일반적으로 천둥이나 번개 등의 발생원인이 되는 가장 보편적인 것은 뇌운으로서, 이러한 뇌운은 전하로 충전되어 있고 대체로 상부는 양전하를 띤 얼음결정을 이루고, 하부는 음전하를 띤 물방울로 이루어져 있다.이러한 뇌운은 강력한 상승 기류가 존재하는 적운 단계, 상승 하강 기류와 돌풍 천둥 번개 그리고 소나기를 동반하는 성숙 단계 및 하강 기류가 우세하면서 안정을 되찾는 소멸단계를 거쳐 생성되는데, 종종 고온 다습한 공기가 불안정한 환경에서 상승하는 경우 발생하기 쉽다.낙뢰는 뇌운이 가진 전하를 공기절연파괴를 통해 대지로 방출하는 현상이며, 이 과정에서 전자장이 발생하여 대기중을 전파하게 된다. 낙뢰발생의 위치를 분석하는 기술은 뇌운의 활동과 이동경로, 낙뢰의 발생을 예지할 수 있게 해줌으로써 우주선 발사시 기상조건의 관측, 지상 주요 건축물과 전력설비에서의 안전대책, 골프장과 운동장에서 활동의 안전성 확보 등 다양한 분야에서 기상관측과 낙뢰에 의한 피해방지 대책의 수단으로 적용되고 있다.낙뢰는 매년 100만여 건 정도 발생하는 것으로 통계되는데, 이러한 낙뢰로 인해 발생하는 피해 및 그 규모는 지상을 비롯한 해상, 항공 영역까지 날로 늘어나고 있다.이를 예방하기 위한 낙뢰를 감지하여 경보하는 낙뢰경보 시스템이 운영되는데, 이러한 낙뢰경보 시스템은 첨예한 침단을 뇌운이 위치하는 방향으로 직립시켜 뇌운과 침단 사이에 발생하는 코로나 방전을 통해 대지전계를 측정하는 코로나 방식의 센서를 통한 측정정보를 기반으로 낙뢰를 감지하고 경보하였다.하지만, 상기와 같은 코로나 방식의 측정센서는 코로나 방전을 유도하여 대지전계를 측정하는 방식으로 1 내지 2㎸/m 이상의 높은 전계에서는 코로나 방전이 유도되어 대지전계가 측정 가능하나, 그 미만의 낮은 전계에서는 측정이 불가능하여 대지전계의 정확한 측정이 곤란하다는 문제점과 함께 1 내지 2㎸/m 이상의 높은 전계에서 대지전계가 측정되더라도 선형적인 대지전계의 측정이 불가능하여 측정감도가 낮다는 문제점이 있었다.따라서, 상기 코로나 방식의 측정센서를 기반으로 하는 낙뢰경보 시스템은 대지전계 측정을 통한 낙뢰 감지정보에 대한 신뢰도가 다소 낮아 정확한 낙뢰의 경보가 곤란하다는 문제점이 있다.상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 최근에는 낙뢰경보 시스템에 수 백V/m의 낮은 전계부터 100kV/m에 이르는 정전계를 선형적으로 측정이 가능하고, 고감도의 특징을 가지고 있는 필드밀(Electric Field Mill, EFM) 방식의 대지전계 측정센서가 사용되고 있다.상기 필드밀 방식의 대지전계 측정센서의 구조 및 원리를 살펴보면,상기 필드밀 방식의 대지전계 측정센서는 아래의 [그림 1]과 같이 모터와 연결되어 회전하되, 중심을 기준으로 등각 간격으로 다수의 날개가 형성되는 회전도체와, 상기 회전도체의 하부에 위치되며, 중심을 기준으로 다수의 날개가 형성되는 고정도체와, 일단은 상기 회전도체와 접촉되는 상기 모터와 전기적으로 연결되고, 타단은 대지와 연결되어 상기 회전도체에 형성되는 전하를 대지로 방전하는 접지를 포함하여 구성되며,[그림 1] 필드밀 방식의 대지전계 측정센서의 개념도상기 필드밀 방식의 대지전계 측정센서는 아래의 [그림 2]와 [그림 3]과 같이 상기 모터로부터 회전력을 제공받아 상기 회전도체가 일정한 속도로 회전하여 상기 회전도체에 의해 상기 고정도체의 날개가 연속적으로 외부로 노출되었다가 차폐되도록 하면, 상기 고정도체가 외부로 노출시 뇌운에 의해 상기 고정도체의 표면에 전하가 대전 되었다가 상기 고정도체가 폐쇄시 뇌운에 의해 대전된 전하가 유기되는데, 이때 유기되는 전하량을 통해 대지전계의 세기를 측정하도록 한다.