따라서 이러한 시스템을 사용하는 치과의사는 정기적인 검진을 통해 교합에 이상이 존재하는지를 검사하고 이러한 점을 보완하여야 할 것으로 사료된다.
다음 텍스트에서 제공된 문맥을 정확히 이해하고, 마지막 문장을 자연스럽고 문맥에 맞게 완성하세요. 문장은 이전 내용과 논리적으로 연결되어야 합니다.
#텍스트: 본 연구는 내부 원추형 임플랜트의 연결 방식이 저작압에 잘 견딜 수 있는 구조인지를 알아보기 위하여 Alloden 임플랜트 시스템의 고정체에 연결된 지대주에 하중을 가한 후 주사 전자 현미 경을 통하여 고정체-지대주 연결부의 적합도 및 침하 양상이 있는지를 분석하여 다음과 같은 결론을 얻었다. 1. 고정체에 지대주를 연결 시 손으로 지긋이 누르는 힘(finger force)은 약 5.91±0.58kg이며 mallet으로 연결하는 힘(malleting force)은 약 3.35±0.29kg이었다. 2. 고정체-지대주 연결 후 저작력 하중을 가한 결 과 고정체-지대주 계면의 적합도는 대체로 긴밀한 접촉을 이루고 있었다. 3. 하중조건이 추가됨에 따라 지대주는 더 침하하는 양상을 보였다. 4. 침하량 변화가 일어나지 않을 때까지 20kg 하중을 가한 결과 conventional abutment는 7-8회 후 총 침하량 0.51±0.06mm, FDI abutment는 10-13회 후 총 침하량 0.75±0.06mm를 나타내었다. 결론적으로 나사가 없는 원추형 지대주를 갖는 임플랜트는 대체로 저작압에 좋은 적합도를 보이지만 하중조건이 추가됨에 따라 고정체-지대주 연결부위의 침하량이 증가하는 경향을 가지고 있음을 알 수 있었다.