형광(Fluorescence)은 여기광(excitation light)을 흡수한 형광 물질이 빛을 내는 현상으로, 물질의 고유 특성이다. 이러한 형광 특성은 물리, 화학 분야 뿐 아니라 다양한 생물학 및 임상/전임상 의학 연구 분야에 활용되고 있다. 형광 특성을 관찰하기 위해 형광의 세기나 형광 수명을 이용하는데, 형광의 세기를 측정할 경우 형광 시편의 불균형항 표면, 상태, 형광 염색의 정도, 광학계에서 빛을 주고 받는 과정에서 발생하는 빛의 손실 등으로 인해, 획득한 신호의 세기가 왜곡되어 형광의 세기가 정확하게 측정되기 어려운 문제가 있다. 반면, 형광 수명의 경우 전술된 요인에 의한 영향이 거의 없기 때문에, 형광 수명을 통해 형광 특성을 정확하게 관찰할 수 있다. 형광의 세기는 시간에 따라 지수함수의 형태로 감소하며 이를 수식으로 표현하면 [수학식 1]과 같이 표현될 수 있는데, [수학식 1]에서 시상수 τ, 즉 형광의 세기가 초기값(I0)의 1/e가 되었을 때의 시간을 형광 수명(Fluorescence Lifetime)이라고 한다. 그리고 지수 감쇠 곡선의 평균 지연 시간은 지수 감쇠 곡선의 시상수에 대응되며, 형광 세기를 나타내는 형광 감쇄 신호는 [수학식 1]과 같은 지수 함수 형태로 나타난다.형광수명을 측정하는 방법으로, 단광자를 형광 시편에 조사하여 검출기에 돌아오는 형광 광자의 지연 시간을 검출하여 형광수명을 계산하는 시간 상관 단광자 계수법(Time-Correlated Single-Photon Counting, TCSPC)이 있는데, 이 방법은 속도가 매우 느리다는 단점이 있다.또 다른 방법으로 MCP-PMT(Micro Channel Plate-Photo Multiplier Tube)와 같은 광 검출기와 고성능 디지타이저를 이용하여, 여기광 펄스에 의해 발생한 형광 감쇄 신호를 직접 측정함으로써 형광 수명을 측정하는 방법이 있다. 이 방법은 형광 측정 시스템의 시스템 특성의 영향을 제거하기 위해, 미리 측정된 시스템 응답 함수(Instrumental Response Function, IRF)와 형광 감쇄 신호를 디컨볼루션하고, 디컨볼루션된 감쇄 신호의 평균 지연 시간을 이용하여 형광 수명을 측정한다. 하지만 실제 형광수명을 측정할 경우에, 레이저의 지터 노이즈의 영향으로 형광수명 측정의 정밀도가 떨어질 수 있는 문제가 있다. 트리거 신호에 의해 레이저 장치에서 여기광 펄스가 발사되고 검출기에서 신호가 측정되기 시작하는데, 아무리 정밀한 레이저 장치라고 하더라도, 측정 과정마다 트리거 신호에 의해 레이저 펄스가 발사되는 시점은 조금씩 차이가 발생하며, 이는 지터(jitter) 노이즈가 된다. 시스템 응답 함수 특성이 미리 측정될 경우, 실제 형광 수명 측정 과정에서 측정되는 형광 감쇄 신호에 반영되는 지터 노이즈와 미리 측정된 시스템 응답 함수 특성에 반영된 지터 노이즈에 차이가 발생하고, 결국 이러한 지터 노이즈에 의해 형광 수명 측정에 오차가 발생할 수 있다. 이를 극복하기 위해서는 형광 수명을 수회 반복하여 측정후 평균내야하기 때문에, 측정 속도가 느려질 수 있다.관련 선행문헌으로 대한민국 등록특허 제10-0885927호가 있다.
이 문장들은 임의의 순서로 섞여 있습니다. 모든 문장을 활용하여 원본 단락의 순서와 내용을 올바른 순서로 재구성하세요.
