본 발명은 미량원소 분석용 클린랩 시스템에 관한 것으로서, 반도체 또는 디스플레이 관련 고순도 재료의 분석, 중금속 등 환경오염물질의 분석 등 다양한 미량원소 분석에 있어서 시료의 전처리, 세정 및 정제에서 교란과 간섭 요인을 최소화할 수 있는 경제적이고, 관리가 수월하며, 좀 더 정확한 미량원소 분석이 가능한 실험환경으로서 클린랩 시스템에 관한 것이다.
주어진 문장을 읽고 간략하게 요약해주세요.

문장: 
[ 발명의 명칭 ]
미량원소 분석용 클린랩 시스템 Cleanlab system for trace elements analysis
[ 기술분야 ]
본 발명은 미량원소 분석용 클린랩 시스템에 관한 것으로서, 반도체 또는 디스플레이 관련 고순도 재료의 분석, 중금속 등 환경오염물질의 분석 등 다양한 미량원소 분석에 있어서 시료의 전처리, 세정 및 정제에서 교란과 간섭 요인을 최소화할 수 있는 경제적이고, 관리가 수월하며, 좀 더 정확한 미량원소 분석이 가능한 실험환경으로서 클린랩 시스템에 관한 것이다.
[ 배경기술 ]
미량원소 분석의 주요분석 대상은 유해금속 (Pb, As, Cd 등)과 전자재료 특성 결정원소 (Na, Ca, Fe 등)이다. 정량분석은 100 ppm으로부터 10 ppq 농도범위에서 결정된다. 미량원소 분석의 검출기법으로는 ICP-AES (Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy)와 ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)가 널리 사용되고 있으며, AAS (atomic absorption spectroscopy)와 XRF (X-ray fluorescence)가 함께 사용되고 있다. 그 밖의 미량원소 검출기법으로 GDMS (Glow Discharge Mass Spectrometry)와 SIMS (Secondary ion mass spectrometry)가 사용되고 있다. 이중 XRF, GDMS 그리고 SIMS는 주로 재료분석에 적용되며, 시료의 전처리 작업 없이 직접분석이 가능하다.미량원소 분석에서 주로 사용되고 있는 ICP-AES, ICP-MS 그리고 AAS 분석법은 시료의 전처리가 필요하다. 즉 시료 중 분석대상 성분인 원소가 수용액에서 원자화 상태에 가깝거나 측정 도중 쉽게 원자화될 수 있는 상태로 존재하도록 시료를 변환시키는 과정이 필요하다. 시료의 전처리는 무기산류 (질산, 불산, 염산, 황산, 과염소산 등)와 산화제 (질산, 과염소산, 과산화수소수 등)를 사용하여 시료의 주성분을 분해하거나 용해하는 과정을 말한다. 또한 시료의 주성분 중 미량으로 존재하는 원소성분을 1차 전처리 (분해 혹은 용해)한 이후에 주성분으로부터 분리하는 과정이 전처리 단계에 포함되기도 한다. 이들 작업은 약품을 사용하면서 함께 열에너지 혹은 광에너지를 사용한다. 그리고, 그 결과물로 작업에 적용된 약품과 약품의 반응물인 휘발성분이 발생한다. 이들 휘발성분은 대부분 인체에 매우 유해하게 작용하므로 반드시 작업자로부터 완전하게 차단하여야 한다. 이를 실현하기 위해서 휘발성분을 적절히 배출하고 제거하여야 한다. 아울러 약품이 인체와 접촉하지 않도록 약품을 안전하게 취급할 수 있는 작업조건이 갖추어져야 한다.이 작업은 미량분석의 특성상 절대오차와 상대오차가 여러 교란 요인에 의해 쉽게 커질 수 있다. 미량원소 분석결과의 신뢰성을 높일 수 있는 방법은 분석과정에 작용하는 교란요인을 적절히 관리하여 교란에 의해 유발되는 신호의 크기를 낮은 수준에서 안정화시키는 것이다.미량원소 분석에 작용하는 교란 요인은 발생원인을 기준으로 환경에 의한 것과 실험기구에 의한 것, 그리고 실험과정에 사용된 용매와 약품에 의한 것으로 나눌 수 있다. 환경에 의한 교란은 분석의 전체 과정이 수행되는 작업공간에서 발생하는 것을 말한다. 여기에는 실험실과 전처리 설비 및 그 주변환경이 포함되며, 이들 교란에 의한 신호를 환경바탕 (environment background)이라고 한다. 실험기구에 의한 교란은 실험기구의 재질에 의한 영향과 더불어 세정과정에 의한 교란이 포함되며, 이들 교란에 의한 신호를 세정바탕 (cleaning background)이라고 한다. 약품에 의한 교란은 실험에 적용된 약품 중 분석대상 성분으로부터 발생하는 교란을 가리키며, 이들 교란에 의한 신호를 약품바탕 (reagent background)이라고 한다. 용매에 의한 교란에는 실험에 사용된 초순수 중 분석대상 성분으로부터 발생하는 교란과 더불어 측정단계에서 작용하는 교란을 포함하며, 이들 교란에 의한 신호를 측정바탕 (determination background)이라고 한다. 특히 측정바탕을 결정하는 기준 수용액을 측정바탕액이라고 한다. 이들 개별 교란이 모두 포함된 바탕기준, 즉 시료가 포함되지 않으면서 분석의 전 과정을 수행하여 얻은 기준 수용액을 분석바탕액이라고 한다. 분석바탕액에 존재하는 분석대상 성분으로부터 발생한 신호에 시료 주성분과 약품의 잔류성분 및 분석과정에서 발생하는 그 밖의 영향에 의한 신호를 간섭이라고 하며, 이들의 전체 신호 크기를 분석바탕값이라고 한다. 그리고 분석바탕값에 의해 미량검출 능력인 분석검출한계가 결정된다.
[ 발명의 개요 ]

[ 해결하려는 과제 ]
본 발명의 미량원소 분석용 클린랩 시스템은 미량원소 분석 작업을 안전하게 수행하면서, 분석결과의 신뢰성을 높이려는 것을 목적으로 한다.즉, 본 발명은 시료 전처리 작업과 세정 그리고 측정 작업 등 분석의 모든 과정에서 발생하는 안전 유해 요인이 분석 작업자에게 영향을 미치지 않도록 환경을 조성하려는 것이며, 특히 세정 작업에서 약품을 안전하게 취급할 수 있는 작업 조건을 갖추려는 것이다.또한, 본 발명은 분석 교란 요인에 의한 영향을 최소화하기 위한 실험환경을 조성하는 것을 목적으로 하며, 세정, 전처리 및 측정 작업이 유기적으로 진행될 수 있는 작업 공간 조합을 구성하려는 것을 목적으로 한다.뿐만 아니라, 본 발명은 분석의 전 과정이 분석 목적에 맞게 진행될 수 있는 체계를 갖추도록 하여, 개별 교란 요인 중 어느 하나로 인해 분석결과가 분석 목적으로부터 벗어나게 하지 않도록 하려는 것이다.
