본 발명의 방사선 치료 시스템은 방사선 빔을 생성할 수 있는 방사선원; 하나 이상의 고주파 검출기 코일을 포함하는 자기 공명 영상(MRI) 장치; 및 상사선 빔으로부터 하나 이상의 고주파 검출기 코일을 차폐하기 위한 고주파 검출기 코일과 방사선원 사이의 전기적으로 접지된 유전체 재료를 포함한다. 전기적으로 접지된 구성의 유전체 재료에 의해 적어도 부분적으로 차폐된 자기 공명 영상(MRI) 장치를 위한 고주파 검출기 코일이 또한 공개된다.
주어진 문장을 읽고 간략하게 요약해주세요.

문장: 
[ 발명의 명칭 ]
화상 안내 방사선 치료 시스템 및 이 시스템에 사용하기 위한 차폐된 고주파 검출기 코일IMAGE GUIDED RADIATION THERAPY SYSTEM AND SHIELDED RADIOFREQUENCY DETECTOR COIL FOR USE THEREIN
[ 기술분야 ]
(관련 출원들에 대한 상호참조)본 출원은 2010년 10월 5일 출원된 미국 임시특허출원 제 61/390,172호와, 2011년 5월 24일 출원된 미국 임시특허출원 제 61/489,550호의 우선권을 35 U.S.C. 119(e) 하에 주장한다. 본 출원은 일반적으로 방사선 치료에 대한 것이고 상세하게는 화상 안내 방사선 치료 시스템 및 이 시스템에 사용하기 위한 차폐된 MRI 고주파 검출기 코일에 대한 것이다. 
[ 배경기술 ]
방사선 치료를 위한 화상 안내는 조사 및 기술 개발이 활성화된 분야이다. 현재의 방사선치료 진료(practice)는 정밀하게 한정된 표적 영역으로 향해진 높은 등각(highly conformal)의 방사선 포털(portal)들을 사용한다. 이 표적 영역은 육안적 종양 체적(GTV; gross tumour volume), 임상표적체적(CTV; clinical target volume) 및 계획 체적 대상(PTV; planning target volume)으로 구성된다. GTV와 CTV는 육안적 종양 질환과 총 질병의 무증상 미세 확장부(microscopic extension)로 구성된다. 방사선 치료 중에, 이러한 체적들은 환자에게 적절한 치료를 제공하도록 충분한 투여량으로 조사되어야 한다. 치료시 이 체적을 식별하는데 불확실성과 회피불가능한 환자 및 종양 운동으로 인해, 확대된 PTV가 전형적으로 조사된다. 질환의 생물학적 범위보다 넓은 체적 즉, 건강한 조직이 전형적으로 조사되기 때문에, 합병증의 위험이 커진다. 따라서, GTV와 CTV에만 방사선 빔의 형상을 맞추고, 치료시 이 체적에 방사선 빔을 배치하는 것을 돕는 촬영 방법을 제공하는 것이 바람직하다. 이 기술은 영상 유도 방사선 치료(IGRT; image guided radiation therapy)로 알려져 있다.IGRT에 사용가능한 상업적으로 사용가능한 기술들은 전형적으로 평면 X-선, 컴퓨터 단층촬영(CT), 또는 3D 초음파 이미지를 생성하도록 X-선 또는 초음파 촬영 기술을 사용한다. 또한, 명암(contrast)을 개선하기 위해 이러한 촬영 기술들과 연계하여 기준 마커(fiducial marker)들이 사용될 수 있다. 그러나, 기준 마커들은 침습(invasive) 기술을 사용하여 배치되어야 하므로, 덜 바람직하다. X-선 또는 초음파에 기반한 IGRT 기술들은 IGRT에 이상적으로 맞지 않는다. 예를 들어, X-선들은 낮은 연성 조직 명암을 겪고 종양을 촬영하는데 이상적으로 적합하지 않는다. 또한, X-선 기반 기술들은 전리 방사선(ionizing radiation)을 사용하고 환자에게 추가 투여량 누적(dose deposit)이 되게 한다. 초음파는 몸의 모든 위치에 사용될 수 있는 것은 아니다. 마지막으로, X-선과 초음파 모두에 기반한 IGRT 기술들은 치료가 이루어지는 것과 같은 순간에 실시간으로 임의의 촬영 평면의 영상들을 제공할 수 있도록 선형 가속기(linear accelerator)에 통합하기 어렵다. 이러한 문제들을 극복하기 위해, 자기 공명 영상(MRI) 장치와 방사선치료 시스템을 통합하는 것이 제안되었다. 예를 들어, 본원의 양수인에게 양도되고 그 내용이 본원에 참고문헌으로서 포함되는, Fallone 등의 PCT 특허출원 공보 WO 2007/045076호는 MRI에 적합한 2평면(bi-planar) 영구 자석과 조합된 의료용 선형 가속기를 설명한다. 