[0002] 용량성 압력 트랜스듀서(capacitive pressure transducer)는, 자신의 다이어프램(diaphragm)에 적용되는 압력에서의 변화들을 대응하는 커패시턴스 변화들로 변환하여 압력 측정들이 이루어지는 것을 가능하게 한다.  다이어프램의 뒤에는, 다이어프램에 대해 적용되는 압력으로 인한 스트레인(strain)을 검출하기 위한 가변 커패시터를 구성하는 평행 오프셋 전도성 플레이트(parallel offset conductive plate)들을 갖는 압력 캐비티(cavity)가 있으며, 여기서, 평행 오프셋 전도성 플레이트들 중 하나는 다이어프램에 관해 고정된 포지션에 있고, 다른 하나는 다이어프램에 부착(affix)된다.[0003] 통상적인 압력 센서들은 2개의 주요 부분들을 포함하는데, 즉, (i) 압력 변화들에 의해 영향을 받는, 용량성 압력 트랜스듀서와 같은 엘리먼트, 및 (ii) 변조된(modulated) 전기 신호를 용량성 압력 트랜스듀서에 제공하고 그리고 용량성 압력 트랜스듀서에 의해 전달(imaprt)되는 변조된 신호 상에서의 효과들을 압력 변화들의 함수로써 검출하기 위한 전자기기(종종 신호 컨디셔너(conditioner)로서 지칭됨)를 포함한다.[0004] 통상적인 용량성 압력 트랜스듀서들은, 하나의 평행 오프셋 전도성 플레이트가 연결(attach)되는 금속, 세라믹, 또는 실리콘 다이어프램을 사용한다.  다른 플레이트는 압력 변화들에 둔간함 기판에 연결된다.  압력 변화들은 다이어프램에서의 굴곡(flexion)을 유발하며, 이는, 평행 오프셋 전도성 플레이트들 사이의 거리를 변경함으로써 커패시턴스에서의 측정가능한 변화를 야기한다.  이러한 변화는, 선형일 수 있거나 또는 선형이 아닐 수 있으며, 통상적으로는, 50-100 피코패럿(pF)의 총 커패시턴스로부터 몇(a few) 피코패럿을 초과하여 벗어나지는 않는다.  커패시턴스에서의 이러한 변화는, 오실레이터의 주파수를 제어하거나 또는 AC 신호의 커플링을 변경하는데 사용될 수 있다.  신호 컨디셔닝(conditioning)을 위한 전자기기는 보통, 트랜스듀싱(transducing) 엘리먼트들에 가깝게 로케이팅됨으로써 부유(stray) 커패시턴스로 인한 에러들을 방지한다.
이 문장들은 임의의 순서로 섞여 있습니다. 모든 문장을 활용하여 원본 단락의 순서와 내용을 올바른 순서로 재구성하세요.
#문장 리스트: [' 다른 플레이트는 압력 변화들에 둔간함 기판에 연결된다.', ' 이러한 변화는, 선형일 수 있거나 또는 선형이 아닐 수 있으며, 통상적으로는, 50-100 피코패럿(pF)의 총 커패시턴스로부터 몇(a few) 피코패럿을 초과하여 벗어나지는 않는다.', ' 커패시턴스에서의 이러한 변화는, 오실레이터의 주파수를 제어하거나 또는 AC 신호의 커플링을 변경하는데 사용될 수 있다.', ' 다이어프램의 뒤에는, 다이어프램에 대해 적용되는 압력으로 인한 스트레인(strain)을 검출하기 위한 가변 커패시터를 구성하는 평행 오프셋 전도성 플레이트(parallel offset conductive plate)들을 갖는 압력 캐비티(cavity)가 있으며, 여기서, 평행 오프셋 전도성 플레이트들 중 하나는 다이어프램에 관해 고정된 포지션에 있고, 다른 하나는 다이어프램에 부착(affix)된다.[0003] 통상적인 압력 센서들은 2개의 주요 부분들을 포함하는데, 즉, (i) 압력 변화들에 의해 영향을 받는, 용량성 압력 트랜스듀서와 같은 엘리먼트, 및 (ii) 변조된(modulated) 전기 신호를 용량성 압력 트랜스듀서에 제공하고 그리고 용량성 압력 트랜스듀서에 의해 전달(imaprt)되는 변조된 신호 상에서의 효과들을 압력 변화들의 함수로써 검출하기 위한 전자기기(종종 신호 컨디셔너(conditioner)로서 지칭됨)를 포함한다.[0004] 통상적인 용량성 압력 트랜스듀서들은, 하나의 평행 오프셋 전도성 플레이트가 연결(attach)되는 금속, 세라믹, 또는 실리콘 다이어프램을 사용한다.', '[0002] 용량성 압력 트랜스듀서(capacitive pressure transducer)는, 자신의 다이어프램(diaphragm)에 적용되는 압력에서의 변화들을 대응하는 커패시턴스 변화들로 변환하여 압력 측정들이 이루어지는 것을 가능하게 한다.', ' 신호 컨디셔닝(conditioning)을 위한 전자기기는 보통, 트랜스듀싱(transducing) 엘리먼트들에 가깝게 로케이팅됨으로써 부유(stray) 커패시턴스로 인한 에러들을 방지한다.', ' 압력 변화들은 다이어프램에서의 굴곡(flexion)을 유발하며, 이는, 평행 오프셋 전도성 플레이트들 사이의 거리를 변경함으로써 커패시턴스에서의 측정가능한 변화를 야기한다.']