[ 과제의 해결 수단 ]
클린룸 건설에는 현재 5*6 = 30 ㎡에 약 2억원, 10*30 = 300 ㎡에 약 20억원, 10*100 = 1 000 ㎡에 약 50~70억원의 많은 비용이 소요된다. 또한, 1 000 ㎡ 이하의 소형 클린룸은 대체로 전담 관리담당자 없고, 사용자에 따라 운전 현황 차이가 크며, 미량원소 분석을 위한 클린룸 실험실 중 약 10% 미만 정도만 정상 가동되고 있다. 또한, 건물 배기조건 변동에 따른 유연성이 결여되어 있고, 한 번 가동을 중단했다가 재가동하려면 정상화되기까지의 시간이 일주일 이상 소요되는 문제점이 있다.클린룸과 비교할 때 클린랩은 구축비용이 클린룸의 약 50% 내외로 비교적 저렴하고, 운전비용 또한 클린룸의 약 30% 정도로 유지·관리가 용이하며, 재가동시 정상화에 하루 정도가 소요되어 효율적이다. 또한, 미량원소 분석을 교란할 수 있는 금속을 사용하지 않고 부식이 되지 않는 재질로 구축할 수 있어 좀 더 정확한 분석이 가능해진다. 또한, 클린랩은 1차 공간과 좀 더 청결 등급 (Class)이 높은 2차 공간 및 배기를 강화하고 실제로 미량원소를 분석하는 공간을 각각 마련할 수 있다.클린랩은 배기가 반드시 필요한 집중 배출원에 적절한 배기 상태를 유지할 수 있으며, 배기조건이 변동될 때 안전 상태 복원에 유리하다. 또한, 클린랩은 클린룸랩 (Clean room Lab)에 비해 배기량을 줄일 수 있고, 안전에 필요한 시설을 구축하기 용이하다. 환경조성 면에서 살펴보면, 클린랩은 시설 구성에 있어서 효과적으로 금속 재질을 배제할 수 있고, 외부오염에 대해 다중 차단 방식으로 청정환경을 확보하고 유지할 수 있다. 운전 편의성 면에서 보면, 클린랩은 구조 변경 및 시설 추가 설치가 용이하며, 설치 공간의 제약을 받지 않고, 자재 및 인원의 출입이 편리하다. 또한, 클린룸에 비해 경제성이 우수하다.이하에서는 본 발명의 미량원소 분석용 클린랩 시스템의 주요 구성을 살펴본다.본 발명의 미량원소 분석실험을 위한 클린랩 시스템의 기본 요건은 다음과 같다.1) 전처리 작업 중 발생하는 약품 휘발성분을 완전히 배출할 수 있을 것.2) 전처리 준비 작업인 세정 등 약품을 적용하는 습식처리 작업에서 약품을 안전하게 취급할 수 있을 것.3) 미량 분석의 교란 요인으로부터 발생하는 영향을 최소화할 것.4) 다중 차단 방식 즉, 일반 환경 003e#완충지역003e#일차 환경003e#완충지역003e#이차 환경003e#전처리 환경003e#국부 환경003e#셀 환경과 같은 방식으로 환경에 의한 교란을 최소화할 것.5) 세정 작업의 분리 또는 세정 작업과 전처리 작업의 연계 등으로 세정에 의한 영향을 최소화할 것.6) 분석 실험실은 운전상 상당기간 작업이 중단되는 경우가 흔히 발생한다. 대부분의 경우 작업이 중단되면 청정환경 유지도 함께 중단이 된다. 이 기간 동안 시설과 기구에 오염이 진행되는 것이 효과적으로 차단되어야 하며, 또한 재가동할 때 짧은 시간 안에 정상화시킬 수 있어야 할 것.7) 뿐만 아니라, 분석 실험실은 시설의 변경 및 추가 등 유틸리티 상황의 변화가 불가피할 경우 배기, 배수, 초순수 공급, 급기와 같은 유틸리티의 변경된 조건의 적용이 용이해야 한다.본 발명의 미량원소 분석실험을 위한 클린랩 시스템은 측정기기로서 ICP-AES 또는 ICP-MS를 이용하는 미량원소 분석에 적용한다.시료 전처리 방법은 용해 또는 분해로 한다.이차 전처리 방법은 증발 또는 분리로 한다.전처리 기구는 테플론 또는 실리카 유리 재질로 용량이 10~500 ㎖ 범위의 것을 사용한다.적용장비로서 전처리 환경에는 기류형 증기 후드 (fume hood)를 사용한다. 세정장비로는 열처리 세정, 용출 세정 또는 초순수 세정장비를 사용한다. 정제장비로는 초순수 제조설비, 초순수 정제장비 및/또는 약품정제장비를 사용한다.부속설비로는 작업을 수행할 수 있는 테이블, 기구, 시료, 필터 등의 소모품 등을 보관하는 보관기구, 증기 후드, 클린 벤치 등이 있다.적용 유틸리티로는 전체 배기 용량을 40~150 CMM (㎥/min)으로 하되 세정 10~30, 전처리 15~60, 기타 10~40, 기기 5~20으로 한다.이차 환경 급기는 배기 유량의 1.2~1.7배로 하며, 일차 환경 안에서 부분 순환하도록 한다.배수장치는 약품 배수장치 및 일반 배수장치로 분리한다.급수장치에는 초순수를 급수한다.본 발명의 미량원소 분석실험을 위한 클린랩 시스템의 구성은 분석 전과정에 필요한 기기, 설비, 장비, 기구 및 유틸리티가 분석의 목적에 맞는 조합을 이루도록 구성한다. 또, 개별 기기, 설비 및 부속 설비들이 분석의 목적에 맞게 운용될 수 있도록 이차 환경을 구성한다. 또한, 외부 환경에 의한 교란을 최소화할 수 있도록 일차 환경을 조성한다.본 발명의 미량원소 분석실험을 위한 클린랩 시스템에서 시료준비는 다음과 같이 수행한다.1) 공간 활용성: 일차 환경과 이차 환경의 배치상 균형을 유지하면서, 일차 환경을 유틸리티 공간으로 활용하였다. 일차 환경이라 함은 출입구에 들어섰을 때 곧장 접하는 공간으로 외부와 이차 환경 사이의 공간이다. 이차 환경은 일차 환경을 거쳐 들어가는 더 내부에 있는 공간으로 이차 환경에서 세정, 전처리, 정제, 측정 등이 이루어진다.2) 작업 간의 연계성: 실험 준비, 세정, 전처리, 정제, 측정준비 등 작업 간의 연결이 원활하게 이루어질 수 있도록 배치했다.3) 폐약품 처리와 유틸리티 유지보수가 용이하도록 구성했다.4) 시료준비 환경은 일차 환경003e#완충공간003e#층류 작업대 (Laminar flow station)003e#밀폐된 이차 환경과 같이 점점 더 오염이 차단되고 교란요인이 적은 공간에서 수행하도록 하였다.본 발명의 미량원소 분석실험을 위한 클린랩 시스템에서 실험실 신뢰성 관리기술은 다음과 같이 수행한다.미량원소 분석 실험실에는 적절한 평가기술이 접목되어야 한다. 평가는 현황을 파악할 수 있게 해주며, 교란에 의한 변동이 발생한 경우 그 영향의 정도를 알 수 있게 해준다. 평가기술은 개별적 교란 요인별 영향을 구분할 수 있어야 한다. 평가기술에는 분석에서 사용되는 바탕액과 바탕 검증의 방법을 적절히 활용하는 것이 바람직하다.청정 클래스 (Clean class)라 함은 평방 피트 (ft2)당 0.5 ㎛ 이상의 입자 갯수를 말한다. 최근 경향은 청정 클래스에 0.5 ㎛ 이하의 입자를 포함시킨다. 또한 입자 크기별 밀도 비중은 미세 입자일수록 급격히 커진다. 무기성분의 경우 큰 입자의 영향이 더 중요하다. 따라서, 청정 클래스의 단순한 수치는 미량원소 분석 환경 지표로는 부족하다.본 발명의 미량원소 분석실험을 위한 클린랩 시스템에서 일차 환경 조성 및 완충지역은 다음과 같이 구성한다.1) 클린랩의 출입구를 제외한 일반 환경을 밀폐한다.2) 외부 환경에 의한 영향을 차단한다.3) 완충지역에는 층류를 형성하고 고압을 가한다.4) 외부공기 유입경로를 조성한다.5) 실험실 전체 배기에 따른 흡입압력을 활용한다.본 발명의 미량원소 분석실험을 위한 클린랩 시스템에서 이차 환경은 다음과 같이 구성한다.1) 클린 부스 (clean booth)를 형성한다.규격은 폭 3,000~5,000㎜, 깊이 4,000~6,000㎜, 높이 2,300~2,600㎜으로 한다.2) 적용 작업 및 배기용량은 다음과 같다.전처리: 15~60 CMM (주: 풍량 단위로서 ㎥/min을 말함)세정: 10~30 CMM정제: 5~10 CMM일반: 10~50 CMM전체 배기용량: 40~150 CMM급기 유량: 60~200 CMM청정공기 유로에 금속재질을 사용하지 않는다.본 발명의 미량원소 분석실험을 위한 클린랩 시스템에서 이중배기 구조는 다음과 같이 구성한다.1) 배기 최소화 또는 배기가 부족한 조건에 적용한다.2) 집중 배기공간의 배기를 외부와 직접 연결하지 않고, 배기형 설비를 통해서 배기가 이루어지도록 구성한다. 여기에서 '배기형 설비'라 함은 흄후드와 같이 배기가 이루어지는 작업공간을 말하며, 흄후드 외에 세정장비, 식각장비 등 습식장비와 기류형 흄후드 (laminar flow hood or clean fume hood)가 있으며, 글로브 박스 (glove box) 역시 배기형 설비의 일종이다. '집중 배기공간'이란 약품 휘발분 흄이 집중적으로 발생하는 작업에 적용되는 다중 배기공간을 말하며, 집중 배기공간 외곽에 배기형 설비를 배치함으로써 약품 휘발분이 작업자 방향으로 누출되지 않도록 한다.3) 배기형 설비 배기 유지4) 배기형 설비와 집중 배기공간의 작업 연계5) 집중 배기 공간의 배기 유속은 0.5 mps (m/s) 이상 20 mps 이하로 한다.6) 배기형 설비의 배기유속은 0.1 mps (m/s) 이상 0.4 mps 이하로 한다.본 발명의 미량원소 분석실험을 위한 클린랩 시스템에서 밀폐형 내부 배기구조는 다음과 같이 구성한다.1) 이중 배기구조 중 집중 배기공간에 밀폐환경을 유지한다.2) 집중 배기공간 급기구에 공기 입자 필터를 적용한다.3) 필요에 따라 공기 입자 필터에 단순 흡입형과 급기형을 선택하여 적용한다. 단순 흡입형은 공기 입자 필터에 배기 압력에 의한 흡입, 급기형은 급기 팬 (fan)을 적용한다.4) 일방향 흡입형의 특징은 구조가 단순하고, 구성이 편리하며, 공간 활용성이 높다.5) 급기형의 특징은 기류를 활용할 수 있고, 유로가 유지된다.흡입형은 급기 팬이 없고, 배기에 연결되어 필터를 거친 공기가 작업공간을 흐르게 하는 방식이며, 급기형은 급기 팬이 필터를 거쳐 공기가 공급되도록 하는 방식이다. 