#문장 리스트: ['형광(Fluorescence)은 여기광(excitation light)을 흡수한 형광 물질이 빛을 내는 현상으로, 물질의 고유 특성이다.', '반면, 형광 수명의 경우 전술된 요인에 의한 영향이 거의 없기 때문에, 형광 수명을 통해 형광 특성을 정확하게 관찰할 수 있다.', '시스템 응답 함수 특성이 미리 측정될 경우, 실제 형광 수명 측정 과정에서 측정되는 형광 감쇄 신호에 반영되는 지터 노이즈와 미리 측정된 시스템 응답 함수 특성에 반영된 지터 노이즈에 차이가 발생하고, 결국 이러한 지터 노이즈에 의해 형광 수명 측정에 오차가 발생할 수 있다.', '하지만 실제 형광수명을 측정할 경우에, 레이저의 지터 노이즈의 영향으로 형광수명 측정의 정밀도가 떨어질 수 있는 문제가 있다.', '형광의 세기는 시간에 따라 지수함수의 형태로 감소하며 이를 수식으로 표현하면 [수학식 1]과 같이 표현될 수 있는데, [수학식 1]에서 시상수 τ, 즉 형광의 세기가 초기값(I0)의 1/e가 되었을 때의 시간을 형광 수명(Fluorescence Lifetime)이라고 한다.', '그리고 지수 감쇠 곡선의 평균 지연 시간은 지수 감쇠 곡선의 시상수에 대응되며, 형광 세기를 나타내는 형광 감쇄 신호는 [수학식 1]과 같은 지수 함수 형태로 나타난다.형광수명을 측정하는 방법으로, 단광자를 형광 시편에 조사하여 검출기에 돌아오는 형광 광자의 지연 시간을 검출하여 형광수명을 계산하는 시간 상관 단광자 계수법(Time-Correlated Single-Photon Counting, TCSPC)이 있는데, 이 방법은 속도가 매우 느리다는 단점이 있다.또 다른 방법으로 MCP-PMT(Micro Channel Plate-Photo Multiplier Tube)와 같은 광 검출기와 고성능 디지타이저를 이용하여, 여기광 펄스에 의해 발생한 형광 감쇄 신호를 직접 측정함으로써 형광 수명을 측정하는 방법이 있다.', '이 방법은 형광 측정 시스템의 시스템 특성의 영향을 제거하기 위해, 미리 측정된 시스템 응답 함수(Instrumental Response Function, IRF)와 형광 감쇄 신호를 디컨볼루션하고, 디컨볼루션된 감쇄 신호의 평균 지연 시간을 이용하여 형광 수명을 측정한다.', '트리거 신호에 의해 레이저 장치에서 여기광 펄스가 발사되고 검출기에서 신호가 측정되기 시작하는데, 아무리 정밀한 레이저 장치라고 하더라도, 측정 과정마다 트리거 신호에 의해 레이저 펄스가 발사되는 시점은 조금씩 차이가 발생하며, 이는 지터(jitter) 노이즈가 된다.', '형광 특성을 관찰하기 위해 형광의 세기나 형광 수명을 이용하는데, 형광의 세기를 측정할 경우 형광 시편의 불균형항 표면, 상태, 형광 염색의 정도, 광학계에서 빛을 주고 받는 과정에서 발생하는 빛의 손실 등으로 인해, 획득한 신호의 세기가 왜곡되어 형광의 세기가 정확하게 측정되기 어려운 문제가 있다.', '이러한 형광 특성은 물리, 화학 분야 뿐 아니라 다양한 생물학 및 임상/전임상 의학 연구 분야에 활용되고 있다.', '이를 극복하기 위해서는 형광 수명을 수회 반복하여 측정후 평균내야하기 때문에, 측정 속도가 느려질 수 있다.관련 선행문헌으로 대한민국 등록특허 제10-0885927호가 있다.']