잘 알려진 바와 같이, MRI는 연성 조직들의 우수한 촬영을 제공하고, 실시간으로 임의의 평면에서 영상을 촬영할 수 있다. MRI는 표적 핵(nuclei)의 핵자기 모먼트(nuclear magnetic moment)들을 정렬하는 강하고 균질한 자기장을 제공하여 기능한다. 예를 들어, 수소 핵(양자)들이 MRI에서 가장 일반적인 촬영 표적이다. 자기장의 존재시, 핵의 자기 모먼트들은 균질한 자기장과 정렬되고 라머(Larmor) 주파수로 알려진, 자기장 강도에 의해 결정되는 주파수에서 진동한다. 이 정렬은 고주파(RF) 펄스를 사용하여 교란될 수 있어, 자화가 자기장(B0 자기장)의 방향으로부터 직각 방향으로 플립(flip)되므로, 횡방향 자화를 보인다. `핵이 그 원래 상태로 다시 역전될 때, 횡방향 자기 모먼트는 0으로 감쇠하지만, 종방향 자기 모먼트는 그 원래 값으로 증가한다. 상이한 연성 조직들이 상이한 횡방향 및 종방향 완화 시간들을 보인다. 특정한 자기장 강도가 경사(gradient) 자기 코일들을 사용하여 작은 샘플 조직에 적용되고, 이러한 연성 조직들의 이미지들은 특정한 순차의 교란 RF 펄스들을 먼저 생성하고, 그 다음에 이 펄스들에 의해 교란된 후 그 원래 자화 상태로 이들이 복귀할 때 핵에 의해 방출되는 신호들을 분석하여 형성될 수 있다. 의료용 선형 가속기는 전기장이 도파관(waveguide)의 중심축 상에 있도록 TM010 모드로 여기되는 원통형 도파관을 사용하여 기능한다. 이 구조의 위상 속도는 공동들을 형성하는 도파관에 격막들(septa)을 도입하여 제어된다. 격막들은 전자 빔의 통과를 허용하도록 그 중심들에 작은 구멍들을 갖는다. 격막들은 MeV/m 범위의 장 구배들이 MW 범위에 있는 RF 입력 전력에 대해 사용가능하도록 도파관의 중심에서 전기장을 강화하는 추가 장점을 갖는다. 전자들은 가속 구조물의 일단부에 도입되고, 그 다음에 가속 도파관의 중앙 전기장에 의해 MeV 에너지로 가속된다. 이러한 전자들은 높은 원자 번호 표적에 조준되고, 전자 에너지는 제동복사(bremsstrahlung) 과정에 의해 고에너지 X-선들로 변환된다. 도파관은 전형적으로 도파관의 중심축이 지면에 평행하도록 C자형-암(arm) 지지대(gantry) 상에 장착된다. 이 도파관은 회전 중심축에 누워 있는 환자 둘레를 회전한다. 의료용 가속기는 도파관에 의해 생성되는 방사선이 등각점(isocentre)으로 알려진 회전중심축 상의 지점에 초점이 맞춰지도록 270°만곡된 자석을 사용하는 시스템을 사용한다. MRI 장치와 선형 가속기의 통합에 관한 몇가지 중요한 기술적 문제점들이 있다. 그 각각의 내용이 본원에 참고문헌으로 포함되는, Green의 미국 특허 제 6,366,798호, Lagendijk의 PCT 특허출원 공보 WO 2004/024235호, Bucholz 등의 미국 특허 제 6,862,469호, Kruip 등의 PCT 특허출원 공보 WO 2006/136865호, Dempsey의 미국 특허출원 공보 제 2005/0197564호, Fallone 등의 PCT 특허출원 공보 WO 2009/155700호, Fallone 등의 미국 특허출원 공보 제 2009/0149735호, Fallone 등의 미국 특허출원 공보 제 2009/0147916호, 및 Fallone 등의 PCT 특허출원 공보 제 2009/155691호는 이 문제점들의 일부를 처리하는 다양한 시스템들과 기술들을 공개한다. 그러나, 위에 언급한 문헌들은 다양한 개선점들을 제공하지만, 아직 만족스럽게 처리되어야 할 기술적 문제들이 있다. 몇몇 문제점들은 선형 가속기의 펄스 출력 성질때문이다. 유효한 치료 빔을 생성하기 위해 가속 도파관에 (메가-와트 MW 크기의) 충분한 RF 출력을 공급하기 위해, 의료용 선형 가속기들은 고전압이 펄스 형성 회로망(PFN; pulse forming network)을 사용하여 펄스 출력으로 변환되는 펄스 출력 모드에서 작동한다. 고전압 펄스들을 생성하는 과정은 변조 과정에서 대 전류들의 급격한 시작 및 정지를 포함하고, 펄스 치료 빔을 생성하는 것에 부가하여 결국 촬영 대상 내의 수소 핵들의 라머 주파수와 그 스펙트럼이 중첩될 수 있는 고주파 방출을 야기할 수 있다. 