구면 측정에 대해 나노미터 측정이 가능함을 보였으며, 2단계로 검증 가능한 비구면 형상에 대해 측정 시도가 요구된다.
다음 텍스트에서 제공된 문맥을 정확히 이해하고, 마지막 문장을 자연스럽고 문맥에 맞게 완성하세요. 문장은 이전 내용과 논리적으로 연결되어야 합니다.
#텍스트: 기존의 정통적인 full- aperture 간섭계는 거듭된 발전을 통해 구면과 평면형상을 초정밀로 측정하는 대표적인 방법으로 발전되어 왔으며, 최근 영상 시스템 사용으로 인하여 다양한 영역의 구면과 평면의 형상 정보를 거의 실시간으로 획득하기에 이르렀다. 그러나, 비구면 형상 측정을 위한 많은 어려움들은 여전히 남아 있으며, 더욱이 자유곡면 형상을 측정하기 위한 시도들은 국내적으로 연구가 활발하지 못하다. 기준 구면 또는 평면으로부터 벗어난 비구면 형상의 측정은 “보정광학계(Null optics)’’ 같은 특별한 장치를 필요로 하는데 , 보정 광학계 또한 초정밀가공품으로써 단일 피측정물에 대해서만 특별히 설계된 부품일 뿐만 아니라, 추가적인 자체 보정 문제가 발생한 . 이와같이 비구면 형상 측정의 기술적 어려운 현실은 저가의 장비를 사용하여 비구면 또는 자유곡면의 형상을 정밀하고 신뢰성 있게 측정하기 위한 대안들이 요구되어진다. 비구면 또는 자유곡면을 나노미터 정밀도로 측정하기 위해 제안된 곡률 형상측정기는 국부영역의 곡률을 측정하고 일정 관계식을 통해 곡률로부터 전체 형상을 복원하는 측정기이다. 이는 형상의 고유 성질인 곡률을 측정하는 원리에 기반함으로 인해 기하학적으로 구동부 오차에 대해 독립적이며, 구동 간격 제어를 통해 횡분해능을 극대화 시킬 수 있는 장점이 있다. 곡률 형상측정기는 국부형상 측정을 위해서 상용화된 트와이만 그린 간섭계를 사용하였으며, 이는 6축 제어가 가능한 Hexapot 끝단부에 부착되어 일정 구간을 주사하며 각 국부영역의 곡률을 측정한다. 구현된 곡률 형상측정기의 측정 정밀도를 검증하기 위해 NIST가 보유하고 있는 기존 구면 측정간섭계와 비교 측정하였으며, 측정 결과 28mm 측정 영역에 대해 최대 37 nm의 측정 오차를 보임을 확인하였다.