일반적으로 가스나 유체의 유량을 측정하기 위한 유량계로서 오리피스를 이용한 차압 유량계, 볼텍스 유량계, 터빈 유량계, 초음파 유량계, 면적식 유량계 및 열식 질량유량계 등이 있다.그 중에서도 차압식 유량계는 유체관 내에 오리피스(orifice), 벤츄리관(venturi-tube), 노즐(nozzle) 등과 같은 차압 기구를 설치하여 유속에 따라 기구 전후의 압력 차가 유속에 비례하여 변하는 것을 이용해 유량을 측정하는 유량계이다.구조가 간단하고 유체 종류, 온도, 압력 등에 제한이 없을 뿐만 아니라 원격측정이나 보수가 필요 없는 등 장점이 있어 다양한 환경에서 널리 이용되고 있다.도 1에 종래의 차압 유량계(1, 공개특허공보 제10-2015-0115471호)를 도시하였다.차압 유량계는 관로(4) 내 설치되는 오리피스(6) 전단과 후단에 대해 베르누이 정리를 적용하여 모멘텀식과 연속방정식을 조합함으로써 오리피스 전후 차압 및 단면적비의 함수로 유량을 환산한다. 차압은 오리피스(6) 전후단에 각각 설치된 제1압력센서(2)와 제2압력센서(3)로 유체압을 측정하고 차압계(5)를 활용하여 계산한다.차압 및 단면적비에 따른 관로(4) 내의 유량은 다음 식으로 계산된다.[수학식1]여기서, ρ는 차압 유량계로 측정하고자 하는 유체의 밀도이다.종래의 차압 유량계는 오리피스(6)가 고정 설치되므로 단면적 A1 및 A2(도 1 참조)가 고정되고, 그에 따라 측정 가능한 유량 레벨이 고정된다는 문제점이 있다. 즉, 일단 설계 유량에 맞춰 오리피스(6)의 크기를 결정해 관로(4) 내에 설치하면 특별한 일이 없는 한 차압 유량계를 분해하여 바꾸지는 않는바, 정확성 있게 측정 가능한 유량 범위를 변경할 수 없다는 문제점이 있다.
이 문장들은 임의의 순서로 섞여 있습니다. 모든 문장을 활용하여 원본 단락의 순서와 내용을 올바른 순서로 재구성하세요.
#문장 리스트: ['차압은 오리피스(6) 전후단에 각각 설치된 제1압력센서(2)와 제2압력센서(3)로 유체압을 측정하고 차압계(5)를 활용하여 계산한다.차압 및 단면적비에 따른 관로(4) 내의 유량은 다음 식으로 계산된다.[수학식1]여기서, ρ는 차압 유량계로 측정하고자 하는 유체의 밀도이다.종래의 차압 유량계는 오리피스(6)가 고정 설치되므로 단면적 A1 및 A2(도 1 참조)가 고정되고, 그에 따라 측정 가능한 유량 레벨이 고정된다는 문제점이 있다.', '일반적으로 가스나 유체의 유량을 측정하기 위한 유량계로서 오리피스를 이용한 차압 유량계, 볼텍스 유량계, 터빈 유량계, 초음파 유량계, 면적식 유량계 및 열식 질량유량계 등이 있다.그 중에서도 차압식 유량계는 유체관 내에 오리피스(orifice), 벤츄리관(venturi-tube), 노즐(nozzle) 등과 같은 차압 기구를 설치하여 유속에 따라 기구 전후의 압력 차가 유속에 비례하여 변하는 것을 이용해 유량을 측정하는 유량계이다.구조가 간단하고 유체 종류, 온도, 압력 등에 제한이 없을 뿐만 아니라 원격측정이나 보수가 필요 없는 등 장점이 있어 다양한 환경에서 널리 이용되고 있다.도 1에 종래의 차압 유량계(1, 공개특허공보 제10-2015-0115471호)를 도시하였다.차압 유량계는 관로(4) 내 설치되는 오리피스(6) 전단과 후단에 대해 베르누이 정리를 적용하여 모멘텀식과 연속방정식을 조합함으로써 오리피스 전후 차압 및 단면적비의 함수로 유량을 환산한다.', '즉, 일단 설계 유량에 맞춰 오리피스(6)의 크기를 결정해 관로(4) 내에 설치하면 특별한 일이 없는 한 차압 유량계를 분해하여 바꾸지는 않는바, 정확성 있게 측정 가능한 유량 범위를 변경할 수 없다는 문제점이 있다.']