펄스 형성 회로망의 이 중첩하는 고주파 방출은 이들이 완화될 때 그 핵들에 의해 방출되는 신호들과 간섭하여, MRI의 이미지 형성 과정을 열화시킬 수 있다.추가 문제점들은 핵들이 완화될 때 생성되는 고주파 신호들을 검출하는데 사용되는 MRI 고주파 검출기 코일(들) 상에 종종 입사되는 펄스 치료 빔으로 인한 것이다. 이는 방사선 유도 효과들을 일으키고, 일반적으로 하기와 같이 분류된다: (a) 순간적 - 선형 가속기(linac) 방사선 펄스들과 일치하고 검출기 코일에서 방사선 유도 전류(RIC; radiation induced current)를 포함함, (b) 누적 - 시간에 걸쳐 일어나고 RF 검출기 코일 및 관련 하드웨어에 대한 손상을 포함할 수 있음, (c) 선량계적(dosimetric) - 자기장 내의 RF 검출기 코일의 존재에 의해 발생되는 환자 피부 투여량의 수정.순간적인 방사선 유도 효과들이 관련되는 경우, 방사선 펄스가 촬영과 정확히 같은 시간에 이루어지지 않도록 획득 과정을 동기화시킬 수 있다. 그러나, 이러한 제한은 시스템의 적응성(adaptability)을 제한할 수 있다. 이와 같이, 검출기 코일(들)의 RIC는 검출기 코일(들)의 촬영 신호들의 정확도(fidelity)에 간섭할 수 있다. 이 문제는 고-에너지(메가볼트) 양자들로 조사될 때, 콤프턴(Compton) 상호작용에서 생성된 고-에너지 전자들이 MRI RF 코일들에 사용되는 것으로 알려진 구리 스트립(strip)들과 같은, 얇은 코일 재료를 벗어나기 쉽기 때문에 발현한다. 이 효과를 상쇄하기 위해 전자들의 유입이 없으면, 순 양전하가 재료에 생성된다. 그러므로, 코일 재료가 전기 회로의 일부이면, 방사선에 의해 유도되는 전류는 이 전화 불균형을 중화시키기 위해 흐르기 시작한다. Meyer 등(1956)은 2 MeV 반데그라프(Van de Graaff) 발전기와 60Co 빔으로부터 X-선들에 노출시 폴리에틸렌과 테플론에서 보이는 RIC에 대해 1956년에 보고했다. Johns 등(1958)은 이러한 챔버들에서 관측되는 극성 효과의 근거로 RIC를 제공하는 평행 판 이온화 챔버들에서 60Co 빔으로 인한 RIC를 보고했다. 몇몇 저자들은 펄스 방사선에 노출될 때 다양한 재료들에서 RIC에 대한 보고서들을 발간했고(Degenhart와 Schlosser 1961, Sato 등 2004, Abdel-Rahman 등 2006), 이들은 이러한 작업(work)에 특히 관련된다.영상 안내 방사선 치료를 위한 선형 가속기-MRI 통합의 전제(premise)가 동시 조사 및 MRI 데이터 획득에 기반하고, MRI가 RF 코일들에 유도된 신호들로부터 영상을 형성하므로, MRI RF 코일들에 유도된 RIC는 MRI 신호 대 노이즈 비에 대해 치명적일 수 있고 영상 왜곡(image artifact)들을 도입시킨다. 그러나, 정확한 영상들은 실시간 화상 안내 방사선 치료의 성공에 필수적이다. 
[ 발명의 개요 ]

[ 해결하려는 과제 ]
그러므로 본 발명의 목적은 선형 가속기의 치료용 빔이 MRI 장치의 고주파 검출기 코일의 적어도 일부에 입사할 때 겪는 단점들을 적어도 완화시키는 것이다.
[ 과제의 해결 수단 ]
한 태양에 따라, 방사선 빔을 생성할 수 있는 방사선원;하나 이상의 고주파 검출기 코일을 포함하는 자기 공명 영상(MRI) 장치; 및방사선 빔으로부터 하나 이상의 고주파 검출기 코일을 차폐하기 위해 고주파 검출기 코일과 방사선원 사이의 전기적으로 접지된 유전체 재료를 포함하는 방사선 치료 시스템이 제공된다. 전기적으로 접지된 유전체 재료로 방사선 빔으로부터 하나 이상의 고주파 검출기 코일을 차폐하면 하나 이상의 고주파 검출기 코일에서 방사선 유도 전류를 크게 감소시키므로, 방사선으로 인한 MRI 영상들의 간섭량을 크게 감소시킨다. 일 실시예에서, 유전체 재료는 검출기 코일과 실질적으로 같은 밀도를 갖는다. 대안적 실시예에서, 유전체 재료는 검출기 코일로부터 실질적으로 상이한 밀도를 갖는다. 다른 태양에 따라, 전기적으로 접지된 구성의 유전체 재료에 의해 적어도 부분적으로 차폐된 자기 공명 영상(MRI) 장치용 고주파 검출기 코일이 제공된다. 일 실시예에서, 방사선 빔이 그 위에 입사되는 고주파 검출기 코일의 일부만이 유전체 재료에 의해 차폐된다. 
