따라서, 일반적인 초음파 시스템을 사용하는 사용자는, 컬러 도플러 영상이 나타내는 정확한 혈류의 방향을 인지하는데 어려움이 있으며, 결과적으로, 진단의 정확도가 떨어진다는 문제점이 있다.
다음 텍스트에서 제공된 문맥을 정확히 이해하고, 마지막 문장을 자연스럽고 문맥에 맞게 완성하세요. 문장은 이전 내용과 논리적으로 연결되어야 합니다.
#텍스트: 초음파 시스템은 무침습 및 비파괴 특성을 가지고 있어, 대상체 내부의 정보를 얻기 위한 의료 분야에 널리 이용되고 있다. 초음파 시스템은, 대상체를 직접 절개하여 관찰하는 외과 수술 없이, 대상체 내부에 대한 고해상도 영상을 의사에게 제공할 수 있으므로 의료 분야에 매우 중요하게 이용되고 있다.일반적으로, 초음파 시스템은 프로브를 대상체의 표면에 접촉시킨 상태에서 초음파 신호를 대상체에 송신하고 대상체로부터 반사되는 초음파 신호 (이하, 에코 신호라 함) 를 수신한다. 초음파 시스템은 프로브를 통해 수신된 에코 신호에 기초하여 대상체의 초음파 영상을 형성하고, 형성된 초음파 영상을 디스플레이부를 통해 디스플레이한다.예를 들어, 초음파 시스템은 대상체로부터 반사되는 에코 신호의 강도가 휘도(brightness)로써 표현되는 B 모드(Brightness mode) 영상 또는, 에코 신호로부터 추출된 도플러 성분을 색상 또는 파형으로 표현하는 D 모드(Doppler mode) 영상을 형성하고 디스플레이할 수 있다.특히, 초음파 시스템은 혈액이 흐르는 혈관을 포함하는 대상체에게 초음파 신호를 송신하고 대상체로부터 반사되는 에코 신호를 수신하여 도플러 데이터를 생성할 수 있다. 초음파 시스템은, 생성된 도플러 데이터에 기초하여 C 모드 영상, 즉 컬러 도플러 영상을 형성할 수 있다. 컬러 도플러 영상은, 프로브에 대한 혈류의 상대 속도를 색상 또는 화살표로 나타낸다. 컬러 도플러 영상은 심혈관계 질환의 유무를 진단하는데 널리 이용된다.일반적인 초음파 시스템은, 도플러 데이터 획득시의 프로브의 위치에 대한 혈류의 상대 속도를 나타내는 컬러 도플러 영상을 생성한다. 일반적인 초음파 시스템을 사용하는 사용자는, 컬러 도플러 영상에 대한 사용자의 조작이 있는 경우(예를 들어, 컬러 도플러 영상을 화면 상에서 이동하거나 회전하는 경우), 컬러 도플러 영상의 기초가 되는 도플러 데이터 획득시에 프로브가 어디에 위치하였는지 알수 없게 된다.또한, 일반적인 초음파 시스템은, 도플러 데이터 획득시의 프로브의 위치에 대한 혈류의 상대 속도를 나타내는 컬러 도플러 영상을 제공하므로, 프로브의 공간적 위치에 따라서 혈류의 방향을 정확하게 나타내지 못하는 컬러 도플러 영상을 제공할 수 있다.