15. 10. 79 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Nr. L 259/1 II (Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing) RAAD RICHTLIJN VAN DE RAAD van 11 september 1979 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake warmwatermeters : ' (79/830/EEG) DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op arti- kel 100, Gezien het voorstel van'de Commissie, Gezien het advies van het Europese Parlement (1), Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2), Overwegende dat in de Lid-Staten de constructie en de wijze van keuring van warmwatermeters zijn geregeld door dwingende voorschriften die van Lid-Staat tot Lid-Staat verschillen en daardoor een belemmering vormen voor het handelsverkeer in deze toestellen; dat er derhalve aanleiding toe bestaat deze voorschriften te harmoniseren; Overwegende dat in Richtlijn 71/316/EEG van de Raad van 26 juli 1971 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende voor meet- middelen en metrologische controlemethoden geldende algemene bepalingen (3), gewijzigd bij de akte van toe- treding (%), de procedures van EEG-modelgoedkeuring (Y) PB nr. C 131 van 5. 6. 1978, blz. 85. (2) PB nr. C 269 van 13. 11. 1978, blz. 44. (3) PB nr. L 202 van 6. 9. 1971, blz. 1. (%) PB nr. L 73 van 27. 3. 1972, blz. 14. en eerste EEG-ijk zijn omschreven; dat overeenkomstig die richtlijn de technische voorschriften voor de uitvoe- ring en werking van warmwatermeters dienen te worden vastgesteld, waaraan deze toestellen moeten voldoen om vrij te mogen worden ingevoerd, in de handel gebracht en gebruikt nadat zij zijn gekeurd en van de vastgestelde merken en tekens zijn voorzien, HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: Artikel 1 Deze richtlijn heeft betrekking op warmwatermeters, bestemd om continu het volume van het doorstromende warme water te meten. Deze meters zijn voorzien van een meetwerk dat een telwerk aandrijft. Warm water in de zin van deze richtlijn is water waarvan de tempera- tuur hoger is dan 30 °C en niet hoger dan 90 °C. Deze richtlijn is niet van toepassing op warmwater- meters die bestemd zijn om te worden ingebouwd in een systeem voor overbrenging van thermische energie. Artikel 2 De warmwatermeters waarop EEG-merken en EEG-te- kens mogen worden aangebracht, zijn in de bijlage bij deze richtlijn beschreven. Zij zijn onderworpen aan de EEG-modelgoedkeuring en aan de eerste EEG-ijk.