더욱이, Li 기준전극의 표면이 전해액에 노출된 상태에서 전위를 측정하기 때문에, 계속되는 산화, 환원 반응에 의하여 Li 기준전극 피막이 오염되어 측정 전위 값이 정확하지 않다는 문제점이 있다.따라서, 이차전지의 전극전위 측정 시에, 전극전위를 안정하게 측정할 수 있는 구성의 삼전극 셀에 대한 기술 개발의 필요성이 매우 높은 실정이다.
다음 텍스트에서 제공된 문맥을 정확히 이해하고, 마지막 문장을 자연스럽고 문맥에 맞게 완성하세요. 문장은 이전 내용과 논리적으로 연결되어야 합니다.
#텍스트: 최근 급성장하고 있는 이차전지 분야에서, 새로운 전지의 개발, 기존에 제조된 전지의 성능 확인 및 개선 등을 목적으로 전극전위(electrode potential)를 측정하고 있다.  이차전지는 고온 안전성, 침상 관통시의 안전성 등 다양한 요건을 만족해야 한다. 따라서, 이차전지의 전극전위는 이러한 요건의 충족 여부를 확인하기 위한 실험조건 하에서 실시되고 있다.이차전지의 전극전위는 기준전극(reference electrode)과 작업전극(working electrode) 및 상대전극(counter electrode)(또는 보조전극(potential electrode))으로 구성된 삼전극 셀을 이용한 전기화학 임피던스 분광법 (electrochemical impedance spectroscopy; 이하 ‘EIS’라 칭함)을 주로 사용하여 측정한다(도 3 참조). 예컨대, 새로 개발된 양극의 성능을 측정할 경우, 용기에 전해액을 담고 작업전극으로서 양극을 설치한 다음, 기준전극과 보조전극으로서 음극을 설치하여 전극전위를 측정한다.이러한 삼전극 셀을 이용하는 모든 검출 시스템에서 상기 기준전극은 전극전위의 상대값을 측정할 때 전위의 기준된다. 즉, 기준전극에 대하여 작업전극에 일정 전위기로부터 일정 전압을 인가하게 되면 작업 전극의 표면에서 전자 전달 반응이 일어나 산화 또는 환원 반응이 일어나게 된다.  따라서 기준전극은 양극과 음극 사이에서 전류 경로를 방해하지 않으며, 실제 전위를 샘플링할 수 있도록 작동 전극에 충분히 가깝게 위치해야 한다.한편, 일반적인 삼전극 셀의 유형으로는 스와겔로크 (SwagelokTM) 타입과 플라스틱 (plastic) 타입 셀을 들 수 있다. 구체적으로, 스와겔로크 타입 셀은 양쪽 2개의 플런저 (plunger) 사이에 상대전극 (예컨대, LiMn2O4 필름으로 이루어진 양극), Li 플레이트 니켈 와이어를 이용한 기준전극 및 작업전극 (예컨대, 카본 필름으로 이루어진 음극)이 순차적으로 배치되어 있고, 상기 기준전극이 2 개의 플라스틱 세퍼레이터 사이에 개재된 구조로 이루어져 있다 (도 4a 참조).  이러한 스와겔로크 타입 셀은 몇 방울의 전해액에 의해 활성화된다. 또한, 상기 플라스틱 타입 셀은 구리 그리드 (grid) 전류 집전체와, 탄소계 음극, Li 기준전극 사이에 위치하는 2개의 플라스틱 전해액 세퍼레이터, 양극 및 Al 그리드 전류 집전체가 적층된 구조로 이루어져 있으며 (도 4b 참조), 가소제로서 Li+계 전해액을 사용하는 박스 내에서 수행된다.그러나, 상기와 같은 삼전극 셀 유형의 경우, 전위차 측정 시에 전해액 부족으로 전극 간 저항이 증가하여 안정된 전위 값을 얻을 수 없다는 단점이 있다.