[ 도면의 간단한 설명 ]
도 1 및 도 2는 상이한 전류 축척(scale)에서 2개의 상이한 MRI RF 코일들에서 방사선 유도 전류의 레벨들을 보이는 그래프들.도 3 및 도 4는 화상 유도 방사선 치료 시스템들의 개략 사시도들.도 5는 MRI RF 코일에 입사하는 방사선 치료 빔의 개략도.도 6은 그 권선들 중 하나가 전기 접지된 유전체 재료로 차폐된 고주파 검출기 코일의 개략도.도 7은 다양한 검출기 재료들과 연계된 다양한 적층 재료들의 결과들을 모의실험하기 위한 모의실험 구성(setup).도 7a는 도 7의 모의실험 구성으로부터의 결과들을 보이는 그래프.도 8은 도 7 및 도 7a에 예시된 모의실험들을 흉내내게 구성된 측정 구성의 개략도.도 8a는 도 8의 측정 구성으로부터 얻은 측정 결과들의 그래프.도 9는 차폐를 위한 폴리테트라플루오르에틸렌(PTFE) 적층체를 갖는 상이한 두께의 검출기 재료에서 방사선 유도 재료의 감소를 보이는 그래프.도 10은 구리 적층체와 구리 검출기를 갖는 구성에 대하여 측정되고 모의실험된 방사선 유도 전류의 감소들을 보이는 그래프.도 11은 알루미늄증착된 PTFE 적층체와 구리 검출기를 갖는 설정에 대하여 측정되고 모의실험된 방사선 유도 전류의 감소들을 보이는 그래프.도 12는 약 0.16cm 이상의 PTFE 적층체와 구리 검출기를 갖는 설정에 대하여 측정되고 모의실험된 방사선 유도 전류의 감소들을 보이는 그래프.도 13은 다양한 적층체들을 갖는 RF 코일에서의 방사선 유도 전류를 관찰하게 구성된 측정 구성의 대략도.도 14는 접지된 PTFE 적층체의 두께가 증가됨에 따라 알루미늄 코일에서 방사선 유도 전류의 감소가 증가되는 것을 보이는 그래프.도 15는 저밀도 재료가 환자와 구리와 같은 고밀도 코일 도체 사이에 있을 때 RIC 감소에 대한 실험의 결과들을 보이는 그래프.도 16은 코일 도체가 구리보다 실질적으로 낮은 밀도일 때 RIC 감소에 대한 실험의 결과들을 보이는 그래프.
[ 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용 ]
MRI RF 코일들에서 방사선 유도 전류의 조사가 "MRI RF 코일들에서 방사선 유도 전류들: 선형가속기/MRI 통합에의 적용"(B Burke, BG Fallone, S Rathee; 2010 Institute of Physics and Engineering in Medicine; Phys Med. Biol. 55 (2010) 735-746에서 보고되었고, 이는 본원에 전체가 참고문헌으로서 포함된다. 이 문헌(work)은 RIC, 또는 콤프턴 전류가 선형 가속기 빔의 펄스 방사선에 노출될 때 MRI RF 코일들에 존재함을 보였다. 도 1 및 도 2는 이 문헌으로부터 복제되었고, Varian 600C 선형 가속기와, Varian Clinac 23iX 선형 가속기에서 2개의 MRI RF 코일들에서 유도된 콤프턴 전류를 각각 보인다.접지된 유전체 재료로 MRI 영상 시스템의 고주파 검출기 코일들을 차폐하면 치료용 빔이 검출기 코일들에 직접 입사할 때 코일 재료로부터 전자의 순 손실을 크게 감소 또는 제거할 수 있음이 발견되었다. 이 차폐는 결국 검출기 코일들에서 방사선 유도 전류를 크게 감소 또는 제거하고, 따라서 이 현상으로 인해 발생하는 MRI 영상 품질에서의 간섭을 감소 또는 제거한다. 몇몇 실시예들에서 접지된 유전체 재료로 고주파 검출기 코일의 일부 또는 모두를 피복시켜 차폐가 제공되지만, 방사선의 충돌시 코일 재료에서 전자들의 손실을 보상 또는 방지하여 방사선으로 인한 전자들의 순 손실을 감소 또는 제거하고 결과적으로 방사선에 의한 코일에서 유도된 전류의 양을 크게 감소 또는 제거하기에 적합한 다른 방식들로 이루어질 수 있음을 이해될 것이다. Reike 등의 발명의 명칭이 "방사선 호환성 고주파 코일들을 갖는 자기 공명 영상"인 미국 특허 제 7,394,254호는 전형적으로 사용되는 구리 재료보다 낮은 밀도를 갖는 코일 재료를 사용하는 X-선 시스템을 설명한다. 이는 구리 코일이 그 높은 밀도로 인해 방사선촬영 이미지들에서 나타나고, 방사선촬영 영상에 사용되는 보다 낮은 에너지(킬로와트 레벨)의 X-선들은 구리 코일 권선들에 의해 크게 감쇠되기 때문에 이루어진다. 그러나, 이러한 저밀도 코일들은 MRI 영상에 부적합하다. 또한, 상기 특허는 X-선 신호 감쇠의 문제에 집중하고 방사선 유도 전류의 현상을 고려하거나 이를 처리하기에 적합한 어떠한 해결책을 제공하지도 않는다. 도 3과 도 4는 실시예들에 따른 방사선 치료 시스템(10)의 개략 사시도들이다. 도 4에서, 방사선 치료 시스템(10)은 침상(28) 상의 환자(26) 주변에 위치하는 고주파 검출기 코일(16)과 분할 솔레노이드 자석(14)을 갖는 MRI 장치(12)를 포함한다. 