Elektrospun nanofiber byggnadsställningar har visat sig påskynda mognaden, förbättra tillväxten och styra överföringen av celler in vitro. Elektrospinning är en process där en laddad polymer jet samlas på en jordad samlare; en snabbt roterande samlare resulterar i anpassade nanofibrer medan stationära samlare resulterar i slumpmässigt orienterade fibermattor. Polymerstråleen bildas när en applicerad elektrostatisk laddning övervinner ytspänningen på lösningen. Det finns en minimikoncentration för en given polymer, som kallas den kritiska insnärjningskoncentrationen, under vilken ett stabilt jetplan inte kan uppnås och inga nanofibrer kommer att bildas - även om nanopartiklar kan uppnås (elektrospray). Ett stabilt jetplan har två domäner, ett strömmande segment och ett piskande segment. Medan piskstrålen vanligtvis är osynlig för blotta ögat, är strömmande segment ofta synlig under lämpliga ljusförhållanden. Att observera streamens längd, tjocklek, konsistens och rörelse är användbart för att förutsäga anpassning och morfologi hos de nanofibrer som bildas. En kort, icke-uniform, inkonsekvent, och / eller oscillerande ström tyder på en mängd olika problem, inklusive dålig fiber anpassning, beading, sprattling, och curlicue eller vågiga mönster. Strömmen kan optimeras genom att justera sammansättningen av lösningen och konfigurationen av elektrospinning apparaten, vilket optimerar anpassning och morfologi av de fibrer som produceras. I detta protokoll presenterar vi ett förfarande för att inrätta en grundläggande elektrospinnapparat som empiriskt approximerar den kritiska insnärjningskoncentrationen av en polymerlösning och optimerar elektrospinnprocessen. Dessutom diskuterar vi några vanliga problem och felsökningstekniker. Videokomponenten i den här artikeln finns på
Enligt standardförfarandena för att upprätta en grundläggande elektrospinnprocess REF rekommenderar litteraturen när polymeren väljs två principer för att välja lösning: a) polymeren ska vara helt löslig och b) lösningsmedlets kokpunkt ska vara måttlig för att möjliggöra avdunstning under lösningens gång mellan nålspetsen och kollektorn.
Electrospinning Fundamentals: Optimizing Solution and Apparatus Parameters
{'venue': 'Journal of Visualized Experiments : JoVE', 'journal': 'Journal of Visualized Experiments : JoVE', 'mag_field_of_study': ['Biology', 'Medicine']}