현장 여건이 팬을 설치할 수 없는 경우가 있기 때문에 그런 경우에는 흡입형을 선택한다.6) 배기와 급기의 균형이 깨진 경우 급기 용량을 증가시키는 것은 어렵다. 이러한 문제는 서비스 공간을 활용하여 급기 균형을 해결할 수 있다.본 발명은벽체와 천정 및 바닥면으로 이루어져 밀폐공간이 형성되고 한 개 이상의 출입구가 형성되고, 급기 구조 및 배기 구조가 형성되고, 밀폐공간 내부에서 분석대상시료 전처리, 세정, 정제 및 분석을 수행하는 미량원소 분석실험용 클린랩 시스템 (Cleanlab system)에 있어서,상기 밀폐공간 내부의 공간에 폭 3,000~5,000㎜, 깊이 4,000~6,000㎜, 높이 2,300~2,600㎜의 클린 부스 (clean booth)를 형성하여 이차환경을 조성하며, 이차 환경에서 분석대상시료 전처리, 세정, 정제 및 측정이 수행되며,시료준비는 일차 환경 003e# 완충공간 003e# 층류 작업대 (Laminar flow station)003e# 밀폐된 이차 환경으로 구성되어 점점 더 오염이 차단되고 교란요인이 적은 공간에서 수행되며,금속 재질로 구성된 기기를 사용하는 측정 공간과 세정 및 전처리가 진행되는 작업 공간을 구획 분리하여 배치하며,분석대상시료 전처리 및 세정이 진행되는 반경 2 m 이내에 적용된 모든 자재에 금속재질을 배제하며,전처리 장비는 본체, 팬 필터장치, ULPA 필터, 기류 제어기, 배기 덕트 장치, 압력계, 배수장치, 문, 히터 랙, 용기 랙을 포함하며, 전처리 작업 도중 발생하는 약품증기가 분석작업자 방향으로 확산되지 않도록 문 방향에서 내부 방향으로 기류가 제어되며, 비금속 재질로 구성하며, 금속 재질을 적용하는 경우 표면처리하여 부식을 방지하며, 공기 중 미량원소분석의 교란 요인인 입자상 물질을 기체 입자 여과 방식으로 제거하고, 필터로는 테플론 재질을 적용한 ULPA 필터를 사용하며, 필터 골격은 비금속으로 구성한 다음 테플론 재질로 마감하여 금속이 없는 층류 (Metal free laminar flow)를 형성하고, 히터 랙에 사용하는 히터 전원 공급선은 전처리 작업 공간에 노출시키지 않고, 전처리 작업 공간 외부에 설치하여 부식을 방지하며,세정장비 본체는 스테인레스 스틸 재질의 파이프 골격, PVC 재질의 커버 및 다리 커버를 포함하며, 배기 덕트 장치, PVDF 재질의 가열산처리 세정조, 초순수로 헹구는 PE 재질의 초순수 세정조, 히터, 수위 감지기, 온도 감지기, 히터 제어기, 배수장치, PFA 재질의 초순수 공급장치, 압력계, 가스 조절장치를 포함하며,시스템 전체 배기 용량을 40~150 CMM (㎥/min)으로 하되 세정 10~30 CMM, 분석대상시료 전처리 15~60 CMM, 세정: 10~30 CMM, 정제: 5~10 CMM, 일반: 10~50 CMM으로, 급기 유량: 60~200 CMM으로 하며, 청정공기 유로에 금속재질을 사용하지 않으며,이차 환경 급기는 배기 유량의 1.2~1.7배로 하며, 일차 환경 안에서 부분 순환하도록 하며,시료 전처리 기구는 테플론 또는 실리카 유리 재질로 용량이 10~500 ㎖ 범위의 것을 사용하며,시료 전처리 방법은 용해 또는 분해 중 한 가지로 수행하며,시료의 이차 전처리 방법은 증발 또는 분리 중 한 가지로 수행하며,시료 전처리 환경에는 기류형 흄 후드를 사용하며,세정장비로는 열처리 세정, 용출 세정 또는 초순수 세정장비를 사용하며,정제장비로는 초순수 제조설비, 초순수 정제장비 및 약품정제장비 중 한 가지 이상을 사용하며,급수장치에는 초순수를 급수하며,배수장치는 약품 배수장치 및 일반 배수장치로 분리하며,분석기기로서 ICP-AES (Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy) 및 ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) 중 한 가지 이상을 이용하며,출입구를 제외한 일반 환경을 밀폐하여 외부 환경에 의한 영향을 차단하며, 완충지역에는 층류를 형성하고 고압을 가하며 외부공기 유입경로를 형성하며, 클린랩을 포함하는 실험실 전체 배기에 따른 흡입압력을 활용하는 것을 특징으로 하는 미량원소 분석용 클린랩 시스템에 관한 것이다.또한, 본 발명은 상기 배기 구조가 배기가 부족한 조건에 이중 배기 구조를 적용하되, 약품 휘발분 흄이 집중적으로 발생하는 작업에 적용되는 집중 배기공간의 배기를 외부와 직접 연결하지 않고 배기형 설비를 통해서 배기가 이루어지도록 구성하며,집중 배기공간의 배기 유속은 0.5 mps (m/s) 이상 20 mps 이하로 하며, 배기형 설비의 배기유속은 0.1 mps (m/s) 이상 0.4 mps 이하로 하며,이중 배기구조 중 집중 배기공간에 밀폐환경을 유지하며, 집중 배기공간 급기구에 공기 입자 필터를 배치하며, 공기 입자 필터는 단순 흡입형과 급기형 중 한 가지를 선택하여 적용함을 특징으로 하는 미량원소 분석용 클린랩 시스템에 관한 것이다.또한, 본 발명은 배기형 설비가 흄후드, 세정장비, 식각장비, 기류형 흄후드 (laminar flow hood) 및 글로브 박스 (glove box) 중 선택된 하나 이상임을 특징으로 하는 미량원소 분석용 클린랩 시스템에 관한 것이다.또한, 본 발명은 본 분석실험에 앞서 환경평가, 세정평가 및 측정바탕평가를 먼저 수행하여 각 평가 결과가 일정 범위 내에 있을 경우 본 분석실험을 수행함을 특징으로 하는 미량원소 분석용 클린랩 시스템에 관한 것이다.또한, 본 발명은 상기 환경평가가 설정된 분석조건 하에서 공시료를 적용하여 분석을 수행하여 진행오염 (progress contamination)을 측정하여 평가하며, 원소 Na, Ca, Fe 및 Pb를 측정하되, Sub-ppb 분석 가능한 HDPE 용기를 초순수 세정, 10% (v/v) 농도의 증류 등급 질산으로 48시간 이상 세정, 초순수 세정, 1% (v/v) 농도의 증류 등급 불산으로 48시간 이상 세정, 초순수 세정, 0.5% (v/v) 농도의 증류 등급 질산으로 48시간 이상 세정 및 초순수 세정을 순차적으로 진행하여 세정 완료한 용기에 공시료를 적용하고, 1% HNO3, 50 g에 네 시간 동안 노출한 후 ICP-MS로 측정하며, 평가 결과 진행오염 값이 0.1 - 1 pg/㎠·hr 범위 내일 때 본 분석실험을 수행함을 특징으로 하는 미량원소 분석용 클린랩 시스템에 관한 것이다.또한, 본 발명은 세정평가 중 블록 분해법 (block digestion)에 사용될 PTFE 용기에 대한 세정평가는 PTFE 용기를 전자 등급 아이소프로필알콜로 세정하고, 10% (v/v) 전자등급 HNO3, 65℃로 4시간 동안 수조에서 세정하고, 10% (v/v) HCl, 전자 등급, 65℃로 4시간, 수조에서 세정하고, 10% (v/v) HNO3, 증류 등급, 65℃로 4시간, 수조에서 세정하고, 10% (v/v) HF, 증류 등급, 65℃로 4시간, 수조에서 세정하고, HF, 증류 등급, 170℃로 4시간, 히팅블록으로 환류세정하고, HNO3, 증류 등급, 170℃로 4시간, 히팅블록으로 환류세정하고, HF, 증류 등급, 170℃로 4시간, 히팅블록으로 환류세정하고, HNO3, 증류 등급, 170℃로 4시간, 히팅블록으로 환류세정을 순차적으로 진행한 후 원소 Na, Ca, Fe 및 Pb에 대해 분석 실험을 수행하되, 50 pg/g, 160℃로 2시간 동안 히팅블록으로 가열하며, PTFE 시료준비 용기에 시료 없이 증류등급 10% (v/v) HNO3, 100g을 가하고 160℃로 두 시간 동안 반 폐쇄 및 침출 (Semi-close and leaching)하고, 다시 160℃로 네 시간 동안 반 개방 및 증류한 후 1% HNO3 10g으로 추출하여 ICP-MS로 측정하여 오염 수준이 50 pg/g 이하인 경우 본 분석실험을 수행함을 특징으로 하는 미량원소 분석용 클린랩 시스템에 관한 것이다.뿐만 아니라, 본 발명은 측정바탕 평가 결과를 초순수 제조장치 정제상태의 안정화 단계에서 ICP-MS 기기 검출한계의 3배 이상에서 30배 이하 범위의 한 지점을 포함한 3지점 이상 검량선을 7회 이상 반복 작성하여 얻은 y축 절편 값의 표준편차의 3배수 값을 농도로 산출하여 확인하며, 초순수 세정, 1차 10% (v/v) 증류등급 HNO3로 48시간 세정, 초순수 세정, 2차 1% (v/v) 증류등급 HF로 48시간 세정, 초순수 세정, 2차 1% (v/v) 증류등급 HNO3로 48시간 세정 및 초순수 세정을 거친 HDPE 용기에 시료를 가하지 않고 0.1% HNO3 50g을 가하여 원소 Na, Ca, Fe 및 Pb에 대하여 ICP-MS로 분석하여 오염값이 5 pg/g 미만일 때 본 분석실험을 수행함을 특징으로 하는 미량원소 분석용 클린랩 시스템에 관한 것이다.
[ 발명의 효과 ]
본 발명의 미량원소 분석용 클린랩 시스템에 따르면, 본 발명은 클린룸에 비하여 구축비용 및 유지비용이 현저히 적게 들고, 관리가 수월하다.또한, 본 발명의 미량원소 분석용 클린랩 시스템에 따르면, 본 발명은 본 분석실험에 앞서 환경평가, 세정평가 및 측정바탕평가를 먼저 수행하여 각 평가 결과가 일정 범위 내에 있을 경우 본 분석실험을 수행함으로써 고순도 재료 분석, 환경오염물질 분석 등 다양한 미량원소 분석에 있어서 시료 전처리, 세정 및 정제에서 교란과 간섭 요인을 최소화하여 정확한 분석 결과를 제공할 수 있다.