분할 솔레노이드 자석(14)은 각각의 프레임(22) 상에 회전가능하게 각각 지지된 회전식 지지대(20)들에 장착되어 있다. 방사선원[본 실시예에서 선형 가속기(24)]이 환자(26)의 치료를 위해 분할 솔레노이드 자석(14)의 자기장 선들에 평행한 방향으로 방사선 빔을 향하게 위치된다. 도 3은 방사선 빔이 분할 솔레노이드 자석의 자기장 선들에 직각으로 향해진 실시예를 도시한다. 도 4 및 도 5에 도시된 바와 같이, 선형 가속기(24)에 의해 생성되는 방사선 치료 빔은 치료 및 촬영 중 MRI 장치(12)의 고주파 검출기 코일(16)에 입사될 수 있다. 차폐없이, 촬영 중 MRI 장치(12)의 고주파 검출기 코일(16)에 입사되는 방사선 치료 빔으로 인해, 고주파 검출기 코일(16)에 간섭하는 콤프턴 전류가 유도되어 이미지 품질에 악영향을 미친다. 도 6은 그 권선들 중 하나가 전기적으로 접지된 유전체 재료(30)에 의해 차폐되거나 피복되어 있는, 고주파 검출기 코일(16)의 개략도를 도시한다. 본 실시예에서, 코일(16)은 구리로 형성되고, 유전체 재료는 그 상표명 테플론(Teflon)으로 더 일반적으로 알려진 재료인, 폴리테트라플루오르에틸렌(PTFE)의 적층체이다. 방사선 치료용 빔이 그 위에 입사될 수 있는 검출기 코일(16)의 모든 부분들에 이러한 차폐를 제공하는 것은 따라서 방사선 유도 전류의 감소를 제공한다. 방사선 빔은 검출기 코일(16) 전체에 입사되지 않을 수 있고, 이와 같이, 피복이 방사선이 그 위에 입사되는 검출기 코일(16) 전체의 이러한 부분들에만 요구될 수 있음을 이해할 것이다. 그러나, 전체 검출기 코일(16) 상에 피복이 제공될 수 있다. 유전체 재료가 코일 재료와 유사한 밀도일 때 방사선 유도 전류의 정도 및 발생의 가장 큰 감소들이 달성됨을 발견되었다. 그러나, 방사선 유도 전류량의 상당한 감소들이 코일 재료와 실질적으로 상이한 밀도들을 갖는 유전체 재료들로 차폐하여 얻어짐이 발견되었다. 또한, 작은 콤프턴 전류는 촬영에 크게 악영향을 미치지 않을 수 있는데, 왜냐하면 신호-대-노이즈 비가 충분히 높게 유지되기 때문이다.구리 코일 재료가 너무 얇지 않으면, 유전체 차폐 재료를 사용하는 것이 코일의 콤프턴 전류를 실질적으로 제거할 수 있음을 모의실험을 통해 또한 관찰했다. 위의 관찰들은 컴퓨터 모의실험을 위한 구성에 기반했다. 기본적 모의실험 구성은 도 7에 도시된 바와 같다. 검출기로서 재료 A(RF 코일들에 적합한 도체)의 얇은 판이 적층체 재료 B의 평판(slab) 상에 배치되고 펄스 방사선 빔에 노출된다. 재료 A에서 유도되는 콤프턴 전류가 측정되고, 재료 B의 증가하는 두께가 적층체 재료로서 검출기 재료 A의 상부에 쌓임에 따라 측정들이 반복되었다. 모의실험 구성은 검출기 재료 A와 적층체 재료 B 모두의 변화를 허용했고, 3가지 시나리오의 검토를 허용했다: 1) 재료들 A와 B가 같다; 2) 재료들 A와 B가 상이하고 실질적으로 상이한 밀도들을 갖는다; 그리고 3) 재료들 A와 B가 상이하지만 유사한 밀도들을 갖는다.PENELOPE로 불리는 재료들과 방사선 상호작용들에 대한 이전에 평가된(benchmarked) 컴퓨터 모의실험 프로그램(Sempau 등 1997)이 이 3가지 시나리오들에 대해 검출기 재료 A에서 콤프턴 전류를 계산하는데 사용되었다. 모의실험들 중에, 방사선 치료에 일반적으로 사용되는 것과 같은, 6MeV 광자 빔이 도 7에 도시한 바와 같이, 상부로부터 검출기 재료 A 상에 향해졌다. 그 결과인 콤프턴 전류에 대한 대용물(proxy)이 검출기 재료로부터 전자들의 순 손실(총 개수)에 근거하여 확인되었다. 도 7a 그래프에 도시된, 모의실험들의 결과들은 구리 적층체/구리 검출기와 테플론 적층체/테플론 검출기 경우들에서 보이듯, 시나리오 1에서 적층체 재료의 두께가 증가됨에 따라 콤프턴 전류가 0이 됨을 보인다. 시나리오 2에서, 유도된 전류는 초기에 감소하지만 수분 적층체/구리 검출기와 테플론 적층체/구리 검출기 경우들에서 보이듯, 더 큰 적층체 두께들에서도 0의 값에 도달하지 않는다. 시나리오 3에서, 적층체 재료와 검출기 재료가 유사한 밀도들을 갖는 경우에, 테플론 적층체/알루미늄 검출기 경우에서 보이듯, 콤프턴 전류가 0에 가까운 레벨로 떨어진다. 시나리오 3에서 보인 0에 근접한 값은 실제 측정에서도 0으로 예측되었고, 따라서 구성이 모의실험들을 흉내내도록 구성되었다.모의실험들을 흉내내도록 구성된 측정 구성이 도 8에 개략적 형태로 도시되어 있다. 이 측정 시스템은 의료용 선형가속기들에 의해 생성된 원하지 않은 RF 노이즈로부터 측정값들을 차폐하도록 패러데이(Faraday) 타입 RF 케이지(cage)의 내측에 배치되었다(Burke 등 2009). 그렇지 않으면 이 RF 노이즈는 측정 신호를 좌우하고, 이는 콤프턴 전류의 정확한 측정이 불가능한 모의실험이 된다. 