[그림 2] 필드밀 방식의 대지전계 측정센서의 고정도체가 노출된 모습[그림 3] 필드밀 방식의 대지전계 측정센서의 고정도체가 차폐된 모습 상세하게는, 고정도체가 회전도체에 의해 차폐되면 축적된 전하는 임피던스를 통해 전달되며, 정전계하에서 유도된 전하는 아래의 [1]식과 같이 나타낼 수 있으며,         [1]식상기 고정도체와 회전도체의 회전에 의해 노출되는 단면적(A)과 회전각속도, 임피던스를 사용하여 계산하면 EFM의 출력전압 는 아래의 [2]식과 같이 나타낼 수 있으며, 입사된 전계의 세기에 비례하며, 회전전극의 총면적에 비례하고, 정전용량 에 반비례 한다.         [2]식여기서, 전계는 거의 변하지 않고, 단면적(A)과 공기 유전율(ε0)은 고정된 수치를 가지며 출력전압(V)은 정전용량(C0)에 의존하게 되므로, 정전용량을 변화시키는 출력전압을 얻을 수 있으며, 이렇게 얻어지는 출력전압의 변화를 통해 대지전계의 세기를 측정하게 된다.하지만, 종래의 필드밀 방식의 대지전계 측정센서는 고정도체와 회전도체 사이의 정전용량의 변화를 유도하기 위해 모터를 이용하여 상기 회전도체를 연속 회전시킴으로 구현하는 구조이므로, 측정센서의 장기간 운영으로 인한 모터의 손상 및 고장이 빈번하여 낙뢰경보 시스템의 원활한 운영이 곤란할 뿐만 아니라, 측정센서가 설치되는 장소의 주변환경(바람, 비 등)에 의해 회전도체가 균일한 속도로 회전되지 못하는 경우가 빈번하게 발생하여 측정센서의 측정정보를 기반으로 하는 낙뢰경보 시스템의 낙뢰 감지정보의 신뢰도가 저하되는 문제점이 있었다.
이 문장들은 임의의 순서로 섞여 있습니다. 모든 문장을 활용하여 원본 단락의 순서와 내용을 올바른 순서로 재구성하세요.
#문장 리스트: ['일반적으로 천둥이나 번개 등의 발생원인이 되는 가장 보편적인 것은 뇌운으로서, 이러한 뇌운은 전하로 충전되어 있고 대체로 상부는 양전하를 띤 얼음결정을 이루고, 하부는 음전하를 띤 물방울로 이루어져 있다.이러한 뇌운은 강력한 상승 기류가 존재하는 적운 단계, 상승 하강 기류와 돌풍 천둥 번개 그리고 소나기를 동반하는 성숙 단계 및 하강 기류가 우세하면서 안정을 되찾는 소멸단계를 거쳐 생성되는데, 종종 고온 다습한 공기가 불안정한 환경에서 상승하는 경우 발생하기 쉽다.낙뢰는 뇌운이 가진 전하를 공기절연파괴를 통해 대지로 방출하는 현상이며, 이 과정에서 전자장이 발생하여 대기중을 전파하게 된다.', '        [2]식여기서, 전계는 거의 변하지 않고, 단면적(A)과 공기 유전율(ε0)은 고정된 수치를 가지며 출력전압(V)은 정전용량(C0)에 의존하게 되므로, 정전용량을 변화시키는 출력전압을 얻을 수 있으며, 이렇게 얻어지는 출력전압의 변화를 통해 대지전계의 세기를 측정하게 된다.하지만, 종래의 필드밀 방식의 대지전계 측정센서는 고정도체와 회전도체 사이의 정전용량의 변화를 유도하기 위해 모터를 이용하여 상기 회전도체를 연속 회전시킴으로 구현하는 구조이므로, 측정센서의 장기간 운영으로 인한 모터의 손상 및 고장이 빈번하여 낙뢰경보 시스템의 원활한 운영이 곤란할 뿐만 아니라, 측정센서가 설치되는 장소의 주변환경(바람, 비 등)에 의해 회전도체가 균일한 속도로 회전되지 못하는 경우가 빈번하게 발생하여 측정센서의 측정정보를 기반으로 하는 낙뢰경보 시스템의 낙뢰 감지정보의 신뢰도가 저하되는 문제점이 있었다.', '낙뢰발생의 위치를 분석하는 기술은 뇌운의 활동과 이동경로, 낙뢰의 발생을 예지할 수 있게 해줌으로써 우주선 발사시 기상조건의 관측, 지상 주요 건축물과 전력설비에서의 안전대책, 골프장과 운동장에서 활동의 안전성 확보 등 다양한 분야에서 기상관측과 낙뢰에 의한 피해방지 대책의 수단으로 적용되고 있다.