그리고 근전도 신호는 약 20㎐ ~ 1000㎐(= 1㎑)의 주파수 대역에 존재하여 다른 생체 신호들보다 다소 높은 주파수 특성을 갖지만 전압 크기는 약 80㎶ ~ 1㎷로 심전도 신호보다는 작은 특징을 갖는다.그러므로 각 생체 신호 특성에 맞는 주파수 대역폭을 선정하기 위해서는 대역 통과 필터단이 대역폭 조절 기능을 수행할 수 있어야 하는데, 대역 통과 필터는 고역 통과 필터와 저역 통과 필터를 직렬로 연결하여 구성되는 것이 일반적이다.이러한 대역 통과 필터는 특정 대역의 주파수 신호만을 통과시키기 위해 저역 통과 차단 주파수와 고역 통과 차단 주파수가 조정되는데, 앞에서 설명한 바와 같이 생체 신호는 상당히 낮은 주파수 대역에 해당하므로 상기 대역 통과 필터는 수십 ㎐의 저역 통과 차단 주파수를 가져야 한다.상기 저역 통과 차단 주파수는 저항(R) 값과 커패시턴스(C) 값에 의존하여 변하는 특징이 있으며, 수십 ㎐의 저역 통과 차단 주파수를 가지기 위해서는 상당히 큰 저항 값과 커패시턴스 값을 필요로 하나, 수 십 ㎐의 저역 통과 차단 주파수를 구현하기 위한 저항 값과 커패시턴스 값을 가지는 소자들은 하나의 칩 회로에 집적화할 수 없을 정도의 크기를 가지고 있어 현실적인 생체 신호 측정 시스템은 AD 변환기단과 같은 구성을 외부에 별도로 구성하고 있다.또한, 생체 신호의 특성상 심전도와 근전도는 8-bits 내지 10-bits, 뇌파는 12-bits 이상의 고 해상도 AD 변환기단을 필요로 하나 이와 같은 AD 변환기단을 집적화된 칩 회로에 구현하기에는 기술적으로 많은 어려움이 따르며, 현재 적용되는 AD 변환기단의 특성 상 샘플링(sampling) 시점의 전압이 숫자 코드(digit code)로 변환되어 생체 신호가 반영되지 않는 구간이 존재하는 문제점을 안고 있다.따라서 위와 같은 단점 또는 문제점을 해소하여 생체 신호 측정을 보다 명확하고 효율적으로 수행할 수 있는 생체 신호 측정 시스템이 필요한 실정이다.본 발명의 배경이 되는 선행기술문헌 : 공개특허공보 제10-2012-0102201호 및 미국 특허출원공개공보 US2009/0027115.
다음 텍스트에서 제공된 문맥을 정확히 이해하고, 마지막 문장을 자연스럽고 문맥에 맞게 완성하세요. 문장은 이전 내용과 논리적으로 연결되어야 합니다.
#텍스트: 일반적으로, 생체 신호 중 뇌파(Electro-encephalogram:  EEG), 심전도(Electro-cardiogram: ECG), 근전도(Electro-myogram: EMG)를 모두 측정할 수 있는 생체 신호 측정 시스템의 아날로그 프론트-엔드(Analog Front-End: AFE) 칩 회로는 초기 증폭단과 대역 조정이 가능한 대역 통과 필터단, 그리고 가변 이득 증폭단과 AD 변환기단으로 구성할 수 있다.이들 생체 신호는 각각의 신호 크기와 주파수 대역이 조금씩 다르다. 뇌파 신호는 약 0.3㎐ ~ 100㎐의 주파수 대역에 존재하며 약 1㎶ ~ 100㎶의 전압 크기를 갖는다. 심전도 신호는 약 0.3㎐ ~ 350㎐의 주파수 대역에 존재하며 약 100㎶ ~ 10㎷의 전압 크기를 갖는다.