검출기 판은 동축 케이블을 통해 증폭기에 연결되었고, 적층체 재료는 접지되고 검출기로부터 전기적으로 절연되어 있다. RF 케이지는 선형가속기의 치료용 침상 위에 배치되었고, RF 코일에 콤프턴 전류를 유도하도록 펄스 방사선에 노출되었다. 증폭기는 조사(照射)되지 않았다. 콤프턴 전류는 오실로스코프로 측정되었다. 측정들의 결과들이 도 8a의 그래프에 도시되어 있고 도 7a에 도시된 모의실험들의 결과들과 유사하다. 즉, 검출기와 적층체 재료가 같을 때, 콤프턴 전류는 구리 적층체/구리 검출기 측정에서 보이듯, 0이 된다. 두 재료들이 실질적으로 상이한 밀도들을 가질 때, 콤프턴 전류는 테플론 적층체/구리 검출기에서 보이듯, 0이-아닌 값으로 수렴한다. 두 재료들이 상이하지만 유사한 밀도들을 가질 때, 콤프턴 전류는 테플론 적층체/알루미늄 검출기 측정에서 보이듯, 거의 0인 값이 된다.도 9는 모의실험들에서, 0.1 내지 0.2mm 두께들을 갖는 얇은 구리에서 콤프턴 전류가 테플론 적층체의 두께에도 불구하고 완전히 제거되지 않음을 보이는 그래프이다. 그러나, 0.5mm 이상의 두께를 갖는 구리에서 콤프턴 전류는 모의실험들에서 충분한 적층체 두께로 실질적으로 제거될 수 있다.도 10 내지 도 12는 도 9에 작도된 모의실험들의 결과들을 재현하도록 추가 실험들의 결과들을 보이는 그래프들이다. 특히, 도 10은 약 0.16cm 이상의 구리 적층체 재료의 두께들에 대해 구리 판 재료의 방사선 유도 전류의 0으로의 감소를 보이는 그래프이다(측정됨). 코일들이 영상 시스템에 관련한 경우, 금속 또는 다르게는 전도성 적층체 재료가 사용될 수 없는데 왜냐하면 촬영과 크게 간섭하기 때문임을 주의해야 한다. 특히, MR 코일 근처에 금속 적층체를 배치하는 것은 코일의 Q 계수 및/또는 공진 주파수를 변경시킬 수 있고, 결과적으로 획득되는 이미지들의 신호-대-노이즈 비를 크게 낮출 수 있으므로(Ha S 등의 2010 SPECT/MRI에서 개선된 MR 영상 품질을 위해 새로운 RF 코일 및 γ-선 방사선 차폐 조립체의 개발 Phys. Med. Biol. 55 2495-2504에 공개된 바에 따라 20%까지), 보다 낮은 품질의 이미지들을 낸다. 이러한 이유로, 유전체 재료는 금속 또는 다르게는 도체 재료에 비하여, 입사하는 방사선으로부터 고주파 코일을 차폐하는데 바람직하다.도 11은 약 0.16cm 이상의 알루미늄적층된 테플론 적층체의 두께들에 대해 구리 판 재료에서 방사선 유도 전류의 0으로의 감소를 보이는 그래프이다(모의실험됨). 도 11에 도시된 측정된 방사선 유도 전류는 항상 0으로 가지 않지만, RIC로 인해 비교적 약한 레벨의 노이즈를 생성하기에 충분하게 감소된다. 도 12는 약 0.55cm 이상의 테플론 적층체의 두께에 대해 알루미늄 판 재료에서 방사선 유도 전류의 0으로의 감소를 보이는 그래프이다(모의실험됨). 도 12에 도시된 측정된 방사선 유도 전류는 0이 되지는 않지만, 비교적 낮은 레벨의 노이즈를 생성하는데 충분하게 감소된다. 판과 대향되는, 다양한 적층체들을 갖는 RF 코일에서 방사선 유도 전류를 관찰하게 구성된 측정 구성이 도 13에 도시되어 있다.도 14는 접지된 테플론 적층체의 두께가 증가될 때 알루미늄 코일의 방사선 유도 전류의 감소의 증가를 보이는 그래프이다. 감소는 적층체가 없는 것보다 약 90% 적은 RIC 전류량에서 안정된다(level off).대안의 다른 실시예에서, 코일(16)은 MRI 촬영을 돕는데 충분한 밀도의 다른 전도성 재료로 형성될 수 있다. 도 15는 고밀도 코일 도체와 환자 사이에 저밀도 재료가 있을 때 RIC 전류 감소에 대한 실험의 결과들을 보이는 그래프이다. 도 15의 데이터는 환자와 실질적으로 고밀도인 (실험에서 사용된 구리와 같은) 코일 도체 사이에 (실험에서 스티로폼으로 모사된) 공기와 같은 저밀도 재료가 존재하면, RIC 전류가 접지된 적층체 재료에 의해 크게 낮은 레벨들로 감소되지 않음을 보인다. 이는 적층체 재료가 코일 도체에 사용된 것과 같은 경우이다. 도 15의 그래프에서 "후방산란(Backscatter)"은 환자와 코일 도체 사이의 갭(gap)(있다면)의 공간을 점유하는 재료를 의미한다. 도 16은 코일 도체가 저밀도일 때 RIF 전류 감소를 보이는 그래프이다. 도 16에 예시된 데이터는 알루미늄과 같은 보다 낮은 밀도의 코일 도체들에 대해, 테플론과 같은 접지된 유전체 적층체 재료에 의한 RIC 전류의 감소는 코일 도체와 환자 사이의 갭의 공간을 점유하는 재료의 타입에 무관하게 항상 뚜렷함을 보인다. 테플론 후방산란은 환자가 테플론과 밀도가 실질적으로 같았던 경우의 결과를 보인다. 알 수 있듯이, 환자는 테플론과 실질적으로 같은 밀도가 아니므로, 이 결과는 유용한 정보를 주지만, 비현실적이다. 