[ 도면의 간단한 설명 ]
도 1은 본 발명의 일 실시예에 의한 미량원소 분석용 클린랩 시스템의 전처리 실험실을 간략하게 도시한 것이다.도 2는 본 발명의 다른 실시예에 의한 미량원소 분석용 클린랩 시스템을 간략하게 도시한 것이다.도 3은 본 발명의 또 다른 실시예에 의한 미량원소 분석용 클린랩 시스템 중 다중 배기구조 및 복합기능 배기형 작업대를 도시한 것이다.도 4는 도 3의 다중 배기구조 및 복합기능 배기형 작업대의 전면 우측면, 좌측면, 평면, 단면을 각각 도시한 것이다.도 5는 도 1 및 도 2에 도시된 미량원소 분석용 클린랩 시스템의 세정작업 장비를 자세히 도시한 것이다. 도 6은 도 1 및 도 2에 도시된 미량원소 분석용 클린랩 시스템의 전처리 장비를 자세히 도시한 것이다.
[ 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용 ]
아래에서는 도면 및 구체적인 실시예를 들어 본 발명의 구성을 좀 더 자세히 설명한다. 그러나, 본 발명의 범위가 실시예의 기재에만 한정되는 것이 아님은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명하다.먼저, 도 1에 대하여 자세히 설명한다. 도 1은 클린랩 전처리 실험실을 나타낸다. 주어진 조건에 따라 8 * 6 m 공간에 클린랩 일차 환경을 구성하였다. 그 내부의 6 * 3.5 m 공간에 클린랩 이차 환경을 구성하였다. 세정 및 전처리 작업 장비에 필요한 배수, 초순수 및 배기 등 유틸리티는 세정 및 전처리 작업 장비 뒷면 공간에 배치함으로써 구성과 정비 등 유지 관리에 유리하며, 유틸리티에 의한 실험 교란을 최소화할 수 있다. 이와 대비되는 클린룸 랩의 경우 실내에서 유틸리티 연결이 일반적이므로, 클린랩 구성의 강점을 살릴 수 없으며, 설치 공간의 확대에 따른 비용이 증가한다.이와 같이, 일차 환경 및 이차 환경으로 구성함으로써 클린랩 출입 인원과 자재에 대하여 이중의 완충 지역을 거치게 하여 외부환경에 의한 교란을 최소화할 수 있다. 이와 대비되는 클린룸 랩의 경우 일반적으로 출입 경로로 에어샤워를 적용하게 되는데, 관리상의 문제로 이곳에서 오히려 오염이 발생하는 사례가 많다.전처리 및 세정 작업은 무기산류 등의 약품을 사용하므로, 금속 재질의 자재가 노출이 되면 부식을 거쳐 오염의 원인으로 작용한다. 본 발명의 클린랩에서는 전처리 및 세정 작업이 진행되는 부근 2 m 이내에 적용된 모든 자재에 금속재질을 배제하고 구성했다. 반면, 클린룸 구성 자재에서는 금속을 완전히 배제하는 것이 지극히 어려우며, 일부 플라스틱 수지계열의 재질로 표면 처리를 하기도 하는데 이는 구성상 상당 수준의 비용 증가 요인이 된다.미량원소 분석 실험과정에서 전처리 단계는 세정 작업이 중심으로 자리잡게 된다. 세정 작업 중심의 배치를 통해 연계 작업인 전처리와 실험준비 및 측정준비가 원활히 이루어질 수 있다. 또한, 이와 같은 세정 작업 중심의 공간 배치가 공간 조건의 제약으로부터 자유롭게 구성될 수 있다.본 발명의 전처리 실험실은 일차 환경조성, 이차 환경조성, 배기세정, 공기 청정 등이 조립방식으로 구성되었다. 따라서, 이 방식은 공간 조건에 따라 유연한 배치 구성이 가능하여 현장 실험 공간의 여건상 클린룸 구성이 어려운 경우에도 클린랩 구성이 가능하다.본 발명의 전처리 실험실은 초순수 공급 설비 및 가스 공급에 있어서도 공간 제약으로부터 자유로운 유연한 구성이 가능하다. 외부 서비스 공간이 없는 경우 실내의 클린랩 외부에 적당한 공간에 배치하여 이들 유틸리티로부터의 교란을 최소화할 수 있다.본 발명의 클린랩 ICP-MS 실험실에 대하여 도 2를 들어 자세히 설명한다. 주어진 조건에 따라 10 * 8 m 공간에 클린랩 일차 환경을 구성하였다. 그 내부의 5 * 6 m 공간에 클린랩 이차 환경을 구성하였다. ICP-MS (또는 ICP-AES) 등 측정 기기를 한 공간에 함께 배치하였다. 금속 재질로 구성된 기기를 사용하는 측정 작업과 세정 및 전처리 등이 진행되는 작업 공간을 구획 분리하여 배치하였다. 그리하여 전처리 및 세정 작업시 사용되는 무기산류 등의 약품이 금속 재질의 자재를 부식시켜 오염의 원인이 되는 것을 방지한다.ICP-MS 혹은 ICP-AES 등 측정 기기의 유틸리티는 별도의 공간에 배치하여 교란을 최소화했다. ICP-MS용 진공펌프 및 냉각기 (chiller) 등은 교란 원인으로 작용할 수 있기 때문이다.전처리 작업 공간인 우측 실험실에는 금속재질의 적용을 완전히 배제하여 구성했으며, 기기 측정 작업이 이루어질 중간 실험실과 좌측 입구 공간에는 청정설비의 기능을 기준으로 알루미늄 및 스테인레스 재질의 자재를 일부 적용하였다.도 1 및 도 2의 클린랩을 구성하는 세정장비에 관하여 설명한다. 이 세정장비는 테플론 및 실리카 유리 재질로 제작된 미량원소 분석용 기구물 세정을 위한 장비이다. 세정장비는 질산 및 염산 등 고순도 약품을 사용하여 세정작업을 안전하고 깨끗하게 수행할 수 있다. 또한, 세정장비는 신뢰성 높은 세정과 세정 잔류 효과를 최소화할 수 있는 기능을 갖추고 있다. 운전조건이 충분히 안정화된 후, 세정성능 기준은 10 pg/g 이하이다.세정장비의 구성은 다음과 같다. 스테인레스 스틸 재질의 파이프 골격, PVC 재질의 커버 및 다리 커버 (Foot master)가 본체를 이룬다. 본체에 배기 덕트 장치, 가열산처리 세정조 (Hot acid cleaning bath), 초순수로 헹구는 세정조 (DIW rinse bath), PFA 히터 (2.5 kw), 수위 감지기 (level sensor), 온도 감지기 (Temperature sensor), 히터 제어기 (Heater controller), 타이머, 배수장치, 초순수 공급장치, 압력계 (Manometer), 가스 조절장치 등이 설치된다.위 세정장비 본체에 설치되는 장치들은 각기 다른 재질로 형성되는데, 본체와 배기덕트 장치 및 화학물질 배수장치는 세정장비의 구성은 다음과 같다. 스테인레스 스틸 재질의 파이프 골격, PVC 재질의 커버 및 다리 커버 (Foot master)가 본체를 이룬다. 본체에 배기 덕트 장치, 가열산처리 세정조 (Hot acid cleaning bath), 초순수로 헹구는 세정조 (DIW rinse bath), PFA 히터 (2.5 kw), 수위 감지기 (level sensor), 온도 감지기 (Temperature sensor), 히터 제어기 (Heater controller), 타이머, 배수장치, 초순수 공급장치, 압력계 (Manometer), 가스 조절장치 등이 설치된다.위 세정장비 본체에 설치되는 장치들은 각기 다른 재질로 형성되는데, 본체와 배기덕트 장치 및 화학물질 배수장치는 PVC로 형성하며, 초순수 공급장치는 Clean PVC로, 문은 Clear PVC로, 화학물질을 가열하는 히터, 수위 감지기, 온도 감지기, 초순수 공급장치는 PFA로, 화학물질을 이용하는 세정조는 PVDF로, 초순수 세정조는 PE로 형성하였다.본 발명의 일 실시예에 의한 세정장비는 세정작업 도중 발생하는 약품 증기가 분석 작업자 방향으로 확산되어 인체 노출 문제가 발생하지 않도록 구성되어 있어서 세정용 약품을 안전하게 취급할 수 있는 구조를 갖추고 있다. 또한, 본 발명의 세정장비는 미량원소분석에 간섭을 일으킬 수 있는 금속재질을 작업공간 구성에 적용하지 않았다. 그 밖의 구성에 금속재질을 적용함에 있어서 작업공간에 영향을 주는 항목에 대해서는 표면처리 등 부식을 방지할 수 있도록 하였다. 또한, 가열산처리 세정조는 내산 재질의 PVDF이며, PFA 히터가 내장되어 있다. 세정액의 온도는 최대 80℃까지 올릴 수 있으며, 승온 속도는 60℃ 도달이 60분 안에 이루어진다. 세정액이 없는 상태에서 히터가 작동하게 되면 세정조 열변형 및 열손상이 진행되며 화재의 위험이 있으므로 세정액이 없는 상태에서는 히터가 작동하지 않도록 수위 감지기를 장착하였으며 히터 전원과 연계시켜 안전 수위 이하에서는 히터 전기 공급이 차단되며, 온도 감지기가 장착되어 설정 온도 이상 과열 상태가 발생하지 않도록 구성되어 있다. 세정조건으로 온도와 시간을 설정하여 운전할 수 있다. 이 기능은 운전 편의성뿐만 아니라 안전과 관련된 것이다.헹구는 세정조 (Rinse bath)는 PE 재질이다. 세정 성능은 실험 목적에 맞도록 설정하며 전처리 방법이 기준이 된다. 전처리 기구물이 세정대상이 되며, 전처리 온도와 약품환경이 세정조건의 기준이 된다. 이런 기준에서 세정을 거친 기구물이 전처리 조건에서 미치는 영향 정도를 세정바탕이라 한다. 성능규격은 세정바탕으로 10 ppt (pg/g) 이하로 설정한다. 세정바탕은 대상물인 테플론 및 실리카 유리 재질의 미량원소분석용 기구물을 고순도 약품을 희석하여 온도를 올린 상태에서 세정한 다음 강제 용출된 농도로 결정한다.