배율 렌즈는 초점렌즈보다 영상의 분해능 성능에 더 큰 영향을 주기 때문에 두 렌즈가 모두직선 형태의 이동량을 보여주지 않았고, 최상의 분해능 성능을 위해 배율 렌즈를 우선 조절하다 보니 초점 렌즈의 이동량이 일부 시뮬레이션 결과와는 다른 형태를 나타내는 것을 확인할 수 있었다.
다음 텍스트에서 제공된 문맥을 정확히 이해하고, 마지막 문장을 자연스럽고 문맥에 맞게 완성하세요. 문장은 이전 내용과 논리적으로 연결되어야 합니다.
#텍스트: 이번 비열화 실험은 두 가지 목 표를 가지고 수행하였다. 위에서 수행한 비열화 분석 결과를 실제 장비에서 확인하는 것과 시험을 통해 얻은 데이터를 장비에 주입하여 자동초점조절 기능을 구현하고 기능이 정상적으로 동작하는지 확인하는 것이다. 이번 실험에서는 적외선 영상 장비와 시준기를 온도 챔버 내부에 설치하고 10°C 단위로 영상 분해능 성능과 렌즈 이동량을 확인하였다. 시험 장비는 체계에 장착되어 밀폐된 상태가 아니었고 렌즈 및 기구물들이 노출되어 있는 상황임을 감안하여 1시간 30분 동안 해당 온도를 유지하여 열평형을 진행하였고, 30분 동안 렌즈 이동량 측정과 영상 분해능 성능을 확인하였다. 시준기에는 시험 장비의 특성을 고려하여 각 시계 별 성능 측정이 가능한 3-bar, 4-bar 타겟을 설치하였다. 그림 14~16은 첫 번째 실험을 통해 얻은 렌즈의 이동량 데이터이다. 시뮬레이션 결과와 유사한 데이터를 확인할 수 있었다. 광시계의 경우 초점 렌즈 하나만 이동하기 때문에 시뮬레이션 결과와 비슷하게 직선 형태의 렌즈 이동량을 보이는 것을 확인할 수 있었다. 중시계, 협시계의 경우 배율 렌즈와 초점 렌즈의 조합으로 비열화 보상이 이루어진다.