고체수(solid water) 후방산란은 환자가 고체수와 유사한 밀도를 갖고(이는 현실적임), 코일 도체는 고체수와 접촉하는 경우의 결과를 보인다. 즉, 갭이 없다. 공기의 밀도를 모의실험하는데 사용되는, 스티로폼은 도체 코일과 환자 사이에 갭이 있음을 의미한다. 본원에 설명하는 바와 같은 적절한 차폐를 갖는 고주파 검출기 코일(16)는 화상 안내 방사선치료(IGRT)에서 설치를 위해 개별적인 유닛으로서 형성될 수 있다. 다르게는, 차폐를 위한 재료가 IGRT 시스템의 설치시 코일과 커플링하기 위한 별개의 선택조건으로서 제공될 수 있다. 비록 실시예들이 설명되었지만, 당업자는 첨부된 청구범위에 의해 정의된 바와 같은 본 발명의 목적 및 범위를 벗어나지 않고 변형 및 수정들이 이루어질 수 있음을 이해할 것이다. 
[ 부호의 설명 ]
10: 방사선 치료 시스템   12: MRI 장치14: 분할 솔레노이드 자석 16: 고주파 검출기 코일20: 회전식 지지대        22: 프레임24: 선형 가속기          26: 환자28: 침상                 30: 유전체 재료(참고문헌)Abdel-Rahman W, Seuntjens J P, Verhaegen F and Podgorsak E B 2006 Radiation　induced currents in parallel plate ionization chambers: measurement and Monte Carlo simulation for megavoltage photon and electron beams Med. Phys. 33 3094-104 (Abdel-Rahman W, Seuntjens J P, Verhaegen F 및 Podgorsak E B 2006 평행 판 이온화 챔버들에서 방사선 유도 전류들: 메가볼트 광자 및 전자 빔들에 대한 측정 및 몬테 카를로 모의실험 Med. Phys. 33 3094-104)Burke B, Lamey M, Rathee S, Murray B and Fallone B G 2009 Radio frequency noise from clinical linear accelerators Phys. Med. Biol. 54 2483-92 (Burke B, Lamey M, Rathee S, Murray B 및 Fallone B G 2009 임상 선형 가속기들로부터 고주파 노이즈 Phys. Med. Biol. 54 2483-92)Dawson L A and Jaffray D A 2007 Advances in　image-guided　radiation　therapy　J. Clin. Oncol. 25 938-46 (Dawson L A와 Jaffray D A 2007 화상-유도 방사선 치료에서의 개선들 J. Clin. Oncol. 25 938-46)Degenhart H J and Schlosser W 1961 Transient effects of pulsed nuclear　radiation　on electronic parts and materials IRE Trans. Compon. Parts 8 123-8 (Degenhart H J와 Schlosser W 1961 전자 부품들 및 재료들에 대한 펄스 핵 방사선의 과도 효과들 IRE Trans. Compon. Parts 8 123-8)Fallone B G, Carlone M, Murray B, Rathee S, Stanescu T, Steciw S,Wachowicz and Kirkby C 2007 Development of a linac-MRI　system　for real-time ART Med. Phys. 34 2547 (Fallone B G, Carlone M, Murray B, Rathee S, Stanescu T, Steciw S, Wachowicz K 및 Kirkby C 2007 실시간 ART를 위한 선형가속기-MRI 시스템의 개발 Med. Phys. 34 2547)Fallone B G, Murray B, Rathee S, Stanescu T, Steciw S, Vidakovic S, Blosser E and Tymofichuk D 2009 First MR　images　obtained during megavoltage photon irradiation from a prototype integrated linac-MR　systemMed.Phys. 36 2084-8 (Fallone B G, Murray B, Rathee S, Stanescu T, Steciw S, Vidakovic S, Blosser E 및 Tymofichuk D 2009 원형(prototype) 통합 선형가속기-MR 시스템으로부터 메가볼트 광자 조사 중에 얻은 첫번째 MR 영상들 Med.Phys. 36 2084-8)Johns H E, Aspin N and Baker R G 1958 Currents induced in the dielectrics of ionization chambers through the action of high-energy radiation　J.　