교정(calibration)이란 가스성분 분석장치의 입력대비 출력신호의 절대값을 표준신호에 맞추어 정량화하는 작업을 의미한다. 가스센서를 이용하여 가스의 농도나 성분을 측정하는 가스성분 분석장치는 가스를 센싱하는 가스센서를 통해 가스의 농도나 성분을 측정하도록 구성된다. 상기 가스센서는 화학적인 방법을 이용하여 가스의 농도나 성분을 측정하는 소자로서, 가스성분 분석장치에 구비된 가스센서는 제작 시의 오차로 인하여 가스성분 분석장치를 이용하여 성분을 분석하기 이전에 교정작업이 불가피한 상황이며, 이러한 교정작업을 통해 가스센서의 측정값을 보정하여 측정값의 정확도와 신뢰도가 높아질 수 있도록 한다. 일반적으로, 교정작업은 농도가 서로 다른 다수의 표준가스를 준비하고, 이러한 표준가스를 차례대로 도 1에 도시된 바와 같은 가스성분 분석장치에 주입시켜 신호를 측정하여 표준값과 비교하게 된다. 예를 들어, 표준가스의 농도별로 상술한 과정을 반복하여 수행하고, 이를 통해 측정된 신호들을 저장하고, 입력대비 출력신호를 작업자가 일일이 계산하여 교정식을 산출하며, 산출된 교정식에 근거하여 가스성분 분석장치를 교정한다. 구체적으로, 'X1' 농도의 교정가스를 가스성분 분석장치에 주입시켜 가스센서에서 출력되는 'Y1'의 출력신호를 얻고, 'X2' 농도의 교정가스를 가스성분 분석장치에 주입시켜 가스센서에서 출력되는 'Y2'의 출력신호를 얻으며, 'X3' 농도의 교정가스를 가스성분 분석장치에 주입시켜 가스센서에서 출력되는 'Y3'의 출력신호를 얻고, 'X4' 농도의 교정가스를 가스성분 분석장치에 주입시켜 가스센서에서 출력되는 'Y4'의 출력신호를 얻으며, 'X5' 농도의 교정가스를 가스성분 분석장치에 주입시켜 가스센서에서 출력되는 'Y5'의 출력신호를 얻을 수 있다. 이러한 과정을 통해 'X1-003e#Y1', 'X2-003e#Y2', 'X3-003e#Y3', 'X4-003e#Y4', 'X5-003e#Y5'와 같이 매칭되는 교정 데이터를 얻을 수 있으며, 이를 통해 [수학식 1]과 같은 교정식을 산출하게 된다. 그러나, 가스성분 분석장치에 농도가 서로 다른 다수의 표준가스를 반복적으로 주입하여 측정신호를 얻는 과정이 모두 작업자의 수작업으로 이뤄지고 있기 때문에, 교정작업이 번거롭고 시간이 오래 걸리며 정확한 교정이 어려운 문제점이 있었다.
이 문장들은 임의의 순서로 섞여 있습니다. 모든 문장을 활용하여 원본 단락의 순서와 내용을 올바른 순서로 재구성하세요.
#문장 리스트: ["이러한 과정을 통해 'X1-003e#Y1', 'X2-003e#Y2', 'X3-003e#Y3', 'X4-003e#Y4', 'X5-003e#Y5'와 같이 매칭되는 교정 데이터를 얻을 수 있으며, 이를 통해 [수학식 1]과 같은 교정식을 산출하게 된다.", "구체적으로, 'X1' 농도의 교정가스를 가스성분 분석장치에 주입시켜 가스센서에서 출력되는 'Y1'의 출력신호를 얻고, 'X2' 농도의 교정가스를 가스성분 분석장치에 주입시켜 가스센서에서 출력되는 'Y2'의 출력신호를 얻으며, 'X3' 농도의 교정가스를 가스성분 분석장치에 주입시켜 가스센서에서 출력되는 'Y3'의 출력신호를 얻고, 'X4' 농도의 교정가스를 가스성분 분석장치에 주입시켜 가스센서에서 출력되는 'Y4'의 출력신호를 얻으며, 'X5' 농도의 교정가스를 가스성분 분석장치에 주입시켜 가스센서에서 출력되는 'Y5'의 출력신호를 얻을 수 있다.", '교정(calibration)이란 가스성분 분석장치의 입력대비 출력신호의 절대값을 표준신호에 맞추어 정량화하는 작업을 의미한다.', '예를 들어, 표준가스의 농도별로 상술한 과정을 반복하여 수행하고, 이를 통해 측정된 신호들을 저장하고, 입력대비 출력신호를 작업자가 일일이 계산하여 교정식을 산출하며, 산출된 교정식에 근거하여 가스성분 분석장치를 교정한다.', '가스센서를 이용하여 가스의 농도나 성분을 측정하는 가스성분 분석장치는 가스를 센싱하는 가스센서를 통해 가스의 농도나 성분을 측정하도록 구성된다.', '일반적으로, 교정작업은 농도가 서로 다른 다수의 표준가스를 준비하고, 이러한 표준가스를 차례대로 도 1에 도시된 바와 같은 가스성분 분석장치에 주입시켜 신호를 측정하여 표준값과 비교하게 된다.', '그러나, 가스성분 분석장치에 농도가 서로 다른 다수의 표준가스를 반복적으로 주입하여 측정신호를 얻는 과정이 모두 작업자의 수작업으로 이뤄지고 있기 때문에, 교정작업이 번거롭고 시간이 오래 걸리며 정확한 교정이 어려운 문제점이 있었다.', '상기 가스센서는 화학적인 방법을 이용하여 가스의 농도나 성분을 측정하는 소자로서, 가스성분 분석장치에 구비된 가스센서는 제작 시의 오차로 인하여 가스성분 분석장치를 이용하여 성분을 분석하기 이전에 교정작업이 불가피한 상황이며, 이러한 교정작업을 통해 가스센서의 측정값을 보정하여 측정값의 정확도와 신뢰도가 높아질 수 있도록 한다.']