도 1 및 도 2의 클린랩을 구성하는 전처리 환경장비에 관하여 설명한다. 분석대상시료 전처리 환경장비는 미량원소분석 전처리 환경조성을 위한 장비이다. 약품을 사용하는 작업을 수행하는 장비로서 약품증기를 안전하게 배출할 수 있어 분석 작업자가 약품증기에 노출되지 않도록 구성되었다. 약품을 안전하게 취급할 수 있는 구조를 갖추고 있으며, 누출된 약품을 안전하게 처리할 수 있다. 실험준비와 산 분해 및 증발 전처리 작업 도중 환경에 의한 교란을 차단할 수 있도록 구성된다. 기류유지와 와류방지를 통해 환경에 의한 오염을 차단하며, 작업 단위간 교차오염을 방지할 수 있다. 이를 위해 표준운전조건을 기준으로 실험환경을 평가한 결과 진행오염 1 pg/㎠·hr 이하를 유지할 수 있었다.본 발명의 일 실시예에 의한 전처리 환경장비는 본체, 팬 필터장치(Fan filter unit: 18 CMM (㎥/min)), ULPA 필터, 기류 제어기 (Air flow controller), 배기 덕트 장치, 압력계 (Manometer)를 포함한다.위 본체에 설치되는 장치들은 각기 다른 재질로 형성되는데, 본체와 배수장치, 배기 덕트 장치는 PVC로, 문은 투명 PVC (Clear PVC)로, ULPA ((Ultra Low Penetration Air) 필터, 히터 랙 (Heater rack), 용기 랙 (Vessel rack)은 PTFE (Polytetrafluoroethylene)로 형성하였다.본 발명의 전처리 환경장비는 전처리 작업 도중 발생하는 약품증기가 분석작업자 방향으로 확산되지 않으므로 인체 노출 문제가 발생하지 않고, 전처리 작업에서 사용되는 약품을 안전하게 취급할 수 있는 구조를 갖추고 있다. 본 발명의 전처리 환경장비는 미량원소분석에 간섭을 일으킬 수 있는 금속재질을 작업공간 구성에 적용하지 않았다. 그 밖에 구성에 금속재질을 적용함에 있어서 작업공간에 영향을 주는 항목에 대해서는 표면처리 등 부식을 방지할 수 있도록 하였다.전처리 작업은 산분해와 증발작업이 포함된다. 이 작업을 위해 본 발명의 전처리 환경장비는 히터를 장비 내에서 사용하게 되며, 히터 방출열을 적절히 배출할 수 있는 열 배기 구조를 갖추고 있다. 특히 히터 하부에는 내열 및 열변형 방지 구조를 적용하였다. 히터에서 분리한 전처리 용기에 대한 내열 방지 구조를 함께 적용할 수 있다.본 발명의 전처리 환경장비는 공기 중 미량원소분석의 교란 요인인 입자상 물질을 기체 입자 여과 (air particle filtration) 방식으로 제거하고, 필터로는 테플론 재질을 적용한 ULPA 필터를 적용하며, 필터 골격은 비금속으로 구성한 다음 테플론 재질로 마감하여 금속이 없는 층류 (Metal free laminar flow)를 형성하였다. 한편 히터 전원 공급선은 작업 공간에 노출시키지 않았으며, 금속 재질로 구성된 히터 제어장치를 작업 공간 외부에 설치하여 부식을 방지하였다.전처리 환경장비는 교차오염 가능성 차단에 유리한 구조와 작업성격에 따라 공간을 분리 운영할 수 있는 구조를 갖추고 있다. 배기유량은 기류유지용 급기유량과 약품증기 외부 유출 차단을 위한 외부공기 유입량으로부터 결정된다. 급기와 배기 유량을 각각 조절할 수 있어 실험실 환경과 작업특성에 맞추어 청정도를 유지하면서 약품증기 외부 누출의 차단이 가능하다. 특히 배기 유로의 정밀한 설계를 통해 급·배기 균형을 유지하면서 완벽하게 약품 휘발성분을 외부로 배출할 수 있다. 또한, 기류 유지와 와류 방지를 위한 작업배치가 가능하다.전처리 환경성능은 실험목적에 맞도록 설정하며 전처리 방법이 기준이 된다. 전처리 기구물이 노출되는 온도와 약품환경이 전처리 조건이 된다. 이러한 기준에서 전처리 작업 중 증가한 바탕값의 크기를 환경바탕이라 한다. 성능 규격은 진행오염 기준의 환경바탕 값으로 1 pg / ㎠·hr 이하이다. 환경바탕은 대상물인 테플론 및 실리카 유리 재질의 미량원소 분석용 기구물에 고순도 약품을 희석하여 노출시킨 상태에서 증가한 양으로 결정한다.003c#실시예 1003e#상황: 클린룸 항온 용량의 부족과 그에 따른 청정 급기 용량 문제로 필요한 배기 유량을 확보할 수 없었다. 이 자료는 실제 사례를 기준으로 편집하여 구성한 자료이다.1. 청정실험실: 청정도 1000 (0.5 ㎛), 18 X 6 = 108 ㎡2. 배기 필요량: 배기형 설비 6 기, 20 X 6 = 120 CMM (㎥/min)3. 적정 항온 용량: 20 R/T = 60.5 kWh4. 배기 현황: 70 CMM5. 항온 현황: 12 R/T현황 분석: 이 사례에서 현재 운영 중인 배기형 설비 6기에 대한 배기 요구량 120 CMM 대비 실 배기 유량은 70 CMM 이며, 적정 배기 유량에서 50 CMM 부족하다. 이는 유해약품 증기가 제대로 배출될 수 없는 조건이다.운영 실태: 설비 6기를 동시에 가동하지 못하고 있다. 3-4기를 가동하며, 나머지는 배기를 차단하며 사용하고 있다. 가동하지 않는 설비에서 약품 휘발을 차단하고 있지만 부분적으로 누출되고 있다. 그 결과, 청정실험실 내부에 부식이 진행되고 있으며, 철을 비롯한 몇몇 원소의 교란이 감지되고 있다.개선안: 배기 용량 증가를 검토하였으나, 급기 용량의 부족에 따른 제약을 받고 있다. 급기 용량을 증가시키는 작업은 전체 구조 변경과 더불어 예산상의 어려움으로 가능하지 않다. 따라서 비상문을 통한 외기 공급이 적절한 개선안이다. 외기를 유입하되 공조를 거치도록 하여 항온의 정제된 공기를 청정실에 공급한다. 또 확보된 유량에 따라 배기를 확보한다. 이 사례에서는 배기 증가에 따른 구조 및 작업상의 제약은 없었다.해설: 클린룸이 아닌 클린랩의 구성이었다면 급기와 배기 그리고 항온 등 유틸리티 변경 상황이 발생했을 경우 구조 및 작업에 따른 제약으로부터 좀 더 자유롭게 대처할 수 있다. 이 사례의 경우 클린랩 구조였다면 처음부터 문제가 발생하지 않았겠지만, 만약 배기 증가가 필요한 상황이 불가피하게 발생했더라도 어렵지 않게 개선할 수 있다. 클린랩은 클린룸과 달리 개별 환경의 조립 구조이다. 배기/급기/항온/완충 등 개별 기능을 전체 구조 변경을 최소화하며 개조할 수 있다.003c#실시예 2003e#조건: 미량원소 분석 실험실 구성과 평가기술의 결합. 미량원소 분석은 전처리 작업의 비중이 크며, 실험 과정에 무기산류 등의 약품이 사용된다. 물리적 방법이나 전기적 방법에 의한 분석의 경우, 전처리 작업이 없거나 그 비중이 낮고, 측정 작업이 분석 작업의 대부분을 차지한다. 따라서 미량원소 분석은 실험에 적용되는 기구의 세정과 실험환경 및 용매와 약품의 순도가 분석의 신뢰성을 결정한다. 미량원소 분석 실험실 구성은 기기 측정과 더불어 세정/실험환경/정제 등의 개별 주요 작업의 조합으로 이루어진다. 클린랩은 단위 작업의 유기적 구성과 작업 간의 적절한 연계를 실현하는 기술이다. 이러한 구성 이후 시운전 단계에서 적절성을 평가하며, 결과에 따른 보완 작업이 이루어진다. 이 실시예는 구성 이후 시운전 단계에서 진행되는 평가절차에 관한 것이다.구성: 환경평가 (air blank test), 측정바탕 평가 (용매: 초순수  평가, instrument blank test), 세정평가 (method blank test)1. 실험환경평가 (experimental environment evaluation)미량원소 분석과정 중 전처리 단계에서 가장 중요한 규격은 작업환경지표이다. 이 지표는 설정된 분석조건 아래 작업환경 노출에 의해 인가되는 분석 대상 원소의 단위 면적·시간당 증가된 양 (pg/㎠·hr)으로 나타낸다. 전처리 환경은 기류가 유지되는 작업공간 안에 청정환경을 조성하는 방식과 더불어 외부 오염 확산을 차단하기 위한 압력유지를 통해서 이루어진다. 미량원소 분석에서 청정환경 규격은 시료 및 시료용액의 노출조건에서 진행오염 (progress contamination)으로 설정했다.1.1. 평가기준1.1.1. 원소: Na, Ca, Fe, Pb1.1.2. 진행오염 (Progress contamination): 0.1 - 1 pg/㎠·hr1.1.3. 선세정한 HDPE 용기1.1.4. 공시료 적용 (Blank run)1.1.5. 1% HNO3, 50 g, 네 시간 동안 노출1.1.6. ICP-MS 측정1.2. 용기1.2.1. Sub-ppb 분석용기1.2.2. 고순도 PE 용기1.2.3. 용량 100 mL1.3. 용기 세정 화학약품1.3.1. 증류 등급 화학물질 (Distilled grade chemical): HF 및 HNO31.3.2. 혼합 산: HF 및 HNO31.3.3. 1차 세정용액: 10% (v/v) 농도1.3.4. 2차 세정용액: 1% (v/v) 농도1.3.5. 최종 세정용액: 0.5% (v/v) 농도1.4. 용기 세정 단계1.4.1. 초순수 처리1.4.2. 1차 세정: HNO3, 48시간1.4.3. 