Radiat. Res. 9 573-88 (Johns H E, Aspin N 및 Baker R G 1958 고에너지 방사선의 작용을 통한 이온화 챔버들의 유전체들에 유도된 전류들 J.　Radiat. Res. 9 573-88)Karzmark C J, Nunan C S and Tanabe E 1993 Medical Electron Accelerators (New York: McGraw-Hill) (Karzmark C J, Nunan C S 및 Tanabe E 1993 의료용 전자 가속기들(뉴욕: McGraw-Hill))Kirkby C, Stanescu T, Rathee S, Carlone M, Murray B and Fallone B G 2008 Patient dosimetry for hybrid MRIradiotherapy　systems　Med. Phys. 35 1019-27 (Kirkby C, Stanescu T, Rathee S, Carlone M, Murray B 및 Fallone B G 2008 하이브리드 MRI 방사선 치료 시스템들에 대한 환자 선량측정 Med. Phys. 35 1019-27)Lagendijk J J, Raaymakers B W, Van Der Heide U A, Overweg J, Brown K J, Bakker C, Raaijmakers A J, Vulpen M, Welleweerd J and Jurgenliemk-Schulz I 2005 In room magnetic resonance　imaging　guided　ratiotherapy (MRIgRT) Med. Phys. 32 2067 (Lagendijk J J, Raaymakers B W, Van Der Heide U A, Overweg J, Brown K J, Bakker C, Raaijmakers A J, Vulpen M, Welleweerd J 및 Jurgenliemk-Schulz I 2005 실내 자기 공명 영상 안내 방사선치료(MRIgRT) Med. Phys. 32 2067)Meyer R A, Bouquet F L and Alger R S 1956　Radiation　induced conductivity in polyethylene and teflon J. Appl.Phys. 27 1012-8 (Meyer R A, Bouquet F L 및 Alger R S 1956　폴리에틸렌과 테플론에서 방사선 유도 전도성 J. Appl.Phys. 27 1012-8)Raaijmakers A J, Raaymakers B W and Lagendijk J J 2008 Magnetic field-induced dose effects ih MR-guided　radiotherapy　systems: dependence on the magnetic field strength Phys. Med. Biol. 53 909-23 (Raaijmakers A J, Raaymakers B W 및 Lagendijk J J 2008 자기장 강도에 따른: MR-안내 방사선치료 시스템들에서 자기장-유도 투여량 효과들 Phys. Med. Biol. 53 909-23)Raaymakers B W et al 2009 Integrating a 1.5 T MRI scanner with a 6 MV accelerator: proof of concept Phys. Med. Biol. 54 N229-37 (Raaymakers B W 등 2009 6MV 가속기와 1.5T MRI 스캐너의 통합: 개념 입증 Phys. Med. Biol. 54 N229-37)Sato F, Tanaka T, Kagawa T and Iida T 2004 Impedance measurements of thin film ceramics under ion beam irradiation J. Nucl. Mater. 329-333 1034-7 (Sato F, Tanaka T, Kagawa T 및 Iida T 2004 이온 빔 조사 하에서 박막 세라믹의 임피던스 측정 J. Nucl. Mater. 329-333 1034-7)Ha S et al. 2010 Development of a new RF coil and γ-ray　radiation　shielding　assembly for improved MR　image　quality in SPECT/MRI. Phys. Med. Biol. 55 2495-2504 (Ha S 등 2010 SPECT/MRI에서 개선된 MR 영상 품질을 위해 새로운 RF 코일 및 γ-선 방사선 차폐 조립체의 개발 Phys. Med. Biol. 55 2495-2504)