20.1.75 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Nr.L 14/1 H (Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing) RAAD RICHTLIJN VAN DE RAAD van 17 december 1974 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake koud- watermeters (75/33/EEG) DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100, Gezien het voorstel van de Commissie, Gezien het advies van het Europese Parlement (1}, Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2), Overwegende dat in de Lid-Staten de constructie en de wijze van keuring van koudwatermeters zijn geregeld door dwingende voorschriften die van Lid- Staat tot Lid-Staat verschillen en daardoor een belemmering vormen voor de handel in deze toe- stellen; dat er derhalve aanleiding toe bestaat, deze voorschriften te harmoniseren; Overwegende dat in Richtlijn nr. 71/316/EEG van de Raad van 26 juli 1971 inzake de onderlinge aan- passing van de wetgevingen der Lid-Staten betref- fende voor meetmiddelen en metrologische controle- methoden geldende algemene bepalingen (3), gewij- zigd bij de Akte van Toetreding (%), de procedures ($} PB nr. C 2 van 9. 1. 1974, blz. 82. (2) PB nr. C 8 van 31. 1. 1974, blz. 6. (3) PB nr. L 202 van 6. 9, 1971, blz. 1. (4) PB nr. L 73 van 27. 3. 1972, blz. 14. van E.E.G.-modelgoedkeuring en eerste E.E.G.-ijk zijn omschreven; dat overeenkomstig die richtlijn de technische voorschriften voor de uitvoering en de werking van koudwatermeters dienen te worden vastgesteld, waaraan deze toestellen moeten voldoen om vrij te mogen worden ingevoerd, in de handel gebracht en gebruikt nadat zij zijn gekeurd en van de vastgestelde merken en tekens zijn voorzien, HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: Artikel 1 Deze richtlijn is van toepassing op koudwatermeters, waaronder zijn te verstaan integrerende meetinstru- menten die continu het volume van het doorstro- mende water (met uitsluiting van elke andere vloei- stof) meten. Deze meters zijn voorzien van een meet- werk dat een telwerk aandrijft. Aangenomen wordt dat het water „‚koud” is als zijn temperatuur ligt tussen O en 30 °C. Artikel 2 De koudwatermeters waarop E.E.G.-merken en E.E.G.-tekens mogen worden aangebracht, zijn in de bijlage bij deze richtlijn beschreven. Zij zijn onder- worpen aan de E.E.G.-modelgoedkeuring en aan de eerste E.E.G.-ijk. Artikel 3 De Lid-Staten mogen het in de handel brengen en het in gebruik nemen van koudwatermeters die