초순수 처리1.4.4. 2차 세정: HF, 48시간1.4.5. 초순수 처리1.4.6. 최종 세정: HNO3, 48시간 이상1.4.7. 초순수 처리분석환경 성능시험 실시 전 초순수 안정화 상태를 먼저 확인했다. 초순수를 측정바탕액 (instrument blank)에서 반복 측정하여 편차를 확인한 후, 분석환경 성능시험을 실시했다. 시운전 단계에서 진행오염 평가 기준은 1 pg/㎠·hr 이며, 공시료 (blank) 용액과 시험용액의 ICP-MS 측정값 차이로부터 노출면적 및 시간을 반영하여 산출했다.1.5. 적용기준1.5.1. 분석농도: 10-4 ~ 10-121.5.2. 실험환경 일반1.5.3. 전처리 환경1.5.4. 세정 환경1.5.5. 정제 환경2. 세정평가실험실 초기 세정에서 분석에 사용할 전처리 기구와 그 외 용기에 존재하는 개별 원소에 대한 오염성분의 제거작업을 단계별로 실시했다. 오염의 물리적 상태와 원소별 특성에 맞추어 준비된 세정방법에 따라 초기 세정을 진행하며, 그 결과를 세정평가 실험으로 확인했다. 초기 세정대상물은 새로 제작된 실험도구이다. 가공 오염을 제거하는 세정이 먼저 실시된다. 제일 많이 적용하는 방법은 아이소프로필 알콜 (isopropyl alcohol; IPA) 세정이다. 이 방법으로 유기물과 입자상 오염을 함께 제거할 수 있다. 이어서 세정약품을 단계별로 적용하여 표면 및 내부 오염을 제거한다. 특히 테플론 재질 세정 대상물의 경우 불산을 적용하며, 이 과정에서 안전에 각별히 주의하여야 한다. 세정방법과 평가는 적용할 전처리 방법이 기준이 된다. 전처리 방법과 전처리에 사용되는 온도와 시간 그리고 약품조건이 세정방법 및 평가의 세부기준이 된다. 아래 시험절차는 미량원소분석에 사용되는 대표적 전처리 방법 중 하나인 블록 분해법 (block digestion)에 사용될 PTFE 용기에 대한 것이다.2.1. 평가기준 2.1.1. 원소: Na, Ca, Fe, Pb2.1.2. 세정 수행 내역: 50 pg/g, 160℃로 2시간. 히팅블록으로 수행함.2.1.3. PTFE 시료준비 용기2.1.4. 공시료 시험 (Blank run)2.1.5. 10% HNO3, 100g, 160℃에서 네 시간 동안 거의 건조될 때까지 증발시킨다.2.1.6. 1% HNO3 10g으로 추출2.1.7. ICP-MS 측정2.2. 세정용 화학약품2.2.1. 전자 등급 아이소프로필알콜2.2.2. 전자 등급 질산, 염산2.2.3. 증류 등급 질산 및 불산2.3. 세정 공정 2.3.1. 아이소프로필알콜로 세정2.3.2. 가열한 산으로 세정: 10% HNO3, 전자 등급, 65℃로 4시간, 수조에서 세정함.2.3.3. 가열한 산으로 세정: 10% HCl, 전자 등급, 65℃로 4시간, 수조에서 세정함.2.3.4. 가열한 산으로 세정: 10% HNO3, 증류 등급, 65℃로 4시간, 수조에서 세정함.2.3.5. 가열한 산으로 세정: 10% HF, 증류 등급, 65℃로 4시간, 수조에서 세정함.2.3.6. 환류 세정: HF, 증류 등급, 170℃로 4시간, 히팅블록으로 수행함.2.3.7. 환류 세정: HNO3, 증류 등급, 170℃로 4시간, 히팅블록으로 수행함.2.3.8. 환류 세정: HF, 증류 등급, 170℃로 4시간, 히팅블록으로 수행함.2.3.9. 환류 세정: HNO3, 증류 등급, 170℃로 4시간, 히팅블록으로 수행함.2.3.10. 평가: 증류 시험 (evaporation test)2.4. 평가 용액2.4.1. 용액: 증류 등급 HNO3 10% (v/v)2.4.2. 부피: 100 mL2.4.3. 용기 양: 공시료가 들어 있는 여섯 개 용기2.5. 평가 절차2.5.1. 10% HNO3, 100 g2.5.2. 160℃로 두 시간 동안 반 폐쇄 및 침출 (Semi-close and leaching)2.5.3. 160℃로 네 시간 동안 반 개방 및 증류2.5.4. 1% HNO3 10 g으로 추출2.5.5. ICP-MS 측정세정성능 평가시험 전에 초순수 안정화를 먼저 확인했다. 초순수를 측정바탕액 (instrument blank)에서 반복 측정하여 편차를 확인한 후 세정성능 평가시험을 실시했다. 시운전 단계에서 세정성능 평가기준은 50 pg/g 이하이다. 최종 추출용액의 ICP-MS 측정농도를 기준으로 했다. 분석바탕의 기준에 대해서는 평가용액 100g에 대한 측정용액 10g 농축배수를 적용하여 검토하였다. 실험실 초기 세정은 세정장비에 대한 초기 세정과 병행하여 6주간 진행되었다. 이 경우 전처리 기구물 초기 세정과 더불어 질산, 염산, 불산을 이용한 세정조 초기 세정이 함께 진행되었다. 세정성능 평가방법은 초기 시운전 단계 이후 일상운전에 적용할 수 있다. 이 경우 세정평가 (method blank test)를 실시하며, 이때 결정된 분석 바탕값에서 시약 바탕값 (reagent background)과 측정바탕평가(Instrument blank test)에서 결정된 측정 바탕값 (determination background)을 뺀 값을 세정에 의한 바탕값으로 평가한다.3. 측정바탕 평가 (Instrument blank test): 초순수 평가 (DIW evaluation)초순수 (deionized water, DIW)는 ICP-MS 분석의 전체 과정에서 가장 낮은 수준의 바탕값을 나타낸다. 분석 실험의 용매로서 사용되면서, 측정용기와 작용하여 발생하는 오염의 수준이 다른 과정과 비교했을 때 가장 낮은 수준이기 때문이다. 따라서 초순수를 평가하기 위해서는 초순수를 농축하는 방법이 적용된다. 그러나 실험실 초기 상황에서 이 작업은 실제로 불가능하므로 적용할 수 없다. 이런 이유로 초기 초순수 품질평가는 초순수 제조장치 정제상태의 안정화 단계에서 ICP-MS 기기 검출한계의 3배 이상에서 30배 범위까지 3지점 이상 검량선을 7회 이상 반복 작성하여 얻은 y축 절편 값의 표준편차의 3배수 값을 농도로 산출하여 확인한다.3.1. 평가기준3.1.1. 원소: Na, Ca, Fe, Pb 3.1.2. 초순수 정제 수행 세목: 003c# 5 pg/g 3.1.3. 선세정된 HDPE 용기3.1.4. 공시료 시험3.1.5. 0.1% HNO3 50g 3.1.6. ICP-MS 측정3.2. 용기3.2.1. Sub-ppb 분석 용기3.2.2. 고순도 PE 용기3.2.3. 용량: 100 mL 3.3. 용기 세정 화학시약3.3.1. 증류등급 화학시약: HF와 HNO3 3.3.2. 혼합 산: HF와 HNO3 3.3.3. 1차 세정용액: 10% (v/v) 농도3.3.4. 2차 세정용액: 1% (v/v) 농도3.4. 용기 세정 절차3.4.1. 초순수3.4.2. 1차 HNO3로 48시간3.4.3. 초순수3.4.4. 2차 HF로 48시간3.4.5. 초순수3.4.6. 	2차 HNO3로 48시간3.4.7. 초순수초순수 평가시험 실시 전에 초순수 안정화를 먼저 확인하여야 한다. 초순수를 측정바탕액 (instrument blank)에서 반복 측정하여 편차를 확인한 후 초순수 평가 시험을 실시했다. 시운전 단계에서 초순수 평가기준은 5 pg/g이다.이 평가 방법은 초순수 품질관리 분석법으로 활용할 수 있다. ICP-MS 측정 조건의 세부 사항이 일정하게 유지되면서, 주기적인 기기 운전이 이루어지는 경우 검량선 작성 데이터를 모아 이를 통계적으로 처리하여 초순수의 원소 함량을 결정한다. 그러나, 이 방법은 기본적으로 기기검출한계의 범위에서 초순수 평가가 이루어지게 된다. 따라서, 좀 더 재현성을 높여야 하거나, 0.1 ppt 이하의 범위에서 평가가 이루어져야 하는 경우 초순수의 농축 전처리가 필요하다. 농축 방법은 전처리 방법의 간편성 때문에 주로 초고순도 석영 (quartz) 용기를 사용한다. 그러나, 석영 재질에서 인가되는 원소를 피해야 하는 경우 밀폐 분위기가 유지되는 테플론 재질의 농축 기구를 사용한다.003c#평가결과003e#표 1은 환경평가 (Air blank) 결과 (단위: pg/㎠·hour)를 나타낸다. 