낙뢰는 매년 100만여 건 정도 발생하는 것으로 통계되는데, 이러한 낙뢰로 인해 발생하는 피해 및 그 규모는 지상을 비롯한 해상, 항공 영역까지 날로 늘어나고 있다.이를 예방하기 위한 낙뢰를 감지하여 경보하는 낙뢰경보 시스템이 운영되는데, 이러한 낙뢰경보 시스템은 첨예한 침단을 뇌운이 위치하는 방향으로 직립시켜 뇌운과 침단 사이에 발생하는 코로나 방전을 통해 대지전계를 측정하는 코로나 방식의 센서를 통한 측정정보를 기반으로 낙뢰를 감지하고 경보하였다.하지만, 상기와 같은 코로나 방식의 측정센서는 코로나 방전을 유도하여 대지전계를 측정하는 방식으로 1 내지 2㎸/m 이상의 높은 전계에서는 코로나 방전이 유도되어 대지전계가 측정 가능하나, 그 미만의 낮은 전계에서는 측정이 불가능하여 대지전계의 정확한 측정이 곤란하다는 문제점과 함께 1 내지 2㎸/m 이상의 높은 전계에서 대지전계가 측정되더라도 선형적인 대지전계의 측정이 불가능하여 측정감도가 낮다는 문제점이 있었다.따라서, 상기 코로나 방식의 측정센서를 기반으로 하는 낙뢰경보 시스템은 대지전계 측정을 통한 낙뢰 감지정보에 대한 신뢰도가 다소 낮아 정확한 낙뢰의 경보가 곤란하다는 문제점이 있다.상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 최근에는 낙뢰경보 시스템에 수 백V/m의 낮은 전계부터 100kV/m에 이르는 정전계를 선형적으로 측정이 가능하고, 고감도의 특징을 가지고 있는 필드밀(Electric Field Mill, EFM) 방식의 대지전계 측정센서가 사용되고 있다.상기 필드밀 방식의 대지전계 측정센서의 구조 및 원리를 살펴보면,상기 필드밀 방식의 대지전계 측정센서는 아래의 [그림 1]과 같이 모터와 연결되어 회전하되, 중심을 기준으로 등각 간격으로 다수의 날개가 형성되는 회전도체와, 상기 회전도체의 하부에 위치되며, 중심을 기준으로 다수의 날개가 형성되는 고정도체와, 일단은 상기 회전도체와 접촉되는 상기 모터와 전기적으로 연결되고, 타단은 대지와 연결되어 상기 회전도체에 형성되는 전하를 대지로 방전하는 접지를 포함하여 구성되며,[그림 1] 필드밀 방식의 대지전계 측정센서의 개념도상기 필드밀 방식의 대지전계 측정센서는 아래의 [그림 2]와 [그림 3]과 같이 상기 모터로부터 회전력을 제공받아 상기 회전도체가 일정한 속도로 회전하여 상기 회전도체에 의해 상기 고정도체의 날개가 연속적으로 외부로 노출되었다가 차폐되도록 하면, 상기 고정도체가 외부로 노출시 뇌운에 의해 상기 고정도체의 표면에 전하가 대전 되었다가 상기 고정도체가 폐쇄시 뇌운에 의해 대전된 전하가 유기되는데, 이때 유기되는 전하량을 통해 대지전계의 세기를 측정하도록 한다.[그림 2] 필드밀 방식의 대지전계 측정센서의 고정도체가 노출된 모습[그림 3] 필드밀 방식의 대지전계 측정센서의 고정도체가 차폐된 모습 상세하게는, 고정도체가 회전도체에 의해 차폐되면 축적된 전하는 임피던스를 통해 전달되며, 정전계하에서 유도된 전하는 아래의 [1]식과 같이 나타낼 수 있으며,         [1]식상기 고정도체와 회전도체의 회전에 의해 노출되는 단면적(A)과 회전각속도, 임피던스를 사용하여 계산하면 EFM의 출력전압 는 아래의 [2]식과 같이 나타낼 수 있으며, 입사된 전계의 세기에 비례하며, 회전전극의 총면적에 비례하고, 정전용량 에 반비례 한다.']