반면에 보정 계수를 사용하여 측정된 값을 다항식으로 근사하여 측정값을 교정하는 것은 정밀한 측정이 가능하고 메모리를 거의 필요로 하지 않지만 측정 속도가 룩-업 테이블 방식에 비해 느리다.
다음 텍스트에서 제공된 문맥을 정확히 이해하고, 마지막 문장을 자연스럽고 문맥에 맞게 완성하세요. 문장은 이전 내용과 논리적으로 연결되어야 합니다.
#텍스트: 다이오드, BJT 및 MOSFET 등과 같은 반도체 소자의 직류 특성 분석은 소자의 전압-전류 특성 측정을 통하여 이루어지며 DUT(Device Under Test)에 전압(또는 전류)를 인가한 상태에서 DUT의 전류(또는 전압)를 측정하게 된다. 이때 외부에서 유입되는 잡음이나 내부 측정 회로의 구조에 의해서 오차가 발생하게 되므로 정확한 측정을 위해서는 이러한 측정 오차들을 제거하여야 한다. 마이크로프로세서를 기반으로 하는 측정 장비들은 신호 처리 기법을 사용하여 아날로그 방식에 비해 손쉽게 오차 교정이 가능해진다. 온도 변화나 주위 잡음에 의해 임의적으로 발생하는 오차(random error)는 평균을 취하거나 필터링과 같은 방식에 의해 감소 될 수 있으며 측정하고자 하는 직류 신호에 부가된 교류 신호는 적분 노치 필터(integration notch filter) 등을 사용하여 제거할 수 있다. 측정 회로에서 발생하는 구조적인 오차는 보정 알고리즘에 의해 교정될 수 있으며 AD 변환기, DA 변환기 및 연산증폭기 등에 의한 이득 오차 및 오프셋 전압을 교정할 수 있다. 보정 과정에서 얻어진 보정 계수를 사용하여 측정 오차를 교정하기 위해 룩-업 테이블을 사용하면 많은 메모리를 필요로 하지만 수정된 측정 데이터를 빠르게 구할 수 있다.