전처리 환경 실험 설비 내 수직 기류가 유지되는 상태에서 다섯 지점의 실험값의 평균을 말한다.NaCaFePb세목003c# 1003c# 1003c# 1003c# 1사례 10.150.050.04003c# 0.01사례 20.120.080.02003c# 0.01표 2는 측정바탕평가결과 (단위: ng/g)를 나타낸다.NaCaFeZn세목003c# 0.005003c# 0.005003c# 0.005003c# 0.005사례003c# 0.005003c# 0.005003c# 0.005003c# 0.005표 3은 세정평가 (Method blank) 결과 (단위: ng/g)를 나타낸다. 200 ㎖ 테플론 용기 6개를 6주 동안 세정 후 평가한 평균값이다.NaCaFePb세목003c# 0.05003c# 0.05003c# 0.05003c# 0.05사례0.0070.0100.009003c# 0.005표 4는 세정평가 (Method blank) 결과 Na (단위: ng/g)이다.avg.3sMax.1주0.1710.4370.3652주0.0770.1120.1503주0.0190.0290.0324주0.0110.0160.0155주0.0080.0120.0126주0.0070.0040.008표 5는 세정평가 결과 Ca (단위: ng/g)이다.avg.3sMax.1주0.3650.4070.5622주0.0460.0540.0693주0.0200.0210.0274주0.0110.0100.0165주0.0100.0060.0136주0.0100.0050.011표 6은 세정평가 결과 Fe (단위: ng/g)이다.avg.3sMax.1주0.1300.2460.2812주0.0380.0420.0583주0.0200.0170.0264주0.0120.0110.0165주0.0100.0070.0136주0.0090.0050.011003c#실시예 3003e#시료 및 분석 대상성분: 먹는 물, 납 (Pb)기준 시험법: EPA 방법 1638, ICP-MS를 이용하여 주위의 물에 함유되어 있는 미량원소 분석.전처리: 산처리, 수용성 시료 준비 (EPA 방법 1638)· HNO3 1 mL 및 HCl 0.5 mL· 85℃, 2 시간, 100 mL → 20 mL → 50 mL· 시료 100 mL를 취한 후, 질산과 염산을 각각 5 mL, 2.5 mL 투입하고 85℃에서 두 시간 동안 가열하였다. 이 과정에서 용액의 부피는 약 20 mL 정도로 줄었다. 용액을 식힌 후 다시 부피를 50 mL로 맞춘 다음 ICP-MS 분석을 진행하였다.관리기준: 0.54 ppb분석검출한계 (Method detection limits, MDLs): 0.015 ppbMDL/BEQ(BEQ: background equivalent quantity, 바탕상당량) 또는 BEC(BEC: background equivalent concentration, 바탕상당농도) 검토 분석시료의 질량: 100 mL → 100 gMDL: 0.015 ppb → 0.015 × 10-9 × 100 g = 1.5 ngMDL = BEQ/2 적용 (본 출원인 설계 기준)총 BEQ: BEQT = 2MDL =3 ng환경 BEQ: BEQA = BEQT/10 (본 출원인 설계 기준)BEQA = BEQT/10 = 0.3 ng 세정 BEQ: BEQC = BEQT/2 (본 출원인 설계 기준)BEQC = BEQT/2 = 1.5 ng 시약 BEQ: BEQR = BEQT/2 (본 출원인 설계 기준)BEQR = BEQT/2 = 1.5 ng측정 BEQ: BEQI = BEQT/10 (본 출원인 설계 기준)BEQI = BEQT/10 = 0.3 ng A 전처리 기구 노출 면적: 직경 60 mm 테플론 용기 사례A = 3.14 × 32 × 30 ㎠노출 시간 10시간 조건에서 실험환경 기준환경평가 (Air blank) 기준: BLA = BEQA/(A·10) = 300 × 10-12 g/30 ㎠ × 10 hours = 1 pg/cm2·hour환경평가 규격: 003c# 1 pg/cm2·hour세정평가 (Method blank) 기준: BLM = BEQT/50 = 3 × 10-9 g/50 g = 0.06 × 10-9 (g/g) = 0.06 ppb세정평가 규격: 003c# 0.06 ppb시약 사용량: 15g, 전처리 단계에서 질산 1mL와 염산 0.5mL 사용되며 세정 등 그밖에 실험과정에 사용된 전체 약품의 총량을 15g으로 설정한다.시약 기준: BEQR/15 g = 1.5 × 10-9g/15g = 0.1 × 10-9(g/g) = 0.1 ppb시약 규격: 003c# 0.1 ppb측정바탕평가 (Instrument blank) 기준: BEQI/50g = 0.3 × 10-9g/50g = 0.006 × 10-9 (g/g) = 0.006 ppb, 측정 부피를 희석산 50mL로 설정한다.측정바탕평가 규격: 003c# 0.006 ppb, 이 규격에는 측정용기의 규격이 포함된다.아래 표 7은 바탕 상당량, 표 8은 분석규격 및 실측결과를 나타낸다.분석바탕BEQT환경바탕BEQA세정바탕BEQC측정바탕BEQI시약바탕BEQR바탕량 (ng)30.31.50.31.5환경평가 (Air blank)세정평가 (Method blank)측정바탕평가 (Instrument blank)분석규격003c# 1 ng/cm2·hour003c# 0.06 ppb003c# 0.006 ppb실측결과003c# 0.2 ng/cm2·hour003c# 0.02 ppb003c# 0.005 ppb003c#실시예 4003e# 고순도 실리콘 소재 분석 실험 시운전본 실시예는 고순도 실리콘 소재 (6N 등급) 미량원소 분석을 위한 전처리 방법에 대한 것이다. 대상 원소 성분은 Na, Ca, Fe 등 주요 원소를 포함하며, B 및 P에 대한 방법은 제외된다. 시료 0.5g을 식각 전처리한 다음 증발 전처리를 거쳐 측정 용액 5g을 준비하고 ICP-MS 분석을 수행하였다. 이 경우 희석 배수는 10이 된다.분석대상: Na, Ca, Fe 등6N 실리콘: 순도 99.9999%, 불순물 함량 0.0001% = 10-6 g/g주요 불순물 원소 개별 함량: 불순물 함량/10 = 10-7 g/g = 100 ppb 기준 분석농도 (Analysis level): 개별 원소함량/10 = 10 ppb기준 분석 검출 한계 (Method detection limits): 분석농도/10 = 1 ppb기준 바탕 상당농도 (Analysis background): BEC = 2MDL = 2 ppb시료 0.5 g의 바탕 상당량: BEQ = 1 ng전처리에 따르는 시료 성분에 의한 간섭을 최소화하기 위해 다음 각 조건을 제시한다. 증발 전처리는 건조 상태까지 진행한다. 온도는 히팅 블록 온도 기준으로 최대 180℃를 유지한다. 실리콘 산화물 및 불화물의 잔류량을 최소화하기 위해 1차 증발 전처리 이후 불산을 소량 첨가한 후 2차 증발 전처리를 진행한다. 필요한 경우 이 과정을 반복하여 적용할 수 있다.실리콘 전처리 결과 주성분 및 약품으로부터 발생하는 간섭 (polyatomic spectral interferences)을 최소화하는 조건을 설정한다. 실리콘 및 전처리 약품에 의해 생성된 산화물 및 불화물, 특히 미량의 혼입 유기성분에 의한 간섭을 잘 이해하고, 최적화 조건을 설정한다. 아래 대표적인 실리콘 전처리 시료의 간섭 예를 나타냈다.48Ti : 29Si-19F, 28Si-19F-1H 58Ni : 18O-30Si-12C 63Cu : 16O-30Si-16O-1H, 28Si-16O-19F 64Zn : 29Si-16O-19F, 28Si-16O-19F-1H 실리콘 시료는 질산과 불산의 혼합산으로 식각 용해 전처리 과정을 거친다. 질산은 실리콘을 산화시키고 불산은 실리콘 산화물을 용해시킨다. 반응은 질산의 산화성분 형성으로 시작되는데, 이때 유효 성분은 질산에 미량으로 포함되어 있는 아질산 이온 (nitrite ion)이다. 아질산 이온은 실리콘을 산화시킨 후, 가수분해 반응을 통해 실리콘 이온을 산화물로 변환시킨다. 이어서 형성된 실리콘 산화물은 불산에 용해되어 실리콘 불화물 (silicic acid)이 된다.NO2 형성: HNO2 + HNO3 → 2NO2 + H2ONO2에 의한 실리콘 산화: 2NO2 + Si → Si2+ + 2NO2-SiO2 형성: Si2+ + 2OH- → SiO2 + H2SiO2 에칭: SiO2 + 6HF → H2SiF6 + 2H2O전처리 방법 및 절차1.	Si 중량 측정2.	Si 로딩3.	초순수 2 mL로 용해함4.	혼합산 10 mL로 에칭5.	Si 언로딩6.	Si 세척7.	Si w중량 측정8.	증발하여 건조함9.	HF 2 mL 가함10.	증발하여 건조함11.	0.5% HNO3로 추출함검출 한계 (Analysis capability)검출한계는 측정검출한계와 분석검출한계로 나누어 검토한다. 측정검출한계는 측정 바탕액 (instrument blank solution) 7회 이상 측정값으로부터 결정하며, 분석 검출한계는 분석 바탕액 (method blank solution) 7회 이상 측정값으로부터 결정한다. 분석 검출한계의 기준값은 1 ng/g 미만이며, 측정용액의 희석비로 환산된 값을 사용한다.측정검출한계 (Instrument detection limits): 003c# 0.1 ng/g분석검출한계 (Method detection limits): 003c# 1 ng/g분석바탕 (Analysis background): 003c# 2 ng/g분석 바탕 (Analysis background)분석 바탕 기준값은 시료 0.5g에 대해 1ng이며, 다음의 네 가지 구분으로 나누어 평가한다. 측정 바탕 농도는 측정 바탕용액 (instrument blank)의 농도를 말하며, 시료의 희석배수에 의해 환산된 값이다. 이 값을 측정 바탕 상당량이라 하며, 기준값은 003c# 0.1ng이다. 