisch och en bärbar dator och/eller projektor som visar vital teckeninformation i realtid från flera "patienter", samt en visualisering av den föränderliga nätverkstopologin.
Projektet CodeBlue vid Harvard har föreslagit en sensornätverksplattform för medicinsk vård REF.
Sensor networks for medical care
{'venue': "SenSys '05", 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Computer Science']}