환경 바탕은 노출환경 시험법 (air blank test)에 의해 결정된 값을 사용하며, 기준 값은 분석바탕 상당량의 1/10인 003c# 0.1ng이다. 세정 바탕 (cleaning background)은 분석바탕 시험법 (method blank test)에 의해 결정된 값을 사용하며, 기준값은 분석바탕 상당량의 1/2인 003c# 0.5ng이다. 시약 바탕 (reagent background)은 분석과정에 사용된 약품 중 분석목적원소의 함유량으로부터 인가된 값을 사용하며, 기준값은 분석바탕 상당량의 1/2인 003c# 0.5ng이다. 분석 바탕의 검토 단계에서 수준과 더불어 안정성을 함께 평가한다. 평가 기준은 각각의 항목을 주 1회 이상, 월 3회 이상 평가한 결과의 3개월 자료를 기준으로 설정한다.측정바탕용액 시험 (Instrument blank test)노출환경 시험 (Air blank test)분석바탕 시험 (Method blank test)시약평가 결과 (Reagent evaluation results)MDL/BEQ 또는 BEC 검토 분석시료의 질량: 0.5 gDL: 1 ppb × 1 × 10-9 × 0.5 g = 0.5 ngMDL = BEQ/2 적용 (본 출원인 설계 기준)총 BEQ: BEQT = 2MDL =1 ng환경 BEQ: BEQA = BEQT/10 (본 출원인 설계 기준)BEQA = BEQT/10 = 0.1 ng 세정 BEQ: BEQC = BEQT/2 (본 출원인 설계 기준)BEQC = BEQT/2 = 0.5 ng 시약 BEQ: BEQR = BEQT/2 (본 출원인 설계 기준)BEQR = BEQT/2 = 0.5 ng 측정 BEQ: BEQI = BEQT/10 (본 출원인 설계 기준)BEQI = BEQT/10 = 0.1 ng A 전처리 기구 노출 면적: 직경 60 mm 테플론 용기 사례A = 3.14 × 32 × 30 ㎠노출 시간 10 시간 조건에서 실험환경 기준노출환경 기준: BLA = BEQA/(A·10) = 100 × 10-12 g/30cm2 × 10 hours = 0.34 pg/cm2·hour노출환경 규격: 003c# 0.34 pg/cm2·hour세정환경 기준: BLM = BEQT/20 = 1 × 10-9 g/20 g = 0.05 × 10-9 (g/g) = 0.05 ppb세정환경 규격: 003c# 0.05 ppb시약 사용량: 50g, 식각 전처리 단계에서 혼합산 10mL와 증발 전처리 단계에서 불산 2mL가 사용되며 세정 등 그 밖의 실험과정에 사용된 전체 약품의 총량을 50g으로 설정한다.시약 기준: BEQR/50 g = 0.5 × 10-9 g/50 g = 0.01 × 10-9 (g/g) = 0.01 ppb시약 규격: 003c# 0.01 ppb측정바탕 기준: BEQI/5 g = 0.1 × 10-9 g/5 g = 0.02 × 10-9 (g/g) = 0.02 ppb, 측정 부피를 희석산 5mL로 설정한다.측정바탕 규격: 003c# 0.02 ppb, 이 규격에는 측정용기의 규격이 포함된다.아래 표 9는 바탕 상당량, 표 10은 분석규격 및 실측결과를 나타낸다.분석바탕BEQT환경바탕BEQA세정바탕BEQC측정바탕BEQI시약바탕BEQR바탕량 (ng)10.10.50.10.5환경평가(Air blank)세정평가(Method blank)측정바탕평가(Instrument blank)분석규격003c# 0.34 ng/cm2hour003c# 0.05 ppb003c# 0.02 ppb실측결과003c# 0.2 ng/cm2hour003c# 0.02 ppb003c# 0.005 ppb003c#실시예 5003e# 다중 배기구조, 복합기능 배기형 작업대아래에서는 도 3을 참조하여 다중 배기구조 및 복합기능 배기형 작업대에 대하여 설명한다.조건전처리 작업, 정제 및 약품을 취급하는 등 여러 작업이 모두 실험과정에 포함되는 경우, 각각의 작업이 이루어지는 개별장비 구성이 일반적이나, 배기 유량 등 유틸리티 조건이나 공간확보 등의 문제가 설계상의 제약이 되는 경우가 있다. 이 사례는 가용 배기유량이 20 CMM으로 필요 배기유량에 비해 부족한 조건에서, 전처리 및 정제와 더불어 약품을 취급하는 일반 작업이 실험절차에 적용되는 경우이다. 세 가지 작업을 각기 다른 작업공간에서 수행할 경우 전체 배기유량은 약 40 CMM으로 다음과 같이 산출할 수 있다.	전처리 작업대: 폭 1200 mm, 15 CMM, 단순 배기형	정제 작업대: 폭 900 mm, 15 CMM, 기류 배기형	일반 작업대: 폭 1000 mm, 10 CMM, 단순 배기형작업분석세 작업대에 공통으로 사용하는 배기유로를 설정하여 부족한 배기 문제를 해결한다. 배출하여야 할 약품 휘발성분을 기준으로 세 작업을 분석하면, A 작업(산분해 등 전처리)은 휘발 약품 (chemical fume)의 발생이 많으며, B 작업(증류정제)은 약품 휘발이 많지 않다. B 작업은 원료 약품을 공급하거나 정제 약품을 회수하는 작업 외에 정제가 진행되는 동안에는 증류 및 응축 등이 폐쇄 공간 안에서 이루어지기 때문에 약품 휘발은 거의 없다. C 작업은 희석 및 분취 등이며, 상온에서 이루어지므로 약품 휘발이 가장 적다.설계작업은 약품 휘발성분 발생 농도를 기준으로 분리하고, 가용 배기용량을 공유한다. 즉 A 작업은 휘발성분 농도가 가장 높으므로 배기유로 가장 뒤쪽에 배치한다. 이 위치는 배기연결 지점과 가까우므로 배기에 유리하다. B 작업은 청정환경 조건인 수직기류 분위기에서 진행되므로, 배기유로 가장 앞쪽에 배치하며, C 작업을 중간에 배치한다. 이때 B 작업 공간의 청정 기류는 C 작업 공간을 거쳐 A 작업 공간으로 배기 유로가 조성된다. 또한, B 작업공간으로부터 A 작업공간으로 흐르는 배기유로가 C 작업공간 뒤쪽에 조성되므로 C 작업 공간은 앞쪽에 설정한다.구성작업대는 둘로 구성하여 두 곳에서 중앙 배기와 연결하며, 분리문 두 개를 적용하여 세 작업이 각각 이루어지는 분리된 세 작업 공간을 구성한다. 좌측 작업대는 폭 1200 mm, 우측 작업대는 폭 1900 mm이며, 깊이는 850 mm로 하고 높이는 2000 mm이다. 여러 조합의 배기유로 조성을 위해 작업 문 D1, D2, D3를 적용하며, 좌측 장비에 D1을 우측 장비에 D2와 D3를 배치한다. 우측 장비 안에 분리문 D4를, 좌측 장비와 우측 장비 사이에 분리문 D5를 설치한다. 배기구 E1 및 E2는 각각 좌측 및 우측 장비에 설치하며, 각각의 배기유량은 20 CMM이 되도록 구성한다. 좌측 작업대 작업문에 배기구 E3, E4, E5, E6, E7, E8을 설치하여 장비 안쪽으로 흡입되는 배기 유량을 조절할 수 있도록 한다. 또한 우측 장비 작업 문 두 곳에 각각 E9~E12 및 E13~E16의 4개 배기구를 설치한다. 그리고 보조공간인 약품 보관공간 F에서 좌측 작업대에 배기구 E17을 연결한다. 모든 배기구에는 배기유량 조절 댐퍼를 설치한다. 우측장비의 B 작업 공간 상부에 공기 정화장치 (Fan Filter Unit)를 설치하며, 최대 급기 유량은 12 CMM으로 한다. 좌측 A 작업 공간에는 두 대의 가열판과 내열 받침대를 설치하며, 우측 B작업 공간에는 두 대의 증류 정제기를 배치한다.운전작업순서는 아래와 같이 가정한다.①	정제기 종료②	전처리 준비③	전처리 가동④	정제기 가동⑤	일반작업 가동⑥	일반작업 종료1. 작업문 개폐: 작업문은 양 방향 여닫이 개폐가 가능한 구조이다. 운전 기준은 개폐의 정도에 따라 0, 1/2, 1 세 가지 조합을 적용한다. 1/2에 대한 좌우 방향은 별도로 구분하지 않는다.2. 분리문 개폐: 분리문은 앞뒤 방향 미닫이 개폐가 가능한 구조이며, 3문 구조이다. 운전기준은 개폐의 정도에 따라 0, 1/6, 1/3, 1/2, 2/3 다섯 가지 조합을 적용한다. 방향은 앞과 뒤 그리고 중앙에 열린 위치의 배열이 가능하다.3. 배기구 조절: 배기구는 댐퍼를 적용하여 개폐를 조절한다. 운전기준은 개폐의 정도에 따라 0, 1/6, 1/3, 2/3, 1 다섯 가지 조합을 적용한다.4. 운전 사례: 배기구 E1은 열린 상태 1을 유지하며, 배기구 E2는 닫힌 상태 0을 유지하며, 배기구 E17은 열린 상태 1을 유지한다. 배기구 E2는 우측 장비에 집중 배기가 필요한 경우 열어주며, 일반 가동에서는 닫힌 상태를 유지한다. 일반 작업은 전처리 작업 중 약품 휘발이 격렬한 단계를 피한다.표 11은 배기 유량 조절문 D1, D2, D3, D4, D5의 작업 단계별 개폐 정도를 나타낸다.D1D2D3D4D5E3-8E9-12E13-16정제기 종료0012/32/3001전처리 준비1002/32/3001전처리 및 정제기 가동0001/61/61/301/6일반작업 가동0101/21/21/611/6D1: 댐퍼 E3 - E8D2: 댐퍼 E9 - E12D3: 댐퍼 E13 - E16D4: 정제 및 일반 작업 중간문D5: